HF-MAC12 / HF-MAC02
解像度による影響
気泡組織測定装置
0.003㎜/Pixelの分解能を有するHF-MAC seriesの拡大
率は345倍の倍率に達します。高精細版では0.0014㎜
/Pixelの分解能を有し，拡大率は約730倍の倍率になり，
真値に近い値を求めることが可能です。
しかし，ASTM C457-16「Standard Test Method for
Microscopical Determination of Parameters of the Air-
Void System in Hardened Concrete」に記載されている顕
微鏡やスキャナーを用いた方法とは，異なる計測結果
が得られると推測します。
解像度の異なる試験機器による空気量と気泡間隔係
数は，高解像度になることにより，空気量が0.5%程度
増加する傾向を示し，気泡間隔係数は50μm程度向上す
る傾向が認められます（図-2）。これらの傾向は分解
能が向上したことによる影響と推測します。
従来では判別出来なかった微細な気泡組織を捉える
HF-MAC seriesは，気泡組織によるコンクリートの耐久
性評価等に新しい視点を広げることが可能です。
HF-MAC seriesは，画像処理を行う際の気泡認識作業
を測定面への光の当たり方により生じる陰影の違いに
着目して計測を行っています。この方法によれば，計
測面の特殊加工処理（樹脂等の埋込等）は必要なく，
通常の研磨処理だけで測定することが可能です。
基本的な原理は図-1に示すようなデジタル画面上の差
分法により気泡を認識し，二値化することにより，リ
ニアトラバース法に展開します。
特徴(HF-MAC12 / HF-MAC02)
‣カメラ分解能0.003mm/pixel（HF-MAC12 / HF-MAC02）
0.0014mm/pixel（HF-MAC12高精細版）
‣コア抜き不要（HF-MAC02)
‣高精度・個人誤差なし
‣骨材中の空隙・エントラップドエアーの自動認識
‣画像解析のため,測定面の特殊処理不要（研磨のみ）
‣再編集作業が可能
‣CSV形式によるデータ出力
ASTM C457-16 「Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete」準拠
図-2解像度による違い
01234567
高解像度：空気量(%)
在来型：空気量(%)
100 150 200 250 300 350 400
高解像度：気泡間隔係数(μm)
在来型：気泡間隔係数(μm)
図-1計測メカニズム
光源1光源2
2次照明減算処理後
1mm測定位置おける評価
配（調）合不明なコンクリートの評価
気泡間隔係数（μm）
測定位置（mm）
JIS10s-1010s-2030s-1030s-20
30×30×30㎝の試験体を作製し,測定面から10㎝，側
面から15㎝の位置において振動締固め（JIS叩き，10秒
）を実施した。評価深さは，型枠面から0,1,3,5mmお
よび試験体中央の位置において評価した。
試験体中央の気泡間隔係数は205μmに対し，表層部
の見かけ上の気泡間隔係数が向上していることが分か
ります（図-3,4）。表面から概ね5㎜程度でコンクリー
ト内部と等価になるが，測定位置によってその差は大
きいと推測します。HF-MAC02は，現場計測を対象とし
ており，測定位置は深さ０～１㎜程度の範囲となりま
す。この範囲における見かけ上の気泡間隔係数は，耐
久性評価上安全側ではなく，表層部からコンクリート
全体の評価は難しいと考えられます。しかし，耐凍害
性に寄与する気泡径（0.1㎜以下，図-5）に着目し評価
した場合，内部と表層部の気泡間隔係数は類似するた
め，表層部からコンクリート内部の評価を可能とし，
HF-MAC02を用いることによって簡易にコンクリート全
体の気泡状態を把握できます。
0.0265
気泡個数（個）
気泡径（mm）
10ｓ-100-010ｓ-200-010ｓ-100-110ｓ-200-110ｓ-100-310ｓ-200-310ｓ-100-510ｓ-200-5
㈱八洋コンサルタント / ㈱ファースト
コンクリートは不均質です。
コンクリート表面はセメントペーストであり，内部に
進むにつれてモルタルそしてコンクリートとなります。
資料保管年数を過ぎた橋梁等といった構造物は，使
用材料や配（調）合が不明瞭かつ，当時の施工プロセ
スが現代とは異なるため，適切に算出できないことが
想定されます。
このようなケースに対応するため，単位測線当たり
の気泡個数に着目し評価した結果，気泡個数によって，
三段階のグレード（Good:<200μm，Normal:200~400μm，
Bad:>400μm，図-5）に分けて評価できる可能性があり
迅速かつ微小径の気泡を捉えることが可能となった
HF-MAC seriesは，歴史的なコンクリート構造物から一
般構造物にかけて，損傷を最小限に当時の施工状態や
耐久性評価に幅広く使用できます。
様々な使用用途
‣ひび割れ幅計測
‣気泡径分による施工性評価（振動締固めの影響など）
‣配（調）合不明なコンクリートの評価
‣凍害抵抗性の評価
図-3測定深さ毎の気泡間隔係数
図-4測定深さ毎の気泡径分布
図-5気泡間隔係数と気泡個数の関係
100μm以下の気泡の気泡間隔係数（μm）
単位⾧さあたりの100μm以下の気泡数(個/mm)
Good (<200μm）
Normal (200~400μm）
Bad (>400μm）