ICP分析、水銀分析などの前処理に
新発想の酸循環型分解装置 エコプレⓇシステム
エコプレ®ユーザーの声
▪酸の継ぎ足しが無くなり、安全に作業ができるシステム
▪分解中に他の仕事が出来るようになり効率化できました
▪マイクロウェーブではできなかった様々なサンプルを多検体
同時処理できるようになった
▪コンタミがなくなり、分析値が安定するようになった
▪Hg・Asなどの揮発性元素の回収が安定した
▪いままでの分解装置より安全、簡単に使える
▪ドラフトや周辺装置がサビにくくなった
酸循環型分解装置 エコプレ®システム
エコプレⓇシステムは、グラファイト製のホットプレート、ブロックとタッチスクリーン型コントローラー、フッ素樹脂製酸循環分解容器エコプレⓇベッセルで構成されています。食品・土壌などの固体・液体試料、生体・希少サンプルの分解効率・回収率の向上。ドラフトの腐食軽減、安全性の確保と作業環境の改善を実現。加えて、重要な試薬、消耗品コスト削減を実現する“ありそうでなかった装置“です。大型のタッチスクリーンコントローラーは温度、加熱時間、サンプルの重量、試薬の種類、試薬量が登録でき、分解条件は20以上保存が可能。データをUSBメモリーに保存することで作業指示書としても使用できます。エコプレⓇシステムを使えば、これまで限られた人にしかできなかった前処理が、誰でも安全に簡単にできます。
スタンダードタイプ ”エコプレⓇシステム24T“
100ｍLベッセル24本仕様
エコプレ®ホットプレートOD-001＋タッチスクリーンコントローラー
エコプレⓇホットプレート、エコプレⓇブロック
プログラム画面Excel出力データ
加熱部分は、グラファイト製のホットプレートとエコプレ®ベッセルを差し込むブロックの二重構造になっています。グラファイト特有の高い熱伝導性を生かし、エコプレ®ベッセルの底部と周囲を加熱することにより、底部だけを加熱する従来のホットプレート型に比べ分解時間を短縮することが可能です。合わせて、均一な加熱を行うことにより急反応や突沸を防ぐこともできます。ホットプレートとブロックには、フッ素樹脂コーティングを施し、酸による腐食防止や微量分析時のコンタミを防止します。
ホットプレートサイズ・OD-001：W300×D210×H160mm・OD-002：W400×D300×H160mm・OD-003：W600×D300×H160mm
ブロックサイズ・OD-15Hole：W300×D210×H30mm ※100ｍLベッセル用・OD-24Hole：W400×D300×H30mm ※100ｍLベッセル用・OD-45Hole：W600×D300×H30mm ※100ｍLベッセル用※30ｍLベッセル用φ30mm、１００ｍLベッセル用φ48.5mm、
300mLベッセル用はφ63ｍｍ
※エコプレ®ホットプレート、ブロックのみ販売可能※ブロックは容器の径に合わせて作成することも可能
使用条件温度使用範囲：室温から220℃温度精度：±5℃ （220℃）電源：単相AC200V 1.8kw（OD-001、OD-002の場合）
単相AC200V 3.0kw（OD-003の場合）
エコプレ®ブロック24Hole
エコプレ®ブロック15Hole
PFA製 エコプレⓇベッセル
エコプレベッセルは、試料分解中の揮発性元素を回収しながら試薬を容器内で循環利用し、損失やコンタミネーションを防止する高純度のPFA容器です。従来のビーカーによる分解方法では、試薬が気化排出されるため、試薬を補充する必要がありますが、エコプレ®ベッセルは、一度試薬を注入だけで分解を完了することが可能です。更に、揮発性元素の揮発を抑制する上部の捕集容器の効果により、高い再現性を得ることが可能です。試料の分解は同時に最大24個まで可能です。
容器ラインナップ・用途
・OD-30：サンプル量200㎎まで対応 使用試薬量5mL 生体試料、希少サンプル
・OD-100：サンプル量2gまで対応 使用試薬量15mL~35ｍL 食品、土壌、産業廃棄物など
・OD-300：サンプル量5gまで対応 使用試薬量20mL~ 食品、飲料水、河川水、排水など
※ベッセルのみ販売可能。但し容器取扱いに注意事項があるため別途費用が発生します。
※サンプルにより使用試薬量は異なります。分解条件についてはご相談ください。
温度使用範囲：室温から220℃ （通常200℃）
使用できる酸：硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素水、王水、
フッ化水素酸、過塩素酸
※使用する酸の組み合わせ、分解条件についてはご相談ください。
※10％水酸化ナトリウム抽出試験、希硫酸抽出試験などにも使用可能。
※飲料水、河川水、排水などの液体試料は濃縮後に分解加熱する条件を推奨。
容器内で気化と還流を繰り返すことにより危険な作業を減らします
②気化した酸や元素が
捕集容器内で冷やされて上部に溜まる
③殆どの酸が捕集容
④分解容器内の温度が下がり減になり、捕集容器内の酸が分解容器に還流する
⑤分解容器内の温度
が上がり再び気化が始まる。この動作を繰り返す
①分解スタート分解容器に試料と酸を入れ、捕集容器に捕集液を入れる
300ｍL100ｍL30ｍL
加熱スタート後、途中の作業は必要ありません。他の仕事に専念できます！
分解容器を天秤に載せてサンプリング
分解容器に試薬を入れる
捕集液を入れる
ホットプレートに置きスタートボタンを押す
回収率データ
分解アプリケーション
食品、土壌、環境水、産業廃棄物、大気フィルター、樹脂などの化成品、生体試料、希少サンプル
様々なアプリケーションをご準備しております。詳しくはお問い合わせください。
今まで回収率を気にしてマイクロウェーブ分解装置を使用していた方、エコプレ®システムは半開放系の
分解装置ですが、マイクロウェーブ分解装置と比較しても相違ないデータが得られます。
使用ベッセルサンプル名重量試薬最高温度(℃)分解時間
30ｍL血液0.1ｍLHNO32101時間
30mL動物生体細胞0.2gHNO32101~2時間
100ｍL植物製油１ｇHNO32107時間
100ｍLろ紙0.5gHNO3（＋HF）2105時間
100ｍL顔料(黒)0.15ｇHNO3+H2O222012時間
100ｍLポリエチレン(被膜)0.1gHNO3+H2SO４2204時間
300ｍL排水100ｍLHNO3+HCl→約3時間濃縮20016時間
300ｍL玄米5gHNO321010時間
300ｍLサバ(微粉砕)5gHNO321014時間
300mLりんご黒酢10ｍL約3時間濃縮後→HNO321014時間
組み合わせラインナップ
エコプレ®システム２４T スタンダードタイプ 多検体処理食品・土壌・環境試料、産業廃棄物の分解、水銀分析の前処理に最適
分解容器：エコプレ®ベッセル100(容量100ｍL)加熱装置：エコプレ®ホットプレート002T +エコプレ®ブロック24Holeコントロール：タッチスクリーンコントローラー
エコプレ®システム２０T 大容量試料対応水銀分析の前処理、食品、飲料水、環境試料、河川水、排水の分解に最適
分解容器：エコプレ®ベッセル300(容量300ｍL)加熱装置：エコプレ®ホットプレート002T +エコプレ®ブロック20Holeコントロール：タッチスクリーンコントローラー
エコプレ®システム２４/３０T 少試料、少試薬で分解生体試料・希少サンプルの分解に最適
分解容器：エコプレ®ベッセル30(容量30ｍL)加熱装置：エコプレ®ホットプレート001T +エコプレ®ブロック35Holeコントロール：タッチスクリーンコントローラー
エコプレ®システム１５Tコンパクト、省スペースで分解
食品・土壌・環境試料、産業廃棄物の分解に最適
分解容器：エコプレ®ベッセル100(容量100ｍL)加熱装置：エコプレ®ホットプレート001T +エコプレ®ブロック15Holeコントロール：タッチスクリーンコントローラー
還流分解、溶媒抽出、樹脂成分GC/LC-MS分析前処理、クリーンルーム、微量元素測定用ホットプレート
(温度/時間設定コントロール付)様々な組み合わせができます。詳しくはお問い合わせください。
SiCコーティング高温加熱装置
エコプレⓇハイテンプグラファイトホットプレート
PFA製 酸高純度化装置 エコプレ®サブボイリングポット寸 法 ：W320×D240xH490mm電 源：110～200VAC 500W
PFA製 器具洗浄装置 エコプレ®クリーニングポット寸 法 ：W320×D240xH490mm電 源：110～200VAC 500W
グラファイトホットプレートにSiC(炭化ケイ素)コーティングを
施した加熱装置です。SiCコーティングによりフッ酸以外の
耐薬品性に優れコンタミの無い微量分析が行えます。
使用最高温度450℃。
寸法：W410xD340xH130mm
ホ ッ ト プ レ ー ト 部 ：W300xD230xH25mm
電 源：200VAC 3Kw 15A
PFA製酸高純度化装置、器具洗浄装置
エコプレ®サブボイリングポット、エコプレ®クリーニングポット
装置購入をご検討されているお客様向けにデモンストレーションや
サンプル試験。導入させていただいているお客様向けにメンテナンス・
取扱いセミナーを行っております。
お客様からは、実際装置を使って装置のサイズ感、ハンドリングは
もちろん、運用方法までイメージできたとご好評いただいております。
カタログや資料では見えない部分をご来社いただき、実感してください。
デモ分解・見学はガーデンオフィスへ
試料デモ分解レポート作成分解溶液の発送
安心して導入
分解溶液、レポートの受取分解溶液の分析
データベースから
最適な条件を検討
試料の分解を
分析値、安全性、
コストの比較
分解条件を選択
誰でも安心して使用
デモ分解フローチャート
アクタックのサポートは導入前から始まっています。ヒアリング、試料のデモ分解でお客様に合う最適な装置の選択、
分解条件、最適な使用方法をご提案します。
導入後サポート
訪問点検、修理試料デモ分解
安心してご使用ください
レポートの提出使用方法のレクチャー
使用状況の確認
貸出機対応※要相談部品国内在庫あり改善策のご提案ご質問、ご要望などありましたら
お気軽にご連絡ください。
アクタックは導入後も定期的な訪問、使用状況の確認、分解アプリケーションの見直しを行いお客様に合った最適な
使用方法をご提案します。
点検、修理アプリケーションの相談
ヒアリング試料の預かり
ルーチン分析を安全/快適に 株式会社アクタック
分析前処理グループ 〒242-0005 神奈川県大和市西鶴間3-10-14
TEL 046-259-7291E-mail：garden@actac.co.jp
https://www.actac-gardenoffice.com/
©2019 Actac.co., ltd
製品情報、動画、資料請求はこちら → 