IP66IP67
www.easylaser.com
Shaft Alignment
Intrinsically safe for potentially explosive environments.
HORIZONTAL PROGRAM
直観的なユーザーインターフェースが、測定プロセスを先導してくれます。アニメ化されていて、各ステップの関係要素
では、画像が拡大されます。機械の調整前と調整後の測定結果を同一ファイル内に保存できます。
THIS IS EASY ALIGNMENT
1. . 寸法を入力
両方のマシンでソフトフットチェック公差チェック（プリセットまたはカスタム）測定の品質チェック画面
2. 測定 (4つの方法を利用可能、説明は右ページ）
3. 調整前の測定結果を表示4. 調整
双方向ワークフロー表示により、測定プロセスのどのポイントにでも簡単にジャンプできます
5. 見た目通りにレポートを表示
熱膨張補正機械の熱膨張を自動的に補正. 
画面切替  より直観的に調整方向を理解
セッションの継続N最新の測定をいつも利用可能、自動保存
テンプレート機械データと設定を含むテンプレートとして測定ファイルを保存し、測定をすばやく開始
測定値フィルター測定条件が悪い時に測定値を改良
複数組の脚2組以上の脚付き機械の芯出し
固定脚機械の任意の脚1組を固定。基部固定機械やボルト固定機械の調整時に使用。
ワイドなライブ調整HおよびV位置で拡張センサー位置範囲を使用しライブ値で調整
機械画像の選択カップリングの両側に表示する機械に別々の3D画像を選択
カップリングタイプの選択タイプに応じて方法を選択：ショートフレックス、スペーサーシャフト
調整ガイドシムと移動をシミュレートすることで、最適な調整の決定に役立ちます。Horizontalプログラムおよびマシントレイン用。
内蔵ヘルプアプリ内のユーザーマニュアルにより、今いるプロセスに関するチャプターが開くので、疑問に対する回答がすばやかう簡単に見つけられます。
測定ポイント
連続スイープシャフトの連続スイープ中の測定値を自動記録。数百ポイントが記録されます。回転のどこからでも開始できます。測定の品質チェックが提供されます。（左ページ下の例参照）
非連結スイープ 一度に1つのシャフト/ユニットを回転させて、他のシャフト/ユニット（固定）をレーザーに通過させます。十分な測定ポイントが記録されるまで、交互に繰り返します。回転のどこからでも開始および停止できます。
マルチポイント基本的にEasyTurn™と同じですが、回転する領域で複数のポイントを記録することができます。これにより、最適化された計算基準が提供されます。例えばタービンとすべり軸受アプリケーションに最適。
EASYTURN TasyTurn™ 機能により、回転のどこからでも測定プロセスを開始できます。測定値の登録には、各位置の間にわずか20°の角度でシャフトを任意の3か所に回転させます。3点法（9-12-3）のより使いやすいバージョン。
9‒12‒3 測定ポイントは、固定の9時、12時、3時の位置で記録されます。これは、ほとんどの場合に使用できる古典的な3点法です。
バリュー ‒ デジタルダイヤルゲージ
バリュープログラムを使用すると、ダイヤルゲージと同様に測定できますが、レーザーの精度を使用したレポート作成が可能です。
間隔と期間を設定し、自動記録可能です。測定ポイントごとに個別のメモ作成可能。
ベアリングのガタチェックなど
バリュープログラムを使って、ベアリングのガタやシャフトの負荷を確認できます。機械部品の真直度、平面度、動的動きを「手動で」計算するためにも使用できます。
機械ベースのねじれ測定
ねじれ測定プログラムを使用すると、システム内の測定ユニットのみを使用して、機械基礎の平面度またはねじれを確認できます。
垂直/フランジ取り付け機
垂直やフランジ取り付け機械用。4、6、8、10本のボルトで機械を扱います。
マシントレイン
台数制限なしにマシントレインの測定が可能。手動で基準の機械を選ぶか、プログラムに調整の必要性が最小になる機械を選ばせることができます。   
カルダン/オフセット取り付け機
カルダンおよびオフセット取り付け機械の調整用。（追加でカルダンブラケットキットが必要です。）
内部メモリ 測定ファイル、写真、レポートを内部メモリに保存
汎用ファイル PDF と Excel ファイルを作成可 
レポート送信メール経由でレポートを共有。すべてのプラットフォームで可能。
QRコード・バーコード 特定のコードを特定のマシンに割り当て、デバイスの内蔵カメラを使用して、割り当てられたファイルを設定を開きます。（注：カメラ解像度の要件が適用されます見せる!
PDFレポートテンプレート ２種類のフォーマットのどちらかを使用、またはお好きなデザインでカスタム
メモの追加もう少し説明したい時に
写真の追加 説明の表示に
レポートに電子作業の確認に画面上に署名、PDFファイルとともに保存されます
900.2°
XT50­M/S 測定ユニットXT50測定ユニットは、ドットレーザーと1軸のスクエアPSDを使用しています。最先端の有機LEDディスプレイ(D)は、ユニットの角度を表示するので、シャフト上への配置がより簡単です。対角線上に配置された固定用ノブが、ロッド上でユニットを確実に固定します。強固なアルミ外装が、最大の安定性をお約束します。IP66・67認証済み（防塵・防水・耐衝撃性）、 最大20時間稼働可能で上部なバッテリー。内蔵Bluetoothワイヤレステクノロジー。
シャフトブラケットVブラケットは軽くて頑丈で、全方向に最大安定性を発揮するよう2本のロッドがついています。チェーンがあらかじめついているため、機械へのセットアップが速く済みます。
システム部品
A. PSDパネルB. レーザー発信口C. レーザー角度調整D.有機LEDディスプレイ：バッテリー状況、ユニット角度 E. チェーン締付ノブF. 充電器コネクタG. ステンレス製延長ロッドH.固定用ノブI. スライド式ターゲット/ダストカバー
ECOM Tab­Ex® ディスプレイユニットSamsung GALAXY Tab Activeを元に、ecom危険地域タブレットは、ZONE 1/21とDIV 1での使用が認定されています。XT550システムは、ecomディスプレイの有無に関わらず、2つの構成になります。アプリは、ディスプレイユニットXT11と同様に、ほとんどの iOS とAndroid 装置で作動します。それらは潜在的に爆発の危険性がある地域では認可されていませんが、他の場所での使用は完全な補足になります。
A. ゴムコーティングの外装B. 大きくクリアな8インチTFTディスプレイ
（手袋をつけたまま使用可能）
ドットレーザー技術ドットレーザー技術によって、ラインレーザーシステムよりも、大きな機械やより長いスパンの計測が可能になります。カップリングに遊びが存在する時に、より高い精度を発揮します。加えて、機械据付時のチェック（基礎のねじれやベアリングのガタなど）も可能です。2軸PSDを使用すると、垂直方向・水平方向両方の値を読み取り、記録することができます。
デュアルレーザー、PSD、角度計 測定ユニットの電子角度計で、システムはその位置を正確に把握しています。これもまた、連結されていないシャフトの調整をとても簡単にします。2本のレーザー光線と2つのPSDを使った、いわゆる逆の計測法により、ひどく不正確に設置された機械の計測も可能です。これは、機械がまだ正しい位置にない、特に新設時に適しています。他の多くの方法と比較して、測定距離が長くなっても、デュアル技術の測定精度は維持されます。
測定ユニット XT50­M / XT50­S受光器１軸 TruePSD 20x20 mm
通信BT ワイヤレス技術
バッテリーリチウムイオン
稼働時間最大連続２０時間
分解能0.001 mm   
測定誤差<1%
測定範囲最大２０ｍ
レーザータイプダイオードレーザー
レーザー波長630‒680 nm
レーザークラス安全クラス２
レーザー出力<1 mW
電子傾斜計分解能 0.1°
保護等級IP66・IP67 
動作温度-10‒50 °C
保管温度-20‒50 °C
相対湿度10‒95%
有機LEDディスプレイ128x64 ピクセル
外装材アルマイト + PC/ABS + TPE 
寸法WxHxD: 76x76.5x50.9 mm  
重量316 g   
Ex 分類 II 2 G Ex ib op is IIC T4 Gb, -10°C ≤ Ta ≤ +50°C
Ex 証明書番号Presafe 17 ATEX 10552X, IECEx PRE 17.0049X
ソフトウェア (XTアプリ) 言語en / de / sv / es / pt / ru / ja / ko / zh / it / fr / pl
ディスプレイユニット ecom Tab­Ex®  (詳細は www.ecom­ex.com 参照)ディスプレイTFT 8インチカラー画面
オペレーティングシステムAndroid™ 5.1.1
稼働時間最大連続１１時間
通信Bluetooth® LE4.0 Wireless technology, WiFi
カメラ3 Mp フラッシュ付(後部)、 1.3 Mp (前部)
動作温度-20‒50 °C
寸法WxHxD: 162x256x33 mm  
重量1250 g   
Ex 分類 II 2 GD Ex db ia op is IIC T5 Gb, -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Ex 証明書番号Sira 15 ATEX 1205X, IECEx SIR 15.0075X
ケーブル充電ケーブル（ｽﾌﾟﾘｯﾀｹｰﾌﾞﾙ） 長さ 1 mブラケット他タイプチェーン式Vブラケット幅 18 mm
シャフト径20‒150 mm  延長チェーンをつけると最大径 450 mm 
ブラケット材質アルマイト
チェーン材質ステンレススチール
ロッド長120 mm、 60 mm（延長可）
ロッド材質ステンレススチール
Easy-Laser® XT550 シャフトシステム (12-1031)：1 測定ユニット XT50-M
1 測定ユニット XT50-S
2 シャフトブラケット（チェーン、ロッド付）
4 ロッド 75 mm
2 ロッド 120 mm
2 延長チェーン 900 mm
1 メジャー 3 m
1 ロッドツール
1 充電器(100‒240 V AC)
1 充電用DC スプリットケーブル
1 クイックマニュアル
1 レンズ用クリーニングクロス
1 マニュアル（USBメモリ）
1 キャリーケース Ex/ATEX
Part No. 12-1097：1 ディスプレイユニット ecom Tab-Ex®
PART NO. 12-1097ディスプレイユニット+Ex/ATEX ケース
重量: 8.4 kg    寸法 WxHxD: 450x300x180 mm 
PART NO. 12-1031Ex/ATEX ケース
重量: 6.9 kg 
IP66・IP67 認証済み Easy­Laser® XT50 は、防水、防塵、耐衝撃性を備えています。装置は、侵入に対する保護規格 IP66・IP67でテストおよび承認されています。これは、防塵および深さ1ｍまでの防水であり、強力なウォータージェットからも保護されていることを意味します。
ATEX 認証済みEasy­Laser® XT50 測定ユニットと ecom Tab­Ex® タブレットは、最新のATEX指令に従って承認されています。
www.easylaser.com
CAUTIONLASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAMCLASS 2 LASER PRODUCT 
Android
04700102
Easy-Laser® is manufactured by Easy-Laser AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Sweden Tel +46 31 708 63 00, Fax +46 31 708 63 50, e-mail: info@easylaser.com, www.easylaser.com© 2020 Easy-Laser AB. We reserve the right to make changes without prior notification.   Easy-Laser® is a registered trademark of Easy-Laser AB. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Other trademarks belong to their respective owners. This product complies with: EN608251, 21 CFR 1040.10 and 1040.11. Contains FCC ID: QOQBGM111, IC: 5123A-BGM111. *ecom Tab-Ex 1 year warranty. Documentation ID: 050898 Rev4
ISO9001
CERTIFIED
WARRANTYGLOBAL
SUPPORT
EASY-LASER® GENERATION
The age of measurement independence is here!
同じインターフェースさまざまな機能を備えた複数のシステムを購入しても、トレーニングは一度で済みます。アプリのインターフェースと基本機能がすべてのシステムで同じなので、トレーニングにかかる費用や時間を大幅に削減できます。
柔軟性XT アプリは、iOS・Android *どちらでも、タブレット・スマートフォんに関わらず作動します。爆発の可能性のある環境で使用する場合、その装置は、防爆地域用に設計・承認・認証されている必要があります**。しかし、危険でない場所では、選択の自由があります。
*条件が適用されます**XT11と標準的なiOS・Android機器は、通常ATEX認証を受けていないことにご注意ください
日本総代理店
大阪市中央区玉造1­20­10TEL:06­6768­0800info@easylaser.co.jphttps://www.easylaser.co.jp