広角眼底LED共焦点スキャナー
Eidonトゥルーカラー共焦点スキャナー
最新の技術を駆使し、眼底の新しいイメージングを提供します。
眼疾患の多くは、精細で高品質な網膜画像から情報を得ることができます。
しかし今までの眼底撮影は、小瞳孔や中間透光体の混濁等が悪影響を及ぼし、撮影が困難な症例が有りました。
パノラマドキュメンテーション
網膜の広角イメージングは、周辺網膜を検査する上で不可欠な
ツールとなっています。
中間透光体に混濁があっても、眼底所見・検出が容易
網膜疾患の早期徴候は、直視的な眼底検査や低解像度の眼底撮
影装置では、形態異常等の眼底所見を見逃されることがあります。
Eidonの高精細・高品質な画像は、白内障や他疾患での中間透光
体混濁があっても鮮明に撮影することが可能です。
正確な患者フォローアップ
Eidonは経時的に画像を、簡単に比較するためのツールとしてご
使用いただけます。
改善された患者ワークフロー
2.5mmの小瞳孔でも無散瞳撮影が可能ですので、患者様の散瞳
時間が要らなく、検査の流れをスムースにし待ち時間を短縮でき
インフォームドコンセントのツールとして
Eidonの高精細・高品質なカラー共焦点画像は、患者様への説明
用として大変有用なツールです。
Eidonの完成された網膜イメージングは、眼底の新しいイメージングを提供するシステムです。
眼科市場で唯一のトゥルーカラー共焦点スキャナーであるEidonは、SLOシステムや眼底カメラシステムとの比較に於いても、最高の機能を兼ね備えています。
Eidonは、1つの撮影画像を各波長に分解する機能で、3つの画像タイプを選んでいただく
事ができます。
1. トゥルーカラー画像は、高品質な網膜の概要を提供します。2. レッドフリー画像は、網膜血管系と網膜神経線維層の詳細を強調するのに役立ちます。3. 赤外光(IR)画像は、網膜深部や脈絡膜に対応する情報を提供します。
1 - TrueColor2 - Red-free
3 - Infrared
共焦点白内障の画像イメージ
共焦点イメージングの主な特徴は、高品質・高精細な画像取得が可能な、新しいイメージング技術として知られています。共焦点の原理は、焦点面以外の層からの散乱光の影響を制限することです。白内障や他疾患での混濁が有る場合でも、共焦点イメージング技術は高品質な画像撮影を可能にします。
トゥルーカラーイメージングより自然に！
Eidonは共焦点イメージングの利点とトゥルーカラーイメージングの忠実さを組み合わせ、白色LED光源を使用した網膜イメージングの、新しいパフォーマンスを確立した最初のシステムです。このユニークな組み合わせは、実際の眼底の解剖学的構造を正確に画像化することで、病理的検出、診断および経過観察に役立ちます。トゥルーカラー共焦点イメージングは、眼底カメラやSLO疑似カラーでは明らかにならない眼底所見を詳細に提供します。
広角画像高解像度での周辺網膜
Eidonは一回の露光で網膜の60°*のシングル画像を撮影します。また、広角画像撮影はオートモードで110°*パノラマ合成画像を作成します。広角画像撮影に適用されるEidonトゥルーカラー共焦点技術は、疾患の検出、分析、および病状のモニタリング等、周辺部に於いても鮮明に観察可能です。 ＊はISO10940眼底カメラ規格表示です。
Eidon (Fig.1) vs traditional fundus camera (Fig. 2). Macular drusen in cataract patient
Fig. 7 ‒ Eidon 110° TrueColor Mosaic (5 ﬁelds). Proliferative diabetic retinopathy.Fig. 8 ‒ Eidon 110° Infrared Mosaic of the choroid (7 ﬁelds). Peripheral nevus.
Fig. 9a ‒ Eidon 85°x 60° TrueColor Mosaic (2 ﬁelds). The dashed circle highlights the standard 45°ﬁeld image of the same retina capturedwith a traditional fundus camera (Fig. 9b).
110°110°
85°45°
Eidon TrueColor (Fig. 3) highlights details poorly visible in the traditional fundus camera(Fig. 4)
Eidon detail (Fig. 5) vs SLO pseudo-color (Fig. 6). Color is altered and details can be missed in the SLO pseudo-color image.
Eidon 眼底カメラ
Eidon 眼底カメラ
Eidon SLO疑似カラー
Wide Field Imaging 
トゥルーカラーモザイク（3ショット） 
トゥルーカラーモザイク（5ショット） 
画角撮影範囲
What you see is what it is！
電動あご台（あご受けは取り外し洗浄可能）
ホワイトLEDの照明を使用することで擬似カラーではなく真の眼底画像が撮影できます。
Automatic mode includes
● オートアライメント ● オートフォーカス（球面-12D～+15D）
● オートフラッシュ＆オート露出 ● オートモザイク
３つのUSBポートとイーサネット用ポートマニュアルモード用３Dジョイスティック高解像度のタッチスクリーンタブレット
RedOrangeYellowGreenBlueIndigoViolet
多彩なオート機能
無散瞳型眼底カメラ
散瞳型眼底カメラ
Eidon Single
Eidon Auto Mosaic
超広角走査型レーザー検眼鏡
外部（入射）角 α（ISO10940眼底カメラ規格表示）
中心角 δ（眼球中心から計算）
（δ＝0.74×2×α）
Courtesy of Prof.G.Staurenghi, Prof.S.Sadda, Prof.V.Sarao
A case of Central Serous chorioretinopathy
自発蛍光の重要ポイント
FAFはRPEのリポフスチンなど、蓄積する蛍光色素のパターン分布に基づいて画像取得され、臨床的に有用な情報を提供します。RPE機能不全は、FAFシグナルの増加、すなわちリポフスチン蓄積。RPEに対応する画像内の明るい領域として可視化される。光受容体の死は、FAFシグナルの減少として可視化される。それは、リポフスチンの萎縮や消失に対応する、画像内の暗い領域です。
• RPE機能不全：リポフスチン蓄積・沈着 FAFシグナルが増加（過蛍光を示す）
• RPE萎縮や消失：リプフスチン消失 FAFシグナルが減少（低蛍光を示す）
Eidonトゥルーカラー共焦点スキャナーを、より進化させたEidon AFは、自発蛍光撮影
機能を搭載。高画質なすべての画像撮影を可能にしました。
臨床診療における自発蛍光イメージングの重要性。
自発蛍光（FAF）イメージングは、網膜色素上皮（RPE）層の機能や分布変化を示すことを通して、網膜の代謝と機能異常に関する情報を提供する非侵襲的技術です。 FAFイメージングは、いくつかの網膜障害の病因におけるRPEの代謝変化を理解するのに役立つかもしれません。
All images courtesy of Sacco Hospital, Milan
Eidon AfSLO眼底カメラ
自動化が従来の網膜血管造影撮影を凌駕します。Eidonの優れたプラットフォーム
フルオレセイン血管造影撮影機能を備えたEidon FAは、
さまざまな種類の画像を取得するための優れたツール
•  白色LED照明は高品質のトゥルーカラー画像を提供できます。
•  レッドフリー画像は、網膜血管系と網膜神経線維層の詳細を
強調するのに役立ちます。
•  赤外光(IR)画像は、網膜深部や脈絡膜に対応する情報を提供
•  自発蛍光画像は、網膜色素上皮（RPE）層の評価を可能にします。
•  フルオレセイン血管造影画像及び動画撮影により、網膜血流
の詳細を観察およびモニターすることができます。
Eidon FA フルオレセイン血管造影
2018/03/21 12:35:592018/03/21 12:35:59
00:48.73201:25.251
FA - OSFA - OD
2018/03/21 12:35:59FA - OS
2018/03/21 12:35:59
00:48.02200:48.022
FA - OS
Eidon FAは、高解像度画像と広角イメージングを融合。自動化された撮影システムで、今までに無い高精細高解像なフルオレセイン血管造影が可能です。
FEATURESBENEFITS
共焦点技術での高解像度
ワイドフィールド
Eidon FAは複雑な血管造影プロセスを、検者のわずかな操作だけで、造影
撮影を可能にします。
Eidon FAの共焦点技術は、最高の画像解像度を提供します。網膜（15μm）
上での網膜血流の高精細画像が、微細な異常血管網をも検出します。
Eidon FAの60°ワイドフィールド画像は、網膜周辺部も網膜中心と同様に
高解像な撮影が可能です。
Remote Viewerリモートビューア専用のアプリケーションソフトを必要としないシームレスな接続。ビューアソフトウェア等の追加投資を必要としません。
Eidonは、リモートでのデータレビューとデータバックアップの両方可能にする、ネットワーク接続のためのビューア機能を提供します。Eidonのリモートビューアはブラウザベースのソフトウェアで、同じローカルエリアネットワーク（LAN）上のどのネットワークコンピュータからでもレビューできます。
•  フリッカーリング - 経時的な網膜特性のわずかな変化が見えるように、同じ目の画像を切り替え表示し再生されます。
•  カップ＆ディスクの計算 - CD比率を測定して保存できます。
高精細高解像度画像
Data Courtesy of IEMO, Udine
■ 装着部分類
１、B(IEC60601-1に従う)
■ IPクラス分類
IPX0（粒状物質又は水の有害な侵入に関しての外装部に施された保護
■ 画像取込み
最小瞳孔径：2.5mm
1画像あたりの画角：60°(横) x 55°（縦）
広角オートモザイク画角：110°x95°
広角マニュアルモザイク画角：145°
センサー解像度：14メガピクセル(4608x3288)
光源 インフラレッド 825-870nm
 青色LED  440-475nm
 白色LED440-650nm
ワーキングディスタンス：28mm
解像度：60ピクセル/度
網膜上の解像度：15μm
ピクセルピッチ：4.9μm
FAビデオ解像度：1840×1644ピクセル
FAビデオフレームレート：5fps
■ その他の特徴
取得画像の種類：トゥルーカラー、インフラレッド、レッドフリー、自発
蛍光画像(Eidon Af、Eidon FA)、蛍光造影(Eidon FAのみ)
オート撮影機能：オートアライメント、オートフォーカス、オートフラッ
シュ＆オート露出、オートモザイク
オートフォーカスの範囲：‒12D～+15D
内部固視灯が任意の位置に設定可能
ユーザーインターフェース：
10.1 マルチタッチスクリーンカラータブレット
タブレットを通してイーサネット接続可能
ハードディスク容量： SSD,256GB(Eidon、Eidon Af)、
 SSD,2TB(Eidon FA)
幅360mm x 高さ590mm x 奥行620mm
重さ25kg
電圧100-240VAC, ヘルツ数50/60 Hz
消費電力80W
仕様は改良のため通知なしに変更されることがあります。
電源アダプター
３Dジョイスティック（ジョイスティックホルダー付）
タブレット（タブレットホルダー＆USBケーブル付）
ユーザーマニュアル
フロントレンズキャップ
取り替え式額当て
外付け固視灯
モバイルPC(Eidon FAのみ)
販売元 株式会社KY CenterVue 〒113-0033東京都文京区本郷3丁目35番4号 不二光学ビル5F TEL:03-6801-8023（代）FAX:03-6801-8035
製造販売元 株式会社キーラー・アンド・ワイナー 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目35番3号 本郷UCビル TEL:03-3815-7787（代）FAX:03-5802-5931
販売名：眼撮影装置Eidon認証番号：229AABZX00112000
販売名：眼撮影装置Eidon Af認証番号：229AABZX00112000
販売名：眼撮影装置Eidon FA認証番号：229AABZX00112000