Straight edge
ストレートエッヂ
種     類等級真直度の算式
三 角 形 精 密 検 査 用 ス ト レ ー ト エ ッ ヂ―（１+ ℓ /250）μ mナイフ形ストレートエッヂ
Ⅰｱ ｲ形直定規
A 級（2+ ℓ /250）μ m長方形直定規
工ｺ ｳ形ストレートエッヂ
ア イ ビ ー ム 形 ス ト レ ー ト エ ッ ヂA 級（2+ ℓ /100）μ m鋼製標準ストレートエッヂ―
Ⅰｱ ｲ形直定規
B 級（４+ ℓ / 50）μ m長方形直定規
工ｺ ｳ形ストレートエッヂ
ベベル形 ストレートエッヂ ―（10+ ℓ / 50）μ m普通形ストレートエッヂ 
目 盛 付 鋼 製 標 準 ス ト レ ー ト エ ッ ヂ A 形―（40+ ℓ / 50）μ m
目 盛 付 鋼 製 標 準 ス ト レ ー ト エ ッ ヂ B 形―（100+ ℓ / 20）μ m
各種ストレートエッヂの精度について
ℓ＝呼び寸法
最少たわみ点支持
真直度の測定方法と自重のたわみ
図（1）に示すような正しい平面上に一方の使用面を下にして測定する方法は、 直定規の自重により容易に変形し、 正しい平面
になってしまい平行度の測定か真直度の測定か判らなくなってしまうので充分注意する必要があります。 真直度の真の値を求めるに
は図（2）の方法が最も適しています。