FLIR BOSON
長波赤外線（遠赤外線）サーマルカメラ
フリアーシステムズの新製品、Boson長波赤外線（遠赤外線）サーマルカメラは、業界初の製品であるだけでなく、大きさ、重さ、電力（SWaP）の新たな基準を打ち立てる製品です。Bosonは、フリアーシステムズの新たなXIR拡張可能赤外線映像処理アーキテクチャを採用しており、わずかな消費電力で、高度な画像処理、映像解析を行うことができると共に、周辺センサーの各種ドライバーや業界標準の通信インターフェースに幅広く対応可能です。Bosonは解像度に応じて、視野角（FOV）別レンズ・オプションの中からお選びいただけます。
性能を低下させることなく、大きさ、重量、電力［SWaP］を大幅に低減
業界トップのSWaPだからこそ実現できた設定可能なサーマル・コア・カメラです。
• VGA／QVGAの解像度、12μmピクセルピッチのVOxマイクロボロメータ
• FOV別レンズ・オプション、QVGA用8種類、VGA用7種類から選択可能
• 3種類の感度レベル（＜40mKから）
• カメラ本体サイズは、21×21×11mm（4.9cm3）
• わずか7.5グラムの軽量設計
• 電力消費量の低減（500mVから）
• 頑丈なボディ構造、－40°Cから＋80°Cの温度定格
強力で拡張可能な新型XIR赤外製映像処理アーキテクチャ
高度な処理・解析機能を可能とするプロセッサをカメラ本体に内蔵。
• 超高解像度、ノイズフィルター、ゲインコントロール、ブレンディングなどを行う高度アルゴリズム
• 内蔵された映像解析機能により、無調整でハイエンドな自動制御が可能
• 映像処理や電力損失懸案のソフトウェアはカスタマイズ可能
• 物理プロトコル・レベル・インターフェース規格へのビルトイン・サポート機能
• サードパーティのカメラ、GPS、IMUなどの補助センサー用の入力と処理に対応
開発時間の短縮と開発コストの低減
これまでになくフレキシブルな統合性を備えており、短期間でコスト面でも無理のない開発が可能です。
• “ソリューション・アクセレレータ” 設定：さまざまな業種に対応できる設定を用意
• フリアーシステムズが信頼するサードパーティデベロッパーによってカスタマイズ済みのアプリケーション
• 全バージョン間での機械的／電気的互換性を達成
• 各種ハードウェアや画像処理を統合することにより、OEM要件に適合させることが可能
www.fl ir.jp/boson
Boson仕様
イメージング
センサー技術非冷却型VOxマイクロボロメータアレイ形式320×256または640×512ピクセルピッチ12μmスペクトル範囲遠赤外線、7.5μm～13.5μm温度感度＜40mK（産業）、＜50mK（プロ）、＜ 60mK（商業）フルフレームレート60Hzベースライン、30Hzランタイムのいずれかを選択スローフレームレート≤9Hzが可能
非均一性補正NUC工場出荷時校正済み、フリアーシステムズのサイレント・シャッターレスNUC（SSN TM）を伴う最新のFFC太陽光防護内蔵連続ズーム１倍から８倍ズーム記号オーバーレイ書き換え可能な各フレーム、半透明オーバーレイのためのアルファ・ブレンディング
アレイ形式320×256640 ×512HFOV、有効焦点距離HFOV、有効焦点距離92°、2.3mm508.7mm50°、4.3mm32°、14.0mm34°、6.3mm24°、18.0mm24°、9.1mm18°、24.4mm16°、13.8mm12°、36.0mm12°、18.0mm8.0 °、55.0mm6.1°、36.0mm°、73mm4.0°、55.0mm
入力電圧3.3VDC定格消費電力設定により異なる。最低500mW映像チャンネルCMOS またはUSB2制御チャンネルUART またはUSB周辺チャンネルI2C 、SPI 、SDIO設定可能GPIO最大11、ユーザーによる設定可能
大きさ21×21×11mm（レンズを含まず）重量7.5g（レンズ含まず）（設定によって異なる）
精密取付穴裏カバーにねじ穴4か所（M16×0.35）レンズ質量がコアの質量を超える場合は、レンズ支持具の使用を推奨
動作温度範囲－40°Cから80 °C(産業＆プロ)、－20℃から65℃(商業)非動作時温度範囲－50°Cから105°C衝撃1,500g@0.4msec動作高度12km
www.ﬂir.jp/boson
本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。©Copyright 2016, FLIR Systems, Inc. 04/14/2016 その他のブランド名および製品名はそれぞれの所有者の商標です。
www.ﬂir.jpNASDAQ: FLIR
PORTLANDCorporate HeadquartersFLIR Systems, Inc.27700 SW Parkway Ave.Wilsonville, OR 97070USAPH: +1 866.477.3687
電子機器・装備営業部Tel: 03-5427-7564Mail: ctl-devices@cornes.jp  
°、95°、4.9mm
Tripod mount (P/N:261-2608-00)1/40-20 インターフェイスの専用三脚
Lens focus tool (P/N: 261-2609-00)レンズフォーカス変更カスタムツール
Camera Link Kit (P/N: 421-0063-00）Boson ビデオへのカメラリンク及びUSB インターフェイス
Development Board (P/N: 250-0593-00)
各種インターフェイス搭載開発キット
USB/Analog VPC Kit (P/N: 421-0062-00)アナログビデオ出力用USB/Analog ケーブル