제품 에 대해 더 알아보 세요 PX 1004 
 압력 센서 의 원리 - 압력 트랜스미터 와 로드 셀 의 작동 원리 
 미국 오메가 엔지니어링 은 광범위 한 공정 에서 정확 한 측정값 을 제공 하 는 압력 트랜스미터 와 로드 셀 과 같 은 압력 센서 를 제공 합니다 . 사용자 가 원 하 는 공정 에서 가해 지 는 압력 정도 의 데이터 를 알아내 려면 , 우선 공정 에서 의 압력 또는 힘 이 압력 센서 의 센서 소자 에 다다라야 합니다 . 압력 센서 의 소자 는 공정 의 압력 이나 힘 에 반응 하 여 , 데이터 수집 장치 에서 판도 할 수 있 는 신호 를 생성 합니다 . 센서 소자 는 압력 트랜스미터 나 로드 셀 과 같 은 압력 센서 의 핵심 입니다 . 
 압력 측정 시스템 
 압력 측정 시스템 은 네 개 의 스트레인 게이지 가 결합 된 압력 센서 소자 를 기반 으로 합니다 . 스트레인 게이지 는 그림 2 에서 R 1 ~ R 4 라고 표시 된 것 과 같이 4 개 의 저항 이 같 고 , 부하 가 가해 지 면 비례 적 으로 동일 한 규모 로 변하 는 휘트스톤 브릿지 로 구성 됩니다 . 가해 지 는 부하 가 강해 질수록 , 출력 도 강해집니다 . 휘트스톤 브릿지 는 양극 여기 ( Positive Excitation ) 과 음극 여기 ( Negative Excitation ) , 양극 센서 출력 과 음극 센서 출력 의 4 선식 연결 방식 이 요구 됩니다 . 
 압력 이 가해질 때 다이어프램 의 일반 적 인 반응 
 압력 센서 작동 원리 의 예시 
 OMEGA 의 압력 센서 로 압력 센서 원리 의 예 를 들 어 보 겠 습니다 . PX 4600 압력 센서 의 경우 , 사용 자 가 공정 에서 측정 하 려는 압력 은 압력 포트 를 통해 다이어프램 소자 로 전달 될 것 입니다 . 압력 은 다이어프램 을 변형 시키 고 , 다이어프램 반대 쪽 의 휘트스톤 브릿지 에 부하 를 가해 mV / V 출력 을 생성 합니다 . 이 밀리볼트 신호 는 신호 처리 과정 에서 , 밀리볼트 신호 를 수용 하 는 장비 또는 증폭기 나 신호 처리 기 에 의해 판독 됩니다 . 
 PX 409 - USBH 는 압력 센서 를 USB 형태 로 컴퓨터 와 연결 할 수 있 는 압력 트랜스미터 입니다 . 스트레인 게이지 기반 의 정밀 한 압력 트랜스미터 를 통신 프로토콜 이용 과 신호 처리 가 용이 하 도록 개발 된 제품 입니다 . 플러그 & 플레이 를 위해 오메가 홈페이지 에서 소프트웨어 를 무상 으로 제공 합니다 . PX 409 - USBH 는 노트북 이나 컴퓨터 에 연결 되 어 데이터 를 디스플레이 하 면서 동시 에 센서 전원 공급 을 할 수 있 습니다 . 
 PCB 에 올릴 수 있 는 트랜스 듀 서 형태 의 휘트스톤 브릿지 센서 소자 
 ( 좌 ) 압력 이 압력 포트 를 통해 전달 됨 
 ( 우 ) 압력 이 소자 에 감지 되 어 리시버 / 증폭기 에 출력 을 생 성함 
 PX 409 - USBH 압력 센서 와 
 오메가 소프트웨어 의 차트 디스플레이 화면 
 DPG 409 디지털 압력계 는 통상 적 인 아날로그 압력계 스타일 에 디지털 출력 을 결합 한 제품 입니다 . 무선 통신 옵션 이 가능 한 디지털 압력계 를 이용 할 경우 , 현장 라인 에 배선 공사 를 하 지 않 고 도 무선 리시버 를 통해 데이터 를 전송 받 고 디스플레이 할 수 있 습니다 . 
 압력 센서 종류 
 압력 센서 는 압력 에 따라 어떤 변화 를 측정 하 는지 에 따라 측정 원리 로 구분 할 수 있 습니다 . 하지만 실제 사용 시 에 는 측정 한 압력 데이터 의 출력 형태 가 더 중요 합니다 . 그러므로 여기 서 는 출력 에 따라 비증 폭 ( Unamplified ) , 증폭 ( Amplified ) , 디지털 ( Digital ) 세 가지 출력 형태 에 따라 압력 센서 를 소개 하 겠 습니다 . 
 비 증폭 출력 압력 센서 Unamplified 
 대부분 의 로드 셀 은 비증 폭 출력 을 보이 는 압력 센서 입니다 . 
 비증 폭 출력 은 신호 처리 기 를 내장 시키 기 에 장비 가 너무 작 은 경우 나 , 전자 장치 가 정상 작동 하 지 못할 만큼 거친 산업 가혹 환경 에서 이용 됩니다 . 거친 산업 가혹 환경 에서 , 특히 극 고온 이나 극저온 같 은 환경 에서 기능 할 수 있 도록 설계 된 그림 7 의 PX 1004 , PX 1005 , PX 1009 와 같 은 압력 트랜스미터 도 이러 한 이유 로 비 증폭 출력 타입 으로 제공 됩니다 . 
 증폭 되 지 않 은 출력 을 갖 는 압력 센서 는 신호 전송 거리 가 짧 으며 , 보통 그 거리 는 6 ~ 9 m 이상 을 넘 지 못합니다 . 신호 강도 가 약하 고 , 전기 적 노이즈 에 약하 지만 위 의 세 모델 과 같 은 특수 제품 은 고온 또는 저온 등 의 환경 에서 도 뛰어난 측정 정확 성 과 장기 안정 성 을 제공 하 며 특수 적용 분야 에 주로 적용 됩니다 . 
 증폭 출력 압력 센서 Amplified 
 증폭 출력 압력 센서 는 신호 처리 장치 가 내장 되 어 있 어 강한 신호 를 생성 합니다 . 강한 신호 로 주변 환경 의 전자파 와 같 은 전기 적 노이즈 에 강하 며 신호 전달 거리 도 더 늘어납니다 . 증폭 출력 압력 센서 에 는 내장 증폭 장치 가 내장 되 어 있 어 보다 비 증폭 출력 타입 보다 더 좁 은 작동 온도 범위 를 갖 습니다 . 센서 내부 의 신호 처리 장치 의 온도 제한 때문 입니다 . 
 전류 출력 센서 는 증폭 된 신호 를 높 은 정밀도 로 약 300 m 거리 까지 전송 할 수 있 습니다 . 일반 적 으로 전압 출력 센서 는 약 30 m 이내 의 거리 까지 정확 성 이 유지 됩니다 . 
 디지털 출력 압력 센서 Digital 
 압력 센서 의 출력 타입 중 디지털 출력 으로 분류 되 는 종류 가 있 습니다 . 이러 한 출력 은 전기 적 노이즈 의 영향 을 가장 적 게 받 고 , 가장 먼 거리 까지 신호 를 전송 할 수 있 습니다 . 디지털 출력 에 는 압력 센서 장비 와 신호 수집 장비 간 통신 방법 이 다양 합니다 . 앞서 소개 된 디지털 압력계 DPG 409 , USB 압력 트랜스미터 PX 409 - USBH 와 같 은 압력 센서 나 RS 485 통신 장비 가 이 에 해당 됩니다 . 
 선택 시 고려 해야 하 는 압력 센서 의 특성 
 일반 적 인 5 포인트 캘 리브레 이 션 
 오류 대역 Total Error Band 
 오류 대역 ( 에러 밴드 ) 은 진동 , 온도 , 습도 와 같 은 요인 에서 발생 하 는 모든 오류 를 고려 한 출력 편차 최대치 대역 을 말 합니다 . 
 TBL / BSL / 센서 출력 
 정적 정밀도 Static Accuracy 
 선형 성 ( 리니어 리티 ) , 이력 현상 ( 히스테리시스 ) 과 반복 성 을 포함 한 정확 성 을 정적 정밀도 라고 하 며 이 는 BSL ( Best Straight Line ) 내 에서 의 구간 ( 스팬 , Span ) ± % 로 표현 됩니다 . 일정 한 온도 에서 압력 트랜스미터 와 로드 셀 과 같 은 압력 센서 의 정적 오류 대역 ( Static Error Band ) 으로 정밀도 를 측정 할 수 있 습니다 . 
 BSL 은 터미널 베이스 라인 ( Terminal Base Line ) 의 최대 오류 편차 , 즉 상한선 ( Upper bound ) 과 하한선 ( Lower bound ) 의 중간치 , 이상 적 인 직선 을 말 합니다 . BSL 을 결정 하 려면 , 제로 출력 과 풀스 케일 출력 데이터 가 모두 필요 합니다 . 다른 데이터 포인트 는 BSL 과 의 거리 로 측정 됩니다 . BSL 은 Terminal Base Line 과 같 은 경사 를 이루 지만 , BSL 의 양쪽 에서 오류 는 동등 하 게 나눠 지 므로 오프셋 입니다 . BSL 은 압력 센서 성능 에서 선형 성 ( Linearity ) 을 설명 하 기 위해 사용 됩니다 . 
 비 선형 성 ( Non - Linearity ) 
 부하 가 없 는 상태 와 정격 출력 간 의 직선 과 캘 리브레 이 션 곡선 의 편차 의 최대치 를 말 합니다 . 증가 하 는 압력 에서 측정 된 정격 출력 의 퍼센티지 로 표현 됩니다 . 
 이력 현상 ( 히스테리시스 ) 
 이력 현상 은 적용 된 압력 이 다른 방향 , 즉 증가 할 때 와 감소 할 때 의 양상 에서 의 차이 로 히스테리시스 값 은 이 편차 의 최대 값 입니다 . 동일 한 범위 의 압력 값 의 출력 을 비교 하 여 , 처음 저압 지점 에서 압력 이 증가 할 때 와 , 고압 지점 에서 압력 이 감소 할 때 의 차이 로 결정 합니다 . 이 두 값 의 차이 가 적 을수록 히스테리시스 가 낮 다고 표현 합니다 . 이력 현상 에서 비롯 된 오류 는 교정 이 어렵 습니다 . 
 반복 성 Repeatability 
 반복 안정 성 은 동일 한 부하 와 환경 조건 에서 반복 된 압력 의 판독 간 의 차이 의 최대 치 로 표현 됩니다 . 동일 조건 하의 압력 판독 차이 가 없 을수록 반복 성 이 우수 한 것 입니다 . 반복 성 관련 오류 는 교정 이 되 지 않 는 특성 입니다 . 
 압력 센서 | 기술 참고 
 압력 센서 원리 | What is a Pressure Sensor LVDT ( 선형 가변 변위 변환기 ) Linear Variable Displacement . .. 도전 적 인 자동 화 어플리케이션 을 위한 고유 한 . .. 과학 팀 은 압력 트랜스 듀 서 를 사용 하 여 비단 뱀 이 . .. 로드 셀 설치 
 압력 센서 | 관련 제품 
 압력 센서 - 밀리볼트 출력 실리콘 센서 타입 
 박막 압력 센서 - 100 mV 출력 
 위생 용 압력 센서 - PC 와 직접 USB 연결 가능 
 견고 한 압력 센서 - 압력 변환기 Pressure Transmitter 
 단종 - PX 176 압력 센서