흡기 회로 내 의 압력 은 다양 하 다 . NO 생성 장치 는 NO 생성 장치 로부터 흡기 회로 로 유동 하 기 위해 흡기 회로 내 의 압력 보다 큰 압력 에서 생 성 가스 를 생성 한다 . 일 실시 예 에서 , 흡기 스트림 내 로 NO 의 순방향 흐름 을 보장 하 기 위해 필요 에 따라 가스 압력 및 흐름 을 변화 시키 기 위해 크 고 반응 적 인 펌프 가 사용 된다 . 다른 실시 예 에서 , 흡기 회로 내 보다 높 은 압력 으로 공기 저 장소 를 채우 는데 더 작 은 펌프 가 사용 된다 . 저 장소 의 체적 은 흡기 회로 최대 압력 및 최대 NO 볼 루스 체적 을 기준 으로 선택 된다 . 이 저 장소 접근 방식 에서 , 시스템 은 NO 로 흡기 가스 의 일시 투여 에 충분 한 짧 은 시간 동안 높 은 유량 과 고압 을 전달 할 수 있 다 . 호흡 사이 에 공기 저 장소 가 재충전 되 어 후속 흡기 볼 루스 를 투여 할 준비 가 된다 .