
关于详细的使用和操作，请参照另外的 FZ110/FZ400/FZ900 使用说明书。该说明书可从本公司的主页下载。 主页地址: http://www.rkcinst.co.jp/chinese/download.html 
数字指示控制器 FZ110/FZ400/FZ900  
IMR03A02-C2 All Rights Reserved, Copyright  2016, RKC INSTRUMENT INC. 使用本产品之前，请仔细阅读本书，在理解内容的基础上使用。 另外,请妥善保管本书,请在需要时活用本书。 
本书仅用于对 FZ110/FZ400/FZ900 的操作进行简单说明。 
   画面显示上的注意事项 
FZ110/FZ400/FZ900的输入点数有1点型和2点型 (测量输入2点 [仅FZ400/FZ900]、 或测量输入1点＋远程设定输入1点)。 输入点数是 2 点时，输入 1 和输入 2 可能存在相同的参数。 为了进行识别，在各参数记号的开头显示“1.”或“2.”。        但是，输入点数是 1 点时，在参数记号的开头不显示“1.”。        在本书中，若输入点数是 2 点，则进行标示。输入点数是 1 点时，参数记号的开头不显示“1.”。 此外，仅在输入点数是 2 点时，显示参数的背面将采用 以示区别。  [本书中的标示示例]     
1. 模式切换 
                                        
2. 设定值的更改与录入 
 闪烁的数位可更改。通过按 键可移动闪烁的数位。    
   通过按      键或      键，能够更改设定值 (选择项目)。 并且，更改设定值时，也可以进行如下的操作。 
     录入已更改的内容时，请务必按       键。显示将切换到下一个设定项目。 
仅通过  键、     键的操作无法录入更改的内容。 
但是，在运行切换模式下，仅通过      键、     键的操作可反映切换的内容。 
进行设定值 (SV) 的设定时，通过数据确定方式 (H:工程模式) 的设定，在设定更改后，即使不按       键，2 秒后也可以录入数据。   设定更改后，无需进行录入操作，经过 60 秒即会返回 A: 监视& SV 设定模式。 此种情况下，变更后的数据也不会录入。 
3. 设定值 (SV) 的设定 
设定值 (SV) 是控制的目标值。  将输入 1 的设定值 (SV) 设定为 200 C 
[自动模式 (RUN) 时] [自动模式 (STOP) 时] [手动模式时] 
如要返回开头的画面，当为 FZ400/FZ900 时，按 MONI 键或       键直到显示开头的画面。 
当为 FZ110 时，按      键直到显示开头的画面。 
4. 自整定 (AT) 的执行 
自整定 (AT) 功能，可自动测量、演算、设定出对于设定的温度最合适的 PID 常数。  执行输入 1 的自整定 (AT)  
 5. 事件设定值的设定 
结合事先所设定的事件种类，设定事件动作的触发值。  将事件 1 设定值 (EV1) 设定为 100 C                               
6. RUN/STOP 的切换 
切换控制的开始/停止 (RUN/STOP)。 进行工程模式的设定时，需处于控制停止 (STOP) 状态。  停止 (STOP) 控制               开始 (RUN) 控制 
             
7. 自动/手动的切换 
切换控制的自动/手动。  将输入 1 切换到手动模式 
在 FZ400/FZ900 中，显示输入 1 的测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视时，可在第 3 层的 MV 显示器中显示输入 1 的操作输出值 (MV)。此外，显示输入 2 的测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视时，可在第 3 层的 MV 显示器中显示输入 2 的操作输出值 (MV)。 这些在 H: 工程模式下进行设定。 
 手动模式时的操作输出值设定 
通过自动/手动切换，切换到手动模式后，画面为 A: 监视 & SV 设定模式的测量值 (PV)/操作输出值 (MV) 监视画面中，使用      键或      键设定操作输出值 (MV)。  
        按      键，操作输出值 (MV) 上升。 
 按      键，操作输出值 (MV) 下降。 
 按住      键或      键，操作输出值 (MV) 变化的速度会加快。 
 通过      键或      键更改的值会直接确定并得到反映。 
                        
8. 存储区域的切换 
切换用于控制的存储区域 (控制区域)。  从控制区域 No. 1 更改为 No. 2 
 FZ400/FZ900  FZ110                          
 存储区域的概要 
存储区域是指最多可在 16 个区域存储设定值 (SV) 等参数值的功能。存储区域的参数在 F: 参数设定模式下保存。在所存储的 16 个区域中，视需要调出 1 个区域用于控制。 
 F: 参数设定模式内的参数组 
  * 部分规格的产品不显示 No. 40、52、56。   存储区域由 6 组参数构成。 
 显示参数组内的参数时，若按         键将闪烁的数位移动到存储区域，则可设定其它的存储区域编号的参数。 [例: 设定值 (SV) 的存储区域切换]  
9. 切换到两位置 (ON/OFF) 控制 
如要执行两位置控制，则将比例带的设定值设定为“0”。  通过两位置 (ON/OFF) 控制，控制输入 1 
10. 设定数据锁定/解锁的切换 
利用设定数据锁定功能，可通过按键操作限制数据更改。  锁定工程模式 
 设定锁定等级在设定数据锁定确定后也可以更改。  
记号 WULPR PT JP VI
输入种类热电偶 (TC) 测温电阻 电压电流W5Re/W26ReULPR40-20Pt100 JPt100 
工程模式的内容是符合使用条件的最初设定的数据，之后在通常使用的情况下，是无需更改的项目。 此外，请注意如果胡乱更改设定，则会导致机器错误动作和故障。对于由此造成的仪器故障和损坏，本公司概不承担任何责任。 
设定锁定模式 
运行切换模式 
存储区域切换模式 (仅 FZ400/FZ900 *) 
监视& SV 设定模式
准备设定模式 
参数设定模式 
参数选择模式 
8 210105.0
输入 1 的 测量值 (PV)/操作输出值 (MV) 监视 
1.8ATUoFF
简易操作说 明 书
1.88SV 0 
输入 1 的设定值 (SV) 
2.88SV 0 
输入 2 的设定值 (SV) 
设定值 (SV) 
输入点数是 1 点时，实际上不予显示 2.  SV 0 
仅在输入点数是 2 点时 所显示的参数 1.88SV 0 
·MONI ·SET+<MODE ·无操作 60 秒 
上述任意一项 
8 2100
A: 监视& SV 设定模式
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
8 21000000
输入 1 的 设定值 (SV)的设定 
8 21000000
8 21000200
  10000000
输入 2 的 设定值 (SV)的设定 
80210STOP
A: 监视& SV 设定模式
1.21SV00000
输入 1 的 设定值 (SV)的设定 闪烁
1.21SV00000
1.21SV00200
2.  SV00000
输入 2 的 设定值 (SV)的设定 
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
输入点数是 1 点及为 FZ110 时，变为不同的画面。 
* 为 FZ110 时，在监视& SV 设定模式中有存储区切换画面。 
8 210105.0
A: 监视& SV 设定模式
输入 1 的 测量值 (PV)/ 手动操作 输出值 (MV) 监视 
8 2100
A: 监视& SV 设定模式
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
82R/SRUN
RUN/STOP 切换 
C: 运行切换模式
输入 1 的 自整定 (AT) 
1.8ATUon
AT1 灯闪烁 [AT 开始] 
8 2100
A: 监视& SV 设定模式输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
82R/SRUN
RUN/STOP切换 
C: 运行切换模式
82R/SSToP
[自动模式 (RUN)] 
8 210STOP
A: 监视& SV 设定模式输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
[自动模式 (STOP)] 
8 210STOP
A: 监视& SV 设定模式输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
[自动模式 (STOP)] 
82R/SSTOP
RUN/STOP切换 
C: 运行切换模式
82R/SrUn
8 2100
A: 监视& SV 设定模式输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
[自动模式 (RUN)] 
8 2100
A: 监视& SV 设定模式输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
82R/SRUN
RUN/STOP 切换 
C: 运行切换模式
[自动模式 (RUN)] 
(按数次) 
1.2A/MAUTO
输入 1 的 自动/手动 切换 
RUN 状态STOP 状态
STOP 状态RUN 状态
1.2A/MMAN
自动模式手动模式 
A: 监视& SV 设定模式
[手动模式] 
8 210 0 
A: 监视& SV 设定模式 
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
Pn00 SV 
参数组 No. 00 设定 
F: 参数设定模式 
2EV1 00050 闪烁 
事件 1 设定值 (EV1) 
2EV1 00050 
2EV1 00100 
2EV2 00050 
事件 2 设定值 (EV2) 
1.88SV 0 
8 210 00199 
8 210 00200 
按 1 次 
8 210 00200 
按 1 次 8 21000190
8 210 00200 
按 3 次 8 210-0100
PV1PV1
(MAN1 灯亮灯) 
888888888888888
测量值 (PV) 显示器 
设定值 (SV) 显示器 
操作输出值 (MV) 显示器
(MAN1 灯亮灯) 
A: 监视& SV 设定模式 
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
存储区域切换 
E: 存储区切换模式 
8 210 0 
 1 AREA 00001 
 1 AREA 00002 
控制区域 No. 1 
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
8 210 100 
控制区域 No. 2 
A: 监视& SV 设定模式 
测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
8 210 0 
控制区域 No. 1 
 1 AREA 00001 
 1 AREA 00002 
存储区域切换 
测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
8 210 100 
控制区域 No. 2 
 1 Pn00SV
11.P0SV00100
1.P0SV 00100
1.P0SV00200
存储区域 No. 1 
存储区域 No. 2 
8 2100
A: 监视& SV 设定模式
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
Pn00 SV
参数组 No. 00 设定
F: 参数设定模式 
1.21SP00030
输入 1 的比例带 [加热侧] 闪烁
1.21SP00000
1.2oHH00001
输入 1 的 两位置控制间隙上侧 
切换到两位置控制 
“0”设定 
8 2100
A: 监视& SV 设定模式
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
LOCKoFF
设定数据锁定/解锁
D: 设定锁定模式
LOCKon
LCK.LV00000
设定锁定等级 LCK.LV 00000 闪烁
LCK.LV 10000 
工程模式不可设定 
ARE.LK 00000 
Pn40 EV 
参数组 No. 40 事件 
Pn51 1.ConT
参数组 No. 51 输入 1 的控制
0: 可设定 1: 不可设定 
A: SV 设定模式 ** C: 运行切换模式 F: 参数设定模式 G: 准备设定模式 H: 工程模式 
No. 00 设定 
No. 40 * 事件 
No. 51 输入 1 的控制
No. 52 * 输入 2 的控制
No. 56 * 输入 1 的冷却控制 
No. 70 存储区域功能
切换存储区域编号时，在数值切换 之时，参数的值也会切换。无需通过按      键进行录入操作。 
产品型号、 
输入种类、输入值范围
1.21SP00030
1.2oHL00001
输入 1 的 两位置控制间隙下侧 
1.2PRT00000
输入 1 的控制应答 参数 
** B:包括参数选择模式 
* 按住      键，会显示一次参数 设定模式，不松开手指持续按住，会切换到设定锁定模式。 
1.8INP@C88K
 1372-200
自动 (显示约 1 秒) * 
显示输入的参数记号 
输入 1 的显示单位记号   温度输入: C 或F  电压/电流输入: 无显示 输入 1 的输入种类记号   (参照输入种类记号表) 
输入 1 的输入值范围的上限值 
输入 1 的输入值范围的下限值 
产品型号 FZ110、FZ400 或 FZ900 (显示示例: FZ900) 
自动 (显示约 1 秒) 
自动 (显示约 1 秒) * 
2. INP@C  K
 1372-200
自动 (显示约 1 秒) 
输入 2 的显示单位记号 及输入种类记号 (显示内容参照输入 1) 
输入 2 的输入值范围的上限值 及输入值范围的下限值 
自动 (显示约 1 秒) * 输入 1 点时， 显示约 2 秒。 
百叶窗功能有效时
MODE(2 秒)
(2 秒)+MODE
(2 秒)+MODE
(2 秒)+MODE
(2 次)(2 次)
(2 秒)MODE
MODE(2 次)MODE(2 次)或MODE
MODE(2 秒)或+MODE
(2 秒) 
(1 次) MODE 
(5 次) 
MODE (2 秒)MODE (2 秒)或+MODE
MODE (2 秒)MODE (2 秒)或+MODE
(2 秒)MODE
MODE (2 秒)或+MODE
或 + MODE 
(2 秒) 
(1 次或 2 次) 
(1 次或 2 次) 
(1 次)MODE
或+MODE
(4 秒*)
(4 次) MODE
或 + MODE 
(4 秒) 
数位上涨  (SV = 199 → 200) 
数位下降  (SV = 200 → 190) 8 210 00200 
按 1 次 
设定负值 (SV = 200 → 100) 8 210 00200 
按 2 次 
输入点数是 2 点时的画面示例 
输入点数是 1 点时的画面示例 
MODE(5 次)
8 8 8 8 8 
SV 设定模式及 参数设定模式以外 
闪烁的数位 
8 8 8 8 8 8 
A: SV 设定模式 F: 参数设定模式 
SV AREA 
8 210 105.0 
输入 1 的 测量值 (PV)/ 操作输出值 (MV)  监视 
A: 监视& SV 设定模式
[手动模式] 
(MAN1 灯亮灯) 
设定两位置控制间隙下侧后，
设定两位置控制间隙上侧后，
输入种类记号表 
记号 KJTSrE B nP
输入种类热电偶 (TC) 
KJTSRE B N PL II
图例 X:  按 X 键 1 次 X＋Y: 按 X 键和 Y 键 X (n 次): 按 X 键 n 次 X＋Y (n 秒): 按住 X 键和 Y 键 n 秒 X (n 秒): 按 X 键 n 秒以上 
总公司: 日本国东京都大田区久が原 5-16-6 邮编: 146-8515 电话: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799) E-mail: info@rkcinst.co.jp  JUN. 2017 
主页: http://www.rkcinst.co.jp/
初 版: 2016 年 5 月 [IMQ01] 第 2 版: 2017 年 6 月 [IMQ00] 
理化工业株式会社 
MODBUS 是 Schneider Electric 的注册商标。 本书记载的公司名和商品名一般是各公司的商标和注册商标。 
11. 输入种类的更改 
与输入种类有关的参数有“输入种类”、“显示单位”、“小数点位置”、“输入值范围上限”、“输入值范围下限”。这些在 H: 工程模式下进行设定。  输入 1 更改为热电偶 J (0～800 C)  
当前的输入 1 作为热电偶 K (200～1372 C)。                                    
                                    
  12. 事件种类的更改 
与事件有关的参数有“事件配置”、“事件种类”、“事件待机动作”、“事件动作间隙”、“事件计时器”。 这些在 H: 工程模式下进行设定。  将事件 1 更改为上下限偏差 (使用 SV 监视值)  
当前的事件 1 作为上限偏差 (使用 SV 监视值)。  其它设定…… 事件配置: 输入 1、事件待机动作: 有待机动作、事件动作间隙: 2.0、  事件计时器: 0.0                         
                                   事件动作的说明 
各事件动作的图表示如下。 ON: 事件动作 ON OFF: 事件动作 OFF   偏差动作 (上限、下限、上下限、范围内) 
偏差 [测量值 (PV) – 设定值 (SV)] 达到事件设定值时，即变为事件 ON 状态。  上限偏差 
 下限偏差 
 上下限偏差 
上下限偏差动作中，存在无法进行上限、下限个别设定的类型和可进行上限、下限个别设定的类型。 
范围内动作中，存在无法进行上限、下限个别设定的类型和可进行上限、下限个别设定的类型。 
    设定值动作 (上限、下限) 
设定值 (SV) 达到事件设定值时，即变为事件 ON 状态。  上限设定值 下限设定值 
    输入值动作 (上限、下限、上下限、范围内) 
测量值 (PV) 达到事件设定值时，即变为事件 ON 状态。  上限输入值 下限输入值 
 上下限输入值 
上限、下限个别设定 
 范围内输入值 
上限、下限个别设定 
    操作输出值动作 (上限、下限) 
操作输出值 (MV) 达到事件设定值时，即变为事件 ON 状态。  上限操作输出值 下限操作输出值 
  SV 监视值类型和本地 SV 值类型 
偏差动作及设定值动作有 SV 监视值类型和本地 SV 值类型。 
SV 监视值类型 对 SV 监视值设定事件设定值。 设定有设定变化率限幅时，对更改中的设定值 (SV) 设定事件设定值。 
本地 SV 值类型 对设定值 (SV) [本地 SV 值] 设定事件设定值。  
   事件待机动作的说明 
 待机动作 
待机动作是指，进行了以下操作时，即使测量值 (PV) 处于事件状态，也忽略该状态，使事件功能无效，直到测量值 (PV) 暂时脱离事件状态为止。 测量值 (PV) 进入事件 OFF 领域后待机动作将解除。  电源开启时  从 STOP (控制停止) 切换到 RUN (控制开始) 时 
[例] 下限偏差的“有待机动作”和“无待机动作”的差别 
   再待机动作 
再待机动作功能，在更改设定值 (SV) 后待机动作会变为有效。 
在以下情况下，再待机动作变得无效。但是，待机动作有效。  设定变化率限幅设定为“0”以外时  远程模式时 
[例] 事件 1 种类为下限偏差时 假定图示位置有测量值 (PV)。更改设定值 (SV) 后，测量值 (PV) 进入事件领域，事件输出变为 ON。 此时，若设定为再待机，事件输出将会待机。 
 事件动作间隙的说明 
测量值 (PV) 在事件设定值附近时由于输入的不稳等原因，事件的继电器触点会反复 ON、OFF。设定事件的动作间隙后，可避免继电器触点 ON、OFF 的反复。 
   事件计时器的说明 
事件计时器功能，在事件状态超过事件计时器时间时将事件输出变为 ON。测量值 (PV) 超过事件设定值时，事件计时器开始动作，即使事件计时器设定时间已经过，测量值 (PV) 仍超过事件设定值时，事件输出将变为 ON。此外，在事件计时器动作期间事件状态被解除时，事件输出不会变为 ON。  [例] 事件 1 计时器的设定为 50.0 秒时 
  在以下情况下事件计时器依然动作。  电源接通的同时即变为事件状态时  从 STOP (控制停止) 切换到 RUN (控制开始) 的同时即变为事件状态时 
处于事件待机状态的情况下，即便超过了事件计时器时间，事件输出也不会变为 ON。 
在以下情况下，事件计时器将重设。  在事件计时器动作过程中变为停电时  在事件计时器动作过程中，从 RUN (控制开始) 切换到 STOP (控制停止) 时 
          
事件状态 
设定值 (SV) 
事件设定值 
测量值 (PV)
事件 1 计时器 (50.0 秒) 
事件输出 ON 
事件输出 OFF 
非事件状态 事件 1 计时器 (50.0 秒) 
DO 灯的状态OFF 
测量值 (PV) 
ONOFFOFF事件状态
测量值 (PV) 
为上限输入值时 
测量值 (PV) 
ON OFF OFF事件状态
测量值 (PV)
为下限输入值时 
测量值 (PV)
更改设定值 (SV) 前
更改设定值 (SV) 设定值事件设定值
事件领域 更改设定值 (SV) 后
测量值 (PV)
设定值事件设定值
OFF ON ON 事件状态
待机动作领域 
测量值 (PV)测量值 (PV)
设定值 (SV)
测量值 (PV) 测量值 (PV)
设定值 (SV)
ON 事件状态
[有待机动作][无待机动作]
无论是否设定有设定变化率限幅，本地 SV 值类型的动作均相同。 
设定值 (SV) 
设定值 (SV)
更改设定值 (SV) 
设定值 (SV)
设定值 (SV) 
SV 监视值
时间更改设定值 (SV) 
设定值 (SV)
SV 监视值类型 
更改了设定值 (SV) 时，将对更改后的设定值 (SV) 设定事件设定值 
设定值 (SV)
设定值 (SV)
更改设定值 (SV)
设定值 (SV)
更改了设定值 (SV) 时，将对更改后的设定值 (SV)  设定事件设定值 
更改了设定值 (SV) 时，将对更改中的设定值 (SV)  设定事件设定值 
设定值 (SV)
[设定了设定变化率限幅时] [设定变化率限幅未设定时] 
本地 SV 值类型 
OFF ☆ ON Low High MV ON OFF ☆ MVLow High
OFF ☆ OFF ON ☆ PV Low High 
ON ☆ OFF ☆ ON PV Low High 
OFF ☆ ON Low High PV ON OFF ☆ PVLow High
OFF ☆ ON Low High SV ON OFF ☆ SVLow High
☆ OFF ON OFF ☆ PV Low High 
(无上限、下限个别设定) 
OFF ☆ OFF ON ☆ PVLow High
(有上限、下限个别设定) 
ON ☆ OFF ON ☆ PV Low High 
(无上限、下限个别设定) 
ON ☆ OFF ☆ ON PVLow High
(有上限、下限个别设定) 
OFF ON ☆ PV Low High 
ON OFF ☆ PVLow High
(事件设定值为正数时) (事件设定值为负数时) 
☆ OFF 
(事件设定值为正数时) (事件设定值为负数时) 
ON PVLow High
OFF ☆ ON Low High PV 
82R/S RUN 
8 210 0 
A: 监视& SV 设定模式 输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
C: 运行切换模式 
RUN/STOP 切换 RUN 状态 
Fn10 DSP 
H: 工程模式 
功能块 No. 10 显示 
Fn21 1.0InP 
功能块 No. 21 输入 1 
1.2INP 00000 
输入 1 的 输入种类 热电偶 K 
1.2INP 00001 热电偶 J 
1.UNIT 00000 
输入 1 的 显示单位 
0: C 1: F 无更改 
[输入值范围上限的设定范围] 
输入值范围下限～  输入值范围最大值 
1.PGSL00000
[输入值范围下限的设定范围] 
输入值范围最小值～  输入值范围上限 
1.PGSH00800
1.PGSL-0200
输入 1 的 输入值范围下限 
设定“0” 
82R/S RUN 
8 210 0 
A: 监视& SV 设定模式 输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
C: 运行切换模式 
RUN/STOP 切换 RUN 状态 
82R/S STOP STOP 状态 
Fn10 DSP 
H: 工程模式 
功能块 No. 10 显示 
如要设定工程模式，须停止控制。 
8EVA1 00001 
事件 1 配置 
1: 输入 1 用 2: 输入 2 用 3: 温度差输入用无更改 
88ES1 00001 
事件 1 种类 
上限偏差  (使用 SV 监视值) 
功能块 No. 41 事件 1 
88ES1 00003 
上下限偏差 (使用 SV 监视值) 
82R/S STOP STOP 状态 
如要设定工程模式，须停止控制。 
8EHo100000
事件 1 待机动作
[事件种类的设定范围] 
0:无事件 1: 上限偏差 (使用 SV 监视值) 2: 下限偏差 (使用 SV 监视值) 3: 上下限偏差 (使用 SV 监视值) 4: 范围内偏差 (使用 SV 监视值) 5: 上下限偏差 (使用 SV 监视值)   [上限、下限个别设定] 6: 范围内偏差 (使用 SV 监视值)   [上限、下限个别设定] 7: 上限设定值 (使用 SV 监视值) 8: 下限设定值 (使用 SV 监视值) 9: 上限输入值 10: 下限输入值 11: 上限偏差 (使用本地 SV 值) 12: 下限偏差 (使用本地 SV 值) 13: 上下限偏差 (使用本地 SV 值) 14: 范围内偏差 (使用本地 SV 值) 15: 上下限偏差 (使用本地 SV 值)   [上限、下限个别设定] 16: 范围内偏差 (使用本地 SV 值)   [上限、下限个别设定] 17: 上限设定值 (使用本地 SV 值) 18: 下限设定值 (使用本地 SV 值) 19: 上限操作输出值 (加热侧) 20: 下限操作输出值 (加热侧) 21: 上限操作输出值 (冷却侧) 22: 下限操作输出值 (冷却侧) 23: 上下限输入值 [上限、下限个别设定]24: 范围内输入值 [上限、下限个别设定]
无待机动作 
88EH100002
事件 1 动作间隙“2” 无更改 
[事件待机动作的设定范围] 
0: 无待机动作 1: 有待机动作 2: 有再待机动作 
[事件动作间隙的设定范围] 
0～输入量程 
8EVT10000.0
事件 1 计时器 “0.0” 无更改 [事件计时器的设定范围] 
0.0～600.0 秒 
8 210STOP
A: 监视& SV 设定模式输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
8EHo100001
有待机动作 
功能块 No. 41 事件 1
82R/SSTOP
C: 运行切换模式
RUN/STOP切换 
82R/S RUN 状态RUN
STOP 状态
1.PPoV00840
输入 1 的 输入异常判断点上限 
82R/SSTOP
8 210STOP
A: 监视& SV 设定模式
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
C: 运行切换模式
RUN/STOP切换 
82R/S RUN 状态RUN
STOP 状态
8 210 0 
A: 监视& SV 设定模式 
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
8 2100
A: 监视& SV 设定模式 
输入 1 的 测量值 (PV)/设定值 (SV) 监视 
(2 秒) MODE 
+ MODE (2 秒) 
(2 次) 
1.PGdP00000
输入 1 的 小数点位置
小数点后无 无更改 
1.PGSH01200
输入 1 的 输入值范围上限 
设定“800” 
(2 秒)MODE
MODE (2 秒)或+MODE
[输入种类的设定范围]
0: 热电偶 K 1: 热电偶 J 2: 热电偶 R 3: 热电偶 S 4: 热电偶 B 5: 热电偶 E 6: 热电偶 N 7: 热电偶 T 8: 热电偶 W5Re/W26Re9: 热电偶 PLII 10: 热电偶 U 11: 热电偶 L 12: 热电偶 PR40-20 13: 测温电阻 Pt100 14: 测温电阻 JPt100 15: 电流 DC 0～20 mA 16: 电流 DC 4～20 mA 17: 电压 DC 0～10 V 18: 电压 DC 0～5 V 19: 电压 DC 1～5 V 20: 电压 DC 0～1 V 21: 电压 DC 10～10 V 22: 电压 DC 5～5 V 23: 电压 DC 0～100 mV 24: 电压 DC 0～10 mV 
[小数点位置的设定范围]
0: 小数点后无 1: 小数点后 1 位 2: 小数点后 2 位 3: 小数点后 3 位 4: 小数点后 4 位 
(2 秒) MODE 
+ MODE (2 秒) 
(按数次) 
(2 次) 
+MODE 
(2 秒)MODE
MODE (2 秒)或+MODE
输入值范围表 热电偶输入 
种类值范围 种类值范围 
K  200 ～+400 CL  0 ～900 C 
 200 ～+1372 C 0 ～1652 F 
 328 ～752 FPR40-20 0 ～1800 C
 328 ～2502 F 0 ～3200 F 
J  200 ～+400 C测温电阻输入  200 ～+1200 C 328 ～752 F种类值范围 
 328 ～2192 FPt100  200 ～+850 C
T  200 ～+400 C 100 ～+100 C
 328 ～752 F 0 ～50 C 
S  50 ～+1768 C 328 ～1562 F
 58 ～3214 F 148 ～212 F
R  50 ～+1768 C 32 ～122 F 
 58 ～3214 FJPt100  200 ～+640 C
E  200 ～+1000 C 100 ～+100 C
 328 ～1832 F 0 ～50 C 
B  0 ～1800 C 328 ～1184  F
 0 ～3272 F 148 ～212 F
N  0 ～1300 C 32 ～122 F 
 0 ～2372 F电压/电流输入 PLII 0 ～1390 C
 0 ～2534 F可编程值范围 1999～9999 
小数点位置取决于小数点位置设定 
W5Re/W26Re 0 ～2300 C
 0 ～4200 F
U  200 ～+600 C 328 ～1112 F  
(  : 设定值 (SV)     : 事件设定值   ☆: 事件动作间隙) 