유체 주입기 시스템 ( 100 ) 은 적어도 하나 의 벌크 유체 소스 ( 120 ) 와 연결 을 위한 적어도 하나 의 벌크 유체 커넥터 ( 118 ) 를 더 포함 한다 . 몇몇 예 에서 , 복수 의 벌크 유체 커넥터 ( 118 ) 가 제공 될 수 도 있 다 . 예 를 들 어 , 도 1 에 도시 되 어 있 는 바 와 같이 , 3 개 의 벌크 유체 커넥터 ( 118 ) 가 나란히 또는 다른 배열 로 제공 될 수 도 있 다 . 몇몇 예 에서 , 적어도 하나 의 벌크 유체 커넥터 ( 118 ) 는 유리병 ( vial ) , 병 ( bottle ) , 또는 백 ( bag ) 과 같 은 적어도 하나 의 벌크 유체 소스 ( 120 ) 에 제거 가능 하 게 연결 하 기 위해 구성 된 스파이크 ( spike ) 일 수 도 있 다 . 적어도 하나 의 벌크 유체 커넥터 ( 118 ) 는 각각 의 새로운 벌크 유체 소스 ( 120 ) 와 의 재 사용 가능 또는 재사용 불 가능 인터페이스 를 가질 수 도 있 다 . 적어도 하나 의 벌크 유체 커넥터 ( 118 ) 는 본 명세서 에 설명 된 바 와 같이 , 다중 환자 일 회 용 세트 상 에 형성 될 수 도 있 다 . 적어도 하나 의 벌크 유체 소스 ( 120 ) 는 유체 주입기 시스템 ( 100 ) 으로 의 전달 을 위해 , 식염수 , 조영제 용액 , 또는 다른 의료 용 유체 와 같 은 의료 용 유체 를 수용 하 기 위해 구성 될 수 도 있 다 . 하우징 ( 102 ) 은 일단 유체 주입기 시스템 ( 100 ) 에 연결 되 면 , 적어도 하나 의 벌크 유체 소스 ( 120 ) 를 지지 하 기 위한 적어도 하나 의 지지 부재 ( 122 ) 를 가질 수 도 있 다 .