또 , 타액 ( S ) 은 점성 을 가졌으며 구강 내부 ( M ) 에서 항상 공급 되 어 일정 한 양 이 퇴적 된 상태 를 유지 한다 . 즉 , 진동자 ( 4 ) 와 처치 부 ( G 1 ) 와 의 사이 의 틈새 가 변형 되 더라도 그 틈새 에 대응 하 여 충전 된 타액 ( S ) 은 자기 점성 에 의하 여 변형 함 과 동시 에 부족 한 분 은 항상 타액 도입 부재 ( 6 ) 를 통하 여 공급 되 어 충전 된 상태 를 유지 할 수 있 다 . 예 를 들 면 , 처치 부 ( G 1 ) 가 그 치유 과정 에 따라 표면 형상 이 변화 할 경우 , 또 , 진동자 ( 4 ) 가 주변 근육 에 의하 여 압 압 되 어 틈새 가 생길 경우 에 도 그 틈새 에 대응 하 여 타액 ( S ) 이 변형 하 고 혹은 공급 되 어 충전 된 상태 를 유지 시킨다 . 이 때문 에 항상 정확 하 게 그리고 효율 적 으로 진동자 ( 4 ) 의 초음파 진동 ( W ) 이 전파 되 어 임 플랜트 ( P ) 가 처치 된 처치 부 ( G 1 ) 의 주위 에서 의 뼈 조직 ( B 1 ) 생 성 을 확실히 촉진 할 수 있 고 치료 시간 도 단축 할 수 있 다 .