일부 실시 예 에서 , NO 발생 장치 는 NO 함유 가스 를 연속 적 으로 순환 시키 고 그것 을 스 크 러 빙 하 여 공 급 가능 하 게 하 는 공 압 루프 를 포함 할 수 있 다 . 플 라즈 마 챔버 후 에 , 산소 및 질소 농도 는 각각 약 21 부피 % 및 78 부피 % 의 대기 농도 와 실질 적 으로 변하 지 않 고 유지 된다 . 따라서 , 플 라즈 마 에 NO 가 발생 하 는 순간 부터 NO 2 가 형성 되 고 있 다 . 이 NO 2 의 일부 는 NO - 풍부 가스 가 흡기 흐름 에 혼합 되 기 전 에 전기 NO 발생기 후 에 화학 적 으로 제거 될 수 있 다 . 공 압 회로 의 상세 설계 , 흡기 유량 및 NO - 요법 의 세부 사항 에 따라 , 화학 적 NO 2 제거 후 그러나 주입 전 의 부피 에서 NO - 풍부 , O 2 - 풍부 가스 의 체류 시간 이 과도 할 수 있 다 . 과도 한 체류 시간 은 더 큰 NO 2 형성 을 초래 한다 . 이 설계 는 NO 가 풍부 한 가스 의 순환 루프 를 고려 한다 . 가스 는 지속 적 으로 순환 하 며 일부 는 흡기 사지 로 전환 된다 . 재순환 은 체류 시간 을 제한 하 므로 NO 2 형성 이 제한 될 수 있 다 . 더욱이 , " NO 소스 로 되돌아오 는 가스 는 "" 재 스 크 러 빙 ( re - scrubbed ) "" 되 어 NO 2 축적 을 제한 할 수 있 는데 ", 이 는 도 93 내지 도 95 에 대해 더 상세히 설명 된다 .