상기 자속 잡음 온도계 는 원칙 적 으로 는 교정 이 필요 없 는 1 차 온도계 가 될 수 있 다 . 그러나 상기 시료 ( 10 ) 와 상기 초전 도 양자 간섭 소자 ( 20 ) 간 의 상대 적 위치 의 불 확 도 가 존재 할 수 있 기 때문 에 , 적어도 한 개 의 교정 점 ( Calibration point ) 이 있 는 것 이 더욱 바람직 하 다고 볼 수 있 다 . 핵 방위 온도계 ( Nuclear Orientation Thermometer ) 나 고정 점 ( Fixed point ) 온도계 등 과 함께 사용 이 가능 하 지 않 다면 상압 에서 의 액체 헬륨 또는 초유동 상전이 ( superfluid transition ) 를 측정 함 으로서 도 좋 은 교정 이 가능 하 다 .