Precision level水 準 器
Precision flat level saddle type
精密鞍形水準器
・ 大型ロール形状の水平測定が可能です。
・ 気泡管は JIS A 級と同等品を使用しているため高精度な測定が可能です。
本製品は受注生産により製作致します。
また規格寸法を設けていないため、 上記寸法は一例です。
用途に応じて製作致しますのでお申し付けください。
■寸法図（概略）単位：mm
特 徴  ・ V 溝角度とＶ溝幅を広くする事により、 通常製品では測定できない
大径円筒径ワークの水平測定を可能にしました。
（上図の製品の場合はφ 30 ～φ 640 までの円筒形状の測定が可能です）
 ・ 気泡管精度は JISA 級と同等品を使用していますが、 気泡室は設けていません。
精 度  ・ 気泡管の全範囲精度± 0.5 目盛以下
  ・ 底面対 V 面の精度0.5 目盛以内
気泡長さ調整
円筒形状の平行測定
トレーサビリティ発行可