도 1 의 난류 조절기 ( 16 ) 를 가지 고 행한 시험 중 에 수집 된 검정 데이터 를 도 7 에 나타내 었 다 . 도 7 의 가로 좌표 는 앞 의 설명 부분 에서 전개 한 유량 가변성 의 통계 적 특성 화 인 2 × σ mean 인데 , 이 는 검정 작동 중 에 측정 된 각 유량 샘플 들 의 표준편차 와 검정 작동 중 에 취해진 샘플 수 N 의 자승근 간 의 몫 의 2 배 이 다 . N 은 초음파 유량계 ( 14 ) 의 샘플링 률 ( 약 50 Hz ) 과 검정 작동 의 지속 시간 과 의 곱 으로서 계산 된다 . 도 7 의 세로 좌표 는 검정 작동 의 평균 범위 이 다 . 데이터 의 선형 적 추세 는 , 5 개 의 검정 작동 한 세트 로부터 나온 데이터 의 평균 범위 는 대략 2 × σ mean 과 같 다는 것 을 보여 주 고 있 다 .