ＣＡＬＬＩＤＴＥＳＴＥＲ
ＡＴ－９６１６Ａ
株式会社日興電機製作所
〒363-0002埼玉県桶川市赤堀１－７
ＴＥＬ：０４８－７２８－３１３１（代）ＦＡＸ：０４８－７２９－１０７５
３．本体の構造３
５．パネルの説明３
５－１．フロント
５－２．リア
６．使用方法４
７．電気的仕様５
８．設定パラメータの仕様・範囲（精度）５
８－１．発信設定
８－２．着信設定
８－３．呼設定
８－４．ＩＤ（発信者電話番号）設定
９．起動画面８
１０．初期化８
１１．発設定８
１２．呼設定９
１３．着設定１０
１４．ＩＤ（発信者電話番号）設定１１
１５．表示１２
１６．試験１２
本機は、ＮＴＴの発信電話番号表示サービス機能をもつ端末機器の動作試験を行うもの
です。各種の設定値を変更することができます。
発信電話番号を１００種類登録できます。
本機の操作・設定は、タッチパネル操作です。
・本体：１台
・電源コード：１本
・取扱説明書：１部
３．本体の構造
・ 本体は、可搬形金属筐体に収容されています
・ 概略寸法：３７０（Ｗ）×２０５（Ｈ）×３４５（Ｄ）ｍｍ
・ 質量：約８．７ｋｇ
・ 端末機器との接続：モジュラージャックとバナナジャック
・ 発信電話番号通知サービスの接続動作ができる
・ 各種時間・データを設定・変更することができる
・ エラーを発生させることもできる
・ 発信電話番号を１００種類（00～99）登録でき、ダイヤル２桁（00～99）で発生できる
・ 着信動作を一定間隔（設定時間）で繰り返し行うことができる
・ タッチパネルから各種設定等ができる
５．パネルの説明
５－１．フロント
（１）【POWERON】
本体の電源スイッチです
（２）【RESET】
本体のリセットスイッチです。
（３）【LINE MONITOR／SETUP OPTIONS】
タッチパネル付き液晶表示機。各種設定・データの変更・接続動作表示等
（４）METER【DC VOLT／RINGER VOLT／CH1CURR／CH2CURR／LINELEVEL】
DCVOLT：回線電圧、RINGER VOLT：呼出信号ﾚﾍﾞﾙ、CH1CURR：CH1 回線電流
CH2CURR：CH2 回線電流、LINELEVEL：回線交流信号ﾚﾍﾞﾙ
（５）【DCVOLT】
回線への供給電源電圧を調整します
発設定で４８Ｖ／２４Ｖを選択します。
（６）【RINGERVOLT】
呼出信号の電圧を調整します
（７）【SPVOLUME】
モニタスピーカの音量を調整します
（８）【CH1 ・ CH2L1/L2/G】
CH1 ・ CH2 も回線です
モジュラージャックと端子は、並列に接続されています
（９）【CONTRAST】
液晶表示機のコントラストを調整します
５－２．リア
（１）【AC100V】
付属の電源コードで交流 100V コンセントに接続します
（２）【２Ａ】
保護ヒューズです
（３）【GND】
本体のグランド端子です。
（４）【CH1SIGNALINPUT】
この端子に発振器を接続すると CH1 に信号を重畳できます
６．使用方法
（１） 電源コードを接続
「AC100V」コネクタに付属の電源コードを差し込み、交流 100V コンセントに接続
（２） 電源投入
「POWER ON」電源スイッチを上に倒す。これで本機は動作状態です
（３） 端末機器接続
「CH1 L1/L2」又は「CH2 L1/L2」に端末機器を接続。
１台で試験する場合は、CH1 側に端末機器を接続
２台で交互試験する場合は、CH1 側と CH2 側に端末機器を接続
（４） 操作
1 台（CH1）：「LINE MONITOR／SETUP OPTIONS」の下部表示部「試験」＋「開始」を
タッチすることで CH1 側へ発信します
2 台（CH1 と CH2）：片側から 2 桁のダイヤル信号発信で反対の CH 側へ発信します
（５） 終了
電源スイッチを下に倒してください。
７．電気的仕様
（１） 回線数：２回線（発信側／着信側／通話）
（２） 供給回路：電圧DC43V～53V（ﾎﾞﾘｭｰﾑ調整）、DC22V～26V（ﾎﾞﾘｭｰﾑ調整）
（３） 呼出信号（ＩＲ・ＣＡＲ・セントレックス）
周波数16Ｈｚ～80Ｈｚ
電圧10Ｖ～90Ｖ（ﾎﾞﾘｭｰﾑ調整）
（４） ファクシミリ無鳴動呼出信号
周波数1200Ｈｚ～1400Ｈｚ
レベル－10ｄＢｍ～－40ｄＢｍ
（５） モデム信号（ITU-TV,23）
スピード1200ＢＰＳ
周波数1300Ｈｚ／2100Ｈｚ
レベル－14ｄＢｍ～－38ｄＢｍ
（６） トーン信号（DT ・ BT ・ RBT）
周波数300Ｈｚ～500Ｈｚ
レベル－10ｄＢｍ～－40ｄＢｍ
（７） 検出機能
直流ループ検出15ｍＡ以上
直流ループ断検出10ｍＡ以下
ダイヤル信号検出ＤＰ／ＰＢ
（８） 指示計（各部監視用）
定格値（最大値）100ｍＡ／100Ｖ
階級2.5 級
（９） 使用電源
電源ＡＣ100Ｖ±10％、50／60Ｈｚ
８．設定パラメータの仕様・範囲（精度）
8－1．発信設定
設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ単位仕様・範囲（精度）
ON HOOK DETｍｓｵﾝﾌｯｸ検出時間設定・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
OFF HOOK DETｍｓｵﾌﾌｯｸ検出時間設定・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ単位仕様・範囲（精度）
LINE LOSSｄＢ通話時ﾗｲﾝ損失設定・ 0～31ｄＢ（±1ｄＢ）
CAR TRIP DETｍｓ起動信号とﾘﾝｶﾞ信号のﾄﾘｯﾌﾟ時間設定・0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
DT DELAYｍｓDT 発生までの時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
DT LEVEL-ｄＢｍDTﾚﾍﾞﾙ・-10～-40ｄＢｍ（±1ｄＢｍ）（600Ω負荷）
DT FREQＨｚDT 周波数・ 300～500Ｈｚ（±1％）
BT DELAYｍｓBT 発生までの時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
BT LEVEL-ｄＢｍBTﾚﾍﾞﾙ・-10～-40ｄＢｍ（±1ｄＢｍ）（600Ω負荷）
BT FREQＨｚBT 周波数・ 300～500Ｈｚ（±1％）
BT ON TIMEｍｓBTｵﾝ時間・ 10～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
BT OFF TIMEｍｓBTｵﾌ時間・ 10～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
RBT DELAYｍｓRBT 発生までの時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
RBT LEVEL-ｄＢｍRBTﾚﾍﾞﾙ・-10～-40ｄＢｍ（±1ｄＢｍ）（600Ω負荷）
RBT FREQ1ＨｚRBT 周波数・ 300～500Ｈｚ（±1％） （FREQ1＋FREQ2）の信
号を発生しますRBT FREQ2ＨｚRBT 周波数・ 300～500Ｈｚ（±1％）
RBT ON TIMEｍｓRBTｵﾝ時間・ 10～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
RBT OFF TIMEｍｓRBTｵﾌ時間・ 10～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
DIAL ERRORｍｓﾀﾞｲﾔﾙ信号がこないとき BT 発生までの時間・ 1000～59999ｍｓ
TEST CYCLEｓ繰返し試験の時の周期時間・ 1～599ｓ（±10ｍｓ）
START TEST NUM―繰返し試験の時の開始番号（00～99）
END TEST NUM―繰返し試験の時の終了番号（00～99）
LINE VOLTAGEＶ回線供給電圧・ 48Ｖと 24Ｖの切替え
LINE CURRENTｍＡ回線供給電流・ 15～99ｍＡ（±5ｍＡ）
8－2．着信設定
設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ単位仕様・範囲（精度）
ID LEV-ｄＢｍ発 ID 信号ﾚﾍﾞﾙ・-14～-38ｄＢｍ（±1ｄＢｍ）（600Ω負荷）
MARK 時間ｍｓ/ｍｓ発 ID 前/後のﾏｰｸ信号時間・ 5～1999ｍｓ（±2ｍｓ）
IDLE BIT―アイドル信号ﾋﾞｯﾄ数（0～6）
IR/CAR FREQＨｚ呼び出し信号周波数・ 16～80Ｈｚ（±1％）
IR ONｍｓ呼び出し信号オン時間・ 100～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
IR OFFｍｓ呼び出し信号オフ時間・ 100～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
IR/CAR VOLTＶ呼び出し信号電圧・ 10～90Ｖ（±2％+1Ｖ）OPEN 時
CAR ONｍｓ起動信号オン時間・ 100～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
CAR OFFｍｓ起動信号オフ時間・ 100～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
反転-起動信号ｍｓ極性反転から起動信号発生までの時間・0～9999ｍｓ(±10ｍｓ)
1 次応答-MARKｍｓ1 次応答からﾏｰｸ信号発生までの時間・0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
受信完了-呼出ｍｓ受信完了から呼出までの時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ単位仕様・範囲（精度）
2 次応答-復極ｍｓ2 次応答から復極までの時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
復極-通信ｍｓ復極から通信開始までの時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
1 次応答待ｍｓ1 次応答待ち時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
受信完了待ｍｓ受信完了待ち時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
ID-2 次応答待ｍｓ発 ID から 2 次応答待ち時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
受信完了-2次応答待ｍｓ受信完了から 2 次応答待ち時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
反転瞬断ｍｓ極性反転時の瞬断時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
起動信号瞬断ｍｓ起動信号時の瞬断時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
ID 切換瞬断ｍｓID 切換時の瞬断時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
呼出信号瞬断ｍｓ呼出信号開始時の瞬断時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
呼出信号断瞬断ｍｓ呼出信号断時の瞬断時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
復極瞬断ｍｓ復極時の瞬断時間・ 0～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
反転―着信側回線極性反転の有り／無し（1：有り/0：無し）
呼出時間ｍｓ呼出時応答待ち最大時間・ 0～59999ｍｓ（±10ｍｓ）
強制切断ｍｓ極性反転から強制切断時間・ 0～59999ｍｓ（±10ｍｓ）
8－3．呼設定
設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ単位仕様・範囲（精度）
IR FREQＨｚリンガ信号周波数・ 16～80Ｈｚ（±1％）
IR LEVＶリンガ電圧・ 10～90Ｖ（±2％+1Ｖ）OPEN
ON-OFF 時間ｍｓ鳴動-停止・ 10～9999ｍｓ（±10ｍｓ）
ｾﾝﾄﾚｯｸｽ FREQＨｚｾﾝﾄﾚｯｸｽ信号周波数・ 16～80Ｈｚ（±1％）
ｾﾝﾄﾚｯｸｽ LEVＶｾﾝﾄﾚｯｸｽ信号電圧・ 10～90Ｖ（±2％+1Ｖ）OPEN
ｾﾝﾄﾚｯｸｽ時間ｍｓON1-OFF1-ON2-OFF2 時間・（100～9999ms±10ms）
FAX LEVｄＢｍ無鳴動着信信号ﾚﾍﾞﾙ・-10～-40ｄＢｍ（±1ｄＢｍ）OPEN
FAX FREQＨｚ無鳴動着信信号周波数・ 1200～1400Ｈｚ（±1％）
8－4．ＩＤ設定
DLE（10H）・ SOH（01H）・ HED（07H）・ STX（02）・ SER（ｻｰﾋﾞｽ種別 40H）・ LEN（長さ）
PAR（ﾊﾟﾗﾒｰﾀ種別）・ LEN（長さ）・【／】（情報内容“/”は終了記号）・ DLE（10H）
ETX（03H）・ SUM（CRCﾃﾞｰﾀ）・ SUM（CRCﾃﾞｰﾀ）
ST_ERP（ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄｴﾗｰ発生位置000 を設定するとｴﾗｰなし）
P_ERP（ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄｴﾗｰ発生位置000 を設定するとｴﾗｰなし）
SP_ERP（ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｴﾗｰ発生位置000 を設定するとｴﾗｰなし）
９．起動画面
以下のキーを押して各項目を行います。
初期化内部記憶データを初期化します
発設定発呼情報その他の設定を行います
呼設定呼び出し信号の設定を行います
着設定着信制御条件の設定を行います
ＩＤ設定発ＩＤデータの設定を行います
表示各種設定内容を表示します
試験発ＩＤ試験を行います
１０．初期化
（１）キー操作
以下のキーを押してデータを初期化します。
戻るメニュー画面に戻ります
発信設発設定・呼設定の内容を初期化します
着信（番号）現在の着設定の内容を初期化します
着信全全ての着設定の内容を初期化します
各項目を選択すると【初期化しますか？】の確認を表示しますので、
初期化するときは【はい】を押してください。
【いいえ】を押すと初期化しないで戻ります。
１１．発設定
（１） キー操作
以下のキーを押してデータを設定します。
戻るメニュー画面に戻ります
１０ｋ１００００の位を増減します
１ｋ１０００の位を増減します
１００１００の位を増減します
１０１０の位を増減します
１１の位を増減します
＋／－＋,－を指定します。＋は設定値を増加－は設定値を減少
←設定項目を左に移動します
→設定項目を右に移動します
（２） 設定項目・範囲
１２．呼設定
（１） キー操作
以下のキーを押してデータを設定します。
戻るメニュー画面に戻ります
１ｋ１０００の位を増減します
１００１００の位を増減します
１０１０の位を増減します
１１の位を増減します
＋／－＋,－を指定します。＋は設定値を増加－は設定値を減少
←設定項目を左に移動します
→設定項目を右に移動します
項目名単位最小値最大値初期値
ON HOOK DETｍｓ09999500
OFF HOOK DETｍｓ0999950
LINE LOSSｄＢ03110
CAR TRIP DETｍｓ0999910
DT DELAYｍｓ09999100
DT LEVEL-ｄＢｍ104020
DT FREQＨｚ3005999400
BT DELAYｍｓ099991000
BT LEVEL-ｄＢｍ104015
BT FREQＨｚ3005999400
BT ON TIMEｍｓ109999500
BT OFF TIMEｍｓ109999500
RBT DELAYｍｓ099991000
RBT LEVEL-ｄＢｍ104015
RBT FREQ1Ｈｚ3005999392
RBT FREQ2Ｈｚ3005999408
RBT ON TIMEｍｓ1099991000
RBT OFF TIMEｍｓ1099992000
DIAL ERRORｍｓ10005999915000
TEST CYCLEｓ1599180
START TEST NUM―0990
END TEST NUM―09999
LINE VOLTAGEＶ244848
LINE CURRENTｍＡ159950
（２） 設定項目・範囲
１３．着設定
（１）キー操作
以下のキーを押してデータを設定します。
戻るメニュー画面に戻ります
１０ｋ１００００の位を増減します
１ｋ１０００の位を増減します
１００１００の位を増減します
１０１０の位を増減します
１１の位を増減します
＋／－＋,－を指定します。＋は設定値を増加－は設定値を減少
←設定項目を左に移動します
→設定項目を右に移動します
（２） 設定項目・範囲
項目名単位最小値最大値初期値
IRFREQＨｚ109916
LEVＶ109970
ONｍｓ1099991000
OFFｍｓ099992000
FREQＨｚ109916
LEVＶ109970
ONｍｓ109999250
OFFｍｓ109999250
ONｍｓ109999250
OFFｍｓ1099992250
FAXFREQＨｚ120014001300
LEV－ｄＢｍ104030
項目名単位最小値最大値初期値
ID LEV－ｄＢｍ143815
MARK 時間ｍｓ599991000
IDLE BIT―064
IR／CAR FREQＨｚ109916
IR／CAR VOLTＶ109970
IR：ONｍｓ10099991000
IR：OFFｍｓ10099992000
CAR：ONｍｓ1009999500
１４．ＩＤ設定
（１）キー操作
以下のキーを押してデータを設定します。
戻るメニュー画面に戻ります
正規化設定された情報内容で情報内容長･ﾁｬｯｸｻﾑなどを計算し、ｴﾗｰのな
い状態にします。 ｴﾗｰを発生させる時は正規化後に設定内容を変
更します。情報内容の終了記号は「／」です。
《カーソルを項目内で左に移動します
》カーソルを項目内で右に移動します
－カーソル位置の設定値を減少します
＋カーソル位置の設定値を増加します
←設定項目を左に移動します
→設定項目を右に移動します
項目名単位最小値最大値初期値
CAR：OFFｍｓ1009999500
反転－起動信号ｍｓ09999100
１次応答－MARKｍｓ09999100
受信完了－呼出ｍｓ09999300
２次応答－復極ｍｓ09999100
復極－通信ｍｓ09999100
１次応答待ｍｓ099996000
受信完了待ｍｓ099997000
ID－２次応答待ｍｓ09999600
受信完了-2 次応答待ｍｓ09999300
反転瞬断ｍｓ099990
ID 切換瞬断ｍｓ099990
呼出信号瞬断ｍｓ099990
呼出信号断瞬断ｍｓ099990
復極瞬断ｍｓ099990
反転―011
呼出時間ｍｓ05999910000
強制切断ｍｓ05999950000
（１） キー操作
以下のキーを押してデータを設定します。
戻るメニュー画面に戻ります
設定ＩＤ着設定を表示します。このキーを押すと設定ＩＤ表示に変わります
着設定設定ＩＤを表示します。このキーを押すと着設定表示に変わります
送出ＩＤ実際に送出するデータ列を 16 進数表示します。
SDTPS：START BIT＋DATA 7BIT＋PARITY BIT＋STOP BIT の順に表示し
※この表示には時間がかかりますので注意してください。
－１減少した設定番号の内容を表示します
＋１増加した設定番号の内容を表示します
（１） キー操作
以下のキーを押してデータを設定します。
戻るメニュー画面に戻ります
着信「着信」「繰返し」「ＦＡＸ」「ＩＲ」「ｾﾝﾄﾚｸｽ」に切り換わります
１着信指定した番号の発 ID 試験を１回行います
「開始」を押すと CH1 に起動信号を送出します
「停止」を押すと中止します
また、２桁のﾀﾞｲﾔﾘﾝｸﾞにより任意の番号の発 ID 試験を行う
そのときは、CH1 からのﾀﾞｲﾔﾘﾝｸﾞもできます
指定番号は左上に表示します
２繰返し「開始」を押すと設定した開始番号から終了番号までを設定した
周期で繰返し発 ID 試験を行います
３ＦＡＸ「開始」を押すとファクシミリ信号を送出します
「停止」を押すと送出を止めます
４ＩＲ「開始」を押すと呼び出し信号を送出します
「停止」を押すと送出を止めます
５ｾﾝﾄﾚｸｽ「開始」を押すとｾﾝﾄﾚｸｽ呼び出し信号を送出します
「停止」を押すと送出を止めます
＋発ＩＤ設定番号を１増加します
－発ＩＤ設定番号を１減少します
開始試験を開始します
試験を開始すると【停止】と表示します
【停止】を押すと試験を停止し、【開始】表示に戻ります
（２） 試験中の状態表示
CH1 ・ CH2 の交換動作表示は以下のような表示をします
「呼出信号」「起動信号」「発 ID」「ｵﾝﾌｯｸ」「ｵﾌﾌｯｸ」「BT 送出」「RBT 送出」「通信中」
※お問合せ先：株式会社日興電機製作所ＴＥＬ０４８－７２８－３１３１
受付時間９時～１２時／１３時～１７時
月曜日～金曜日（祝日・年末年始・夏季休暇などの弊社の休日は休みます）
株式会社日興電機製作所