도 133 은 NO 모듈 ( 1652 ) 을 포함 하 는 다양 한 모듈 과 함께 사용 하 기 위한 확장 슬롯 을 갖 는 환자 모니터 ( 1650 ) 의 실시 예 를 도시 한다 . 환자 모니터 는 벽 으로부터 AC 전력 ( 1654 ) 또는 DC 전력 을 수신 하 도록 구성 된다 . 환자 모니터 는 심박수 , 혈압 , 호흡 속도 , SpO 2 , etCO 2 , 환기 압력 , 환기 흐름 , NO 가스 농도 , NO 2 가스 농도 및 O 2 가스 농도 를 포함 하 지만 이 에 제한 되 지 않 는 내장 모니터링 기능 ( 1656 ) 을 포함 할 수 있 다 . EKG 및 SpO 2 와 같 은 표준 기능 을 위해 환자 에 대한 다양 한 연결 이 포함 될 수 있 다 ( 이 연결 은 표시 되 지 않 음 ) . 모니터 ( 1650 ) 는 모든 데이터 , 경향 및 파라미터 사이 의 관계 를 관찰 하 기 위한 디스플레이 ( 1658 ) 를 포함 할 수 있 다 . 환자 파라미터 의 시간 이력 이 또한 디스플레이 상 에 보여질 수 있 는 한편 , NO , NO 2 및 O 2 에 대한 게이지 가 보여질 수 있 다 ( 일부 실시 예 에서 , 디스플레이 의 하단 에 ) . NO , NO 2 및 O 2 가스 분석 센서 는 환자 모니터 에 내장 되 거나 , 별도 의 가스 분석 장치 내 에 수용 되 거나 , 확장 도 크 내 의 모듈 내 에 있 을 수 있 다 ( 예 를 들 어 , 도 134 에 도시 됨 ) . 모니터 는 하나 이상 의 환자 파라미터 에 대해 일관 된 경보 및 디스플레이 형식 을 제공 하 여 잠재 적 인 문제 에서 경보 우선 순위 및 가독성 을 보다 일관 되 게 만든 다 . 가스 샘플 은 일반 적 으로 환자 와이 커넥터 직전 에 환자 의 흡기 사지 에서 채취 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 환자 모니터 는 샘플 가스 를 인출 하 기 위한 펌프 및 가스 샘플 을 제조 하 기 위해 워터 트랩 및 / 또는 Nafion 튜브 를 포함 할 수 있 다 . 배기 샘플 가스 는 실내 로 방출 되 거나 병원 진공 에 연결 된다 .