www.easylaser.com
Getting to know our products?Easy.
Generation – an age of independence
All XT programs in one free app無料で簡単に利用できるアプリに、すべてのXT測定プログラムが入っています。iOS・ Android・Easy­Laser® XT ディスプレイユニットで機能します。 
No lock­ins使いやすく耐衝撃性および防水の Easy­Laser® ディスプレイユニットXT11 の有無を選択して購入できます。 
Maximum flexibility and ease of use!さまざまな機能を備えた複数のシステムを購入しても、トレーニングは一度。アプリのインターフェースと機能がすべてのシステムで同一なので、トレーニング費用が大幅に削減されます。
Long operating timesディスプレイユニットは最大16時間、測定ユニットは24時間という長い稼働時間により、中断することなく作業を完了できます。
XT シャフトアライメント
Easy­Laser® XT770 シャフトほとんどの機械タイプでのあらゆる測定およびアライメントの問題解決に。
• 2軸ドットレーザー使用• 360°ライブ機能により、シャフトの周りのどの角度に置いたユニットとでも調整可能• EasyTrend プログラム*により、時間の経過とともに機械の動きを確認• 連続スイープ・マルチポイント測定• 非連結シャフト用非連結スイープモード• 水平および垂直/フランジ取付機用プログラム• マシントレイン（台数制限なし）およびカルダン/オフセット* 取付機用プログラム• 基礎のねじれ/平面度測定用プログラム• 測定距離：20 m
Easy­Laser® XT660 シャフト機械設置と調整の重要なステップをすべて処理できます。
• 1軸ドットレーザー使用• 連続スイープ・マルチポイント測定• 非連結シャフト用非連結スイープモード• 水平および垂直/フランジ取付機用プログラム• マシントレイン（3台）およびカルダン/オフセット*取付機用プログラム• 基礎のねじれ/平面度測定用プログラム• 測定距離：20 m
Easy­Laser® XT550 シャフト 本質的に安全な Ex/ATEX 承認済み XT550 は、XT660と同じ機能を備えています。XT660との違いは、爆発の恐れのある場所で使用可能なディスプレイユニット (ecom Tab­Ex®) が付属しており、無制限のマシントレインを処理できることに加えて、調整ガイド機能を備えていることです。
• II 2 G, Ex ib op is IIC T4 Gb, -10℃ ≤ Ta ≤ +50℃
• Presafe 17 ATEX 10552X, IECEx PRE 17.0049X
Easy­Laser® XT440 シャフト
ほとんどのメンテナンスに必要な機能付き。 
• 1軸ラインレーザー使用• EasyTurn・9‒12‒3時方式• 水平および垂直/フランジ取付機用プログラム• 測定距離：10 m
*別売りアクセサリが必要です 
XT 振動測定
Easy­Laser® XT280 VIB 振動レベル、アンバランス、ミスアライメント、緩みをすばやく診断する使いやすい振動分析機器です。
1x, 2x, 3x のRPM、合計レベルおよびベアリング状態を直接読み取ることで、設置および調整時に必要な情報を取得できます。 
XT280 をXTアライメント用アプリに接続し、各測定ポイントごとに写真やコメントをつけたPDF形式のレポートを作成できます。
XT サーマルカメラ
Easy­Laser® XT11 + サーマルカメラ ディスプレイユニット XT11 には、標準仕様で13 MP デジタルカメラが搭載されていますが、オプションでサーマル(IR)カメラを追加できます。調整前後に熱画像を撮影し、レポートに含めることができます。
XT ベルトアライメント
Easy­Laser® XT190 ベルトアライメント平行度ずれと角度ずれのライブ値をデジタルで表示します。XT770、XT660、XT440、E710に追加して、また内蔵ディスプレイがあるので単独ツールとしても使用できます。無料のXTアライメントアプリをダウンロードし、iOS・Androidのスマートフォンやタブレットをディスプレイとして使用可能。指定公差に調整して、測定結果レポートをPDF形式で作成できます。 
各種ベルト駆動に対応：Vベルト、タイミングベルト、フラットベルト、チェーンベルト
XT Dynamic measurements
Easy­Laser® XT DMブラケットXT770用 EasyTrend プログラムを使用すると、時間の経過とともに機械の動きを追跡できます。例えば、熱膨張やパイプのひずみの問題を確認することができます。別売りのDMブラケットが必要です。
XT デジタル水準器
XTシリーズ 機能
Easy­Laser® XT290 デジタル水準器デジタル水準器は、ほとんどのタイプの機械のセットアップや調整に非常に便利なツールです。ベースやロールなどに使用します。XT770、XT660、XT440システムに欠かせない付属品です。 無料のXTアライメントアプリをダウンロードし、iOS または Android のスマートフォンやタブレット、もしくはXT11をディスプレイとして使用します。結果は、写真付きレポートをPDF形式で作成できます。内蔵ディスプレイがあるため、単独ツールとして使用することも可能です。
XT ジオキットEasy­Laser® XT ジオメトリックキットXT770にこのキットを追加しバリュープログラムを使用すると、最も高い精度での平面度と真直度の測定が可能です。このキットには、非常に多用途なレーザー発信器 D22 （右写真）とジオブラケットが含まれています。詳細はお問い合わせください。
Horizontal
Vibration * 
Cardan/Offset 
mounted *
3 machine 
Machine train **
Basic 
flatness *
EasyTrend *
Multipoint
Values
(Digital dials)
EasyTurn
Vertical
9-12-3
Belt alignment *Built-in helpContinuous 
Wide live adjustment
Multi-lingual360° live adjustment
Adjustment 
guide **
Uncoupled 
Level *Twist 
Soft foot
XT550 / XT660 
 *別売りアクセサリ必要  **XT550も可能
Easy­Laser ジオメトリック測定システム レーザーは、最大40ｍ（システム構成によって異なります）の完全にまっすぐで無重力の定規のように機能します。当社のレーザーシステムは、位置合わせと機械の三次元計測に従来の技術よりも多くの可能性を提供し、使用方法もはるかに簡単です。
ロールアライメントE970 は、平行度およびその他のジオメトリック測定用システムです。
モバイル測定E915/E910 フランジ平面度測定システムの使い方は、非常に簡単！計測現場で、3Dグラフの結果やベストフィット計算を利用できます。
ジオメトリック測定 Eシリーズ
Easy-Laser® E915/E910 フランジフランジ平面度測定用システム。測定後すぐに、ディスプレイユニットで 3D 画像の結果を確認し、現場にいながら異なる計算設定で簡単に結果を評価できます。分析のためにパソコンのある場所まで移動する必要がないので、生産効率が上がります。
フランジシステムには2種類あります：
• Easy-Laser E915 自動旋回式レーザー• Easy-Laser E910 手動旋回式レーザー
Easy-Laser® E980 製材E980製材システムは、製材所での効率を高め、コスト削減に役立ちます。 真直度、平面度、直角度の測定が可能です。のこ刃、バンドホイール、減速機、ステアリングの調整、位置決めを行えます。丸のこや帯のこにも同様に使用できます。
Easy-Laser® E930 押出機主にシリンダーの真直度と指示方向の測定用に設計されていますが、例えば他には油圧シリンダーに応用できます。考え抜かれた設計により、測定手順がすばやく正確です。最小直径 50 mm まで測定でき、測定範囲は40 m まで。プログラムが測定手順をガイドするので、作業スピードが上がります。
Easy-Laser® E920 ジオメトリックこの汎用システムは、一般的なジオメトリック測定（真直度・平面度・直角度・垂直およびレベル出し）をすべて行えます。分解能：0.001 mm PDF形式のレポートを作成でき、パソコン用データベースプログラムもあります。レーザー発信器は、多機能ベースと強力なマグネットフットがついた D22 、測定範囲は40mまで。
独自のフランジ測定方法大口径のタワーセクションは重く、製造時にフランジが変形します。フランジセクション測定プログラム（特許取得済み）を使用すると、平面度は4つの部分で測定され、計算上全円にまとめられます。この測定プログラムは、フランジのゆがみ問題を解決するだけでなく、完全に地上で測定を行えるようになります。はしごを登ることなく、リフトも必要ないため、作業者にとってはるかに安全です。
セクション測定プログラムでは、測定結果はタワーの変形の影響を受けません。
※分解能0.0001 mm（オプション）
ボア測定E950システムは、ディーゼルエンジン、ギアボックス、コンプレッサ、プロペラドライブラインなどのベアリングジャーナルセンターラインの真直度測定に使用されます。真円度測定にも使用可能です。
Easy-Laser® E950 ボアアライメントワイヤレス受光器と汎用ブラケットにより、ベアリングとベアリングジャーナルの測定をより簡単にします。
フルボア・ハーフボアどちらも測定可能マルチポイント測定真円度測定うねり（短・長）とベストフィット計算
利用可能な構成• E950-A・E950-C：ディーゼルエンジン、コンプレッサ、ギアボックスなど• E950-B・E950-D：スタンチューブ付プロペラシャフト用
Easy-Laser® E960 タービンワイヤレス受光器ユニットと測定手順をガイドする測定プログラムにより、ダイヤフラムとベアリングの測定および調整作業が簡単になります。
フルボア・ハーフボアどちらも測定可能マルチポイント測定真円度測定うねり（短・長）とベストフィット計算
利用可能な構成• E960-A：ガスタービンや小型蒸気タービン用• E960-B：大型タービン用
Easy-Laser® E970 パラレリズムロールとその他の平行度測定用システムで、活用例は多数あります。E970は特に、数多くの対象物の測定や調整を行う場合や、測定距離が長い（40+40m）場合に適しています。またワイヤセクション（サクションボックス）のレベル出し、真直度や平面度の測定や、基礎の平面度や複数のロールの真直度測定も可能です。
あらゆる測定対象物の平行度測定に対応
平面度やレベル出しにも対応した汎用システム
基礎のねじれ測定 ソフトフット修正位置ずれ測定機械調整結果レポート位置変化測定（熱膨張）ベルトアライメント（別売り）追加測定アプリケーション用にアップグレード可
シャフトアライメント Eシリーズ
Easy-Laser® E710 シャフト機械設置と調整のあらゆる場面に対応：
#フランジおよびバリュープログラムのみ含む *別売りアクセサリ必要
Horizontal
Sectional flange 
flatness
Flange flatness
Straightness 
3-point*
Values 
(digital dials)
Squareness
Straightness
Straightness multipoint*
Offset  
and angle
Vertical
Flange  
parallelism*
Cardan/Offset 
mounted*
Straightness 
4-point*
Parallelism*Belt alignment*
Straightness 
2-point
Machine train
Roundness/
Ovality*
Flatness
Soft foot
デジタル水準器 Eシリーズ
Easy-Laser® E290 デジタル水準器マシンテーブルやロール、基礎のレベル出し等、多種多様な機械の設置や調整に極めて便利なツールです。その他の使用範囲として、真直度や平面度、平行度のチェックがあります。Easy-Laser® Eシリーズアライメントシステムとワイヤレスで通信し、測定結果のレポート作成が可能です。
iPhone・iPod・iPadをディスプレイに使用!無料アプリ Precision Level を使用し、機械の調整場所でアライメントを続け、測定結果のレポートを作成できます。
プログラム Eシリーズ
E980 / E970 / E960 / E950 / E930 / E920 / E915# / E910#