■ 簡易取付け 既設管への施工不要
取付け所要時間は約1分間！内部パラメーターの設定は不要！流量計本体の取付けが簡単で、既設配管への取付けが可能です。配管の外側から流量を計測するので圧力損失がありません。
■ 熱量計 オプションあり
簡易取付型の熱量計オプションもあります。表面温度センサーのため、配管の施工の必要がありません。
〒154-0002  東京都世田谷区下馬1-34-12-101
TEL 03-5430-2301FAX 03-5430-2302
E-mail  hitech@ﬂow-tech.jphttps://www.hitech-ﬂow.co.jp/
2020.05-1
内容は予告なく変更する場合がございます。
表示器一体型 超音波式流量計pflow CAシリーズ
ネジを締めこむだけの簡単取付けタイプ
既設配管への施工は不要！
HITECHFLOW SENSING OF
他の超音波式流量計と同様に流量計測のための諸条件が存在します。
注意点と合わせて、必要直管長等をご紹介いたします。
■設置上の注意
・右図の様に直管長を設け設置して下さい。・配管材質は均一なものをご使用下さい。（ライニング管などにご使用の場合はご相談下さい）・流体内に空気が混入しないように配管上で空気抜きを設けて下さい。・水没しない場所にセンサーを設置して下さい。・定置型の変換器は、直射日光の当たらない涼しい場所に設置して下さい。・ポータブルタイプは持運び式なので、定置設置はしないで下さい。・設置場所付近に送電線や鉄道が走っている場合は弊社にご相談下さい。・インバーター制御や大きな電力を必要とする機器の電源とは別に専用電源を設けて下さい。・落雷が多い場所に設置の場合は、避雷器などをご使用下さい。
■ご使用上の注意
・流体中に気泡の混入がないこと。・均一な液体であること。・スラリーやゴミなどの混入がないこと。・満水であること
必要直管長について
90°ベンド
上流側下流側
pﬂow CAシリーズの型式選定の際は、測定配管の材質をご確認のうえ、
ご選定いただきますよう、お願い致します。
※熱量計オプションの場合
オーダーコードについて
■オーダーコード例pﬂow CA 20 - P〈オーダー内容 ➡ PVC用 25～29mmφ用 流量計〉
pﬂow CA 20 - C - E〈オーダー内容 ➡ 鋼管用 25～29mmφ用 熱量計〉
適応配管外径（3ページ参照）配管材質：P ＝ PVC，C ＝ 鋼管，S ＝ ステンレス管
C O N T E N T S
HITECHFLOW SENSING OF
ｐﬂow CAシリーズ
超音波が液体中を伝搬する時、流れがある場合は静止状態と比較して伝搬時間が変化します。
超音波信号が移動する液体を介して上下流の検出器／トランスデューサーに送受信される時、
上流と下流の通過／伝搬時間に差が生じます。
この生じた時間差から流速／流量を演算し、指示・出力させます。
従来の超音波式流量計と同様に、流速／流量を計測する場合、
配管内が満水状態であることが必須条件となります。
配管内が、非満水状態や気泡の混入がある場合、超音波信号の伝搬が遮断され、
計測不具合の原因となります。
簡易取付けの４STEP
配管の外側にクランプするだけなので、既設配管への加工の必要がなく、
流量／ポンプ等を停止させることなく取付けが可能です。
※配管口径及び材質ごとにモデルが異なりますのでご注意ください。
■目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
■概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
■仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
■外形寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
各部位の説明と表示画面
■機器の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
簡単取付方法
■主な用途・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
熱量計オプション
■設置条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
オーダーコードについて
簡易取付け表示器一体型 超音波式流量計
T down
下流側検出器／トランスデューサー
上流側検出器／トランスデューサー
製品を開封完成ネジを締めて固定配管に設置
HITECHFLOW SENSING OF
簡易取付け表示器一体型 超音波式流量計
p-ﬂow CAシリーズ
超音波流量計は、配管の外側に検出器を設置するだけなので、配管の加工を必要としません。
簡易取付け表示器一体型 超音波式流量計 pﬂow CAシリーズは、超音波式流量計でありながら、
低価格、コンパクト設計、簡単取付けを実現しました。
●取付け所要時間は約1分！
●表示器一体型のコンパクト設計
●設置スペースを殆ど必要としない
●メンテナンス用のバイパス管が不要
●可動部が無い為、長期安定した性能が得られる
●非接液の為、メンテナンスフリー
簡易取付け表示器一体型 超音波式流量計pﬂow CAシリーズのラインナップは下記の通りです。
適応配管は、PVC（P）・鋼管（C）・ステンレス（S）配管の3種類から選択可能です。
出力オプションを付属することでアナログ4-20mADC出力等の出力が可能です。
測定流速範囲
ディスプレイ
出力（オプション）
0.03～5.0m/s
±1.0％F.S.
清水・水道水
10～36ＶＤＣ/1Ａ
128×128 ＯＬＥＤ
指示計部：－10～50℃検出部：0～60℃
ＲＨ：0～99％但し結露なきこと
ＩＰ55/ＰＣ・ＡＢＳ樹脂
φ5.6mm6芯9ｍ
アナログ4-20ｍＡＤＣ・ＯＣＴ及びリレー・ＷＩＦＩ
型式適応配管外径
配管外径（ご参考値）
pﬂow-CA15pﬂow-CA20pﬂow-CA25pﬂow-CA32pﬂow-CA40pﬂow-CA50pﬂow-CA65pﬂow-CA80
ステンレス：S
適応配管外径（単位：mmφ）
pﬂow CAシリーズは軽量・コンパクト設計なので、持運びも容易に行えます。
各型式毎の寸法は下記の通りです。
型式適応配管外径（mmφ）
pﬂow-CA15pﬂow-CA20pﬂow-CA25pﬂow-CA32pﬂow-CA40pﬂow-CA50pﬂow-CA65pﬂow-CA80
重量（kg）
部位の説明と表示画面
操作に使用するのは3キーだけの簡単操作！ 上下キーで数値またはアイテムの入力／選択〇キー（エンターキー）で設定を確定するだけ！
※出荷前に配管仕様を設定するので、通常現地でのパラメーターの設定は必要ありません！
標準の計測画面は瞬時積算流量ですが、瞬時流量+流速等に切替えが可能です。
流量計測時には受信感度が得られていることを確認してください。
※Ver.アップに伴い 指示部の寸法が変更になる場合があります。
HITECHFLOW SENSING OF
簡易取付け表示器一体型 超音波式流量計
p-ﬂow CAシリーズ
pﬂow CAシリーズの主な用途をご紹介します。
下記は参考例ですので、専用の用途ではありません。
主にビルの空調設備等のエネルギーや、空調システムの管理の目的で使用できます。
また、pﬂow-CAシリーズはオプションを付属することで、
簡易取付け表示器一体型 超音波式熱量計 pﬂow CA**-E として使用できます。
※詳細は次項をご参照願います。 
熱量計オプションを付属することで、流量に加え、熱量の監視が容易にできます。
基本仕様はpﬂow CAシリーズと同様です。
測温抵抗体PT1000Ωが付属され、
熱量演算が可能になります。
pﬂow CAシリーズの機器構成は非常に単純です。
表示器一体型なので、測定する配管とpﬂowと電源があれば計測可能です。
簡単取付方法
取付けもシンプルで、簡単に施工できます。
下記の4ステップをご参照ください。
流量計本体pﬂow CAシリーズ
ケーブル：6芯9m標準
※PCとの通信はサービスマン用のオプションです。アナログ4-20mA出力等
PC通信用 RS485
DC24V電源
製品を開封受信感度を確認して完了
流量計本体を4本のネジで固定取付け治具を測定するパイプに取り付け4点が均等になるように締め付けをしてください
※流量計測定の際は、配管内が満水状態であることが測定条件です。
省エネルギーのための流量監視
空調システム
エネルギーの監視
冷暖房水の管理
流量計本体と同じように、取り付けは非常に簡単。専用の取付治具のネジ4点を締めこむだけです。
・温度センサー：PT1000Ω2ヶ1/組（往・還）・温度範囲：0～100℃・流量センサー温度範囲：4～95℃