몇몇 예 에서 , 튜 빙 ( 208 ) 은 그 근위 단부 ( 210 ) 에서 유체 입 구 포트 ( 202 ) 에 연결 될 수 도 있 다 . 튜 빙 ( 208 ) 은 유체 입 구 포트 ( 202 ) 로부터 수용 된 유체 를 전달 하 도록 구성 된다 . 튜 빙 ( 208 ) 의 원위 단부 ( 212 ) 는 환자 ( 도시 생략 ) 에 연결 된 유체 경로 또는 폐기물 출구 포트 ( 204 ) 와 의 연결 을 위해 구성 된 , 일 방향 체크 밸브 를 포함 할 수 있 는 , 커넥터 ( 214 ) 를 가질 수 도 있 다 . 튜 빙 ( 208 ) 은 튜 빙 ( 208 ) 이 권 취 되게 하 는 의료 용 등급 플라스틱 재료 와 같 은 가요 성 재료 로부터 제조 될 수 도 있 다 . 커넥터 ( 214 ) 는 루어 로크 커넥터 ( luer - lock connector ) ( 원 하 는 용례 에 따라 수형 루어 로크 커넥터 또는 암 형 루어 로크 커넥터 ) 또는 다른 의료 용 커넥터 구성 일 수 도 있 다 . 몇몇 예 에서 , 커넥터 ( 214 ) 는 , 도 4 c 에 도시 된 바 와 같이 , 유체 의 역류 를 방지 하 기 위해 적어도 하나 의 일 방향 체크 밸브 ( 280 ) 를 내부 에 포함 할 수 도 있 다 . 대안 적 으로 , 일 방향 체크 밸브 가 유체 입 구 포트 ( 202 ) 와 커넥터 ( 214 ) 사이 에서 SUDS ( 190 ) 내 의 다른 장소 에 위치 될 수 도 있 다 .