text: 814.542.1 Ordonnance du DFIconcernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical(Ordonnance sur les rayons X, OrX)du 26 avril 2017 (Etat le 6  février 2018)Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),vu les art. 12, al. 4, 36, al. 2, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,arrête:1 RS 814.501Section 1 Dispositions générales  Art. 1 But, champ d’application et objet  1 La présente ordonnance a pour but d’assurer la protection des patients, du personnel et des tiers contre les rayonnements ionisants émis lors de la mise en service ou de l’utilisation de systèmes radiologiques médicaux (systèmes radiologiques).2 Elle s’applique aux systèmes radiologiques dont les tensions du tube ne dépassent pas 300 kilovolts (kV) et qui produisent artificiellement des photons d’une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts (keV), pour les applications suivantes:a.usage diagnostique ou thérapeutique sur l’homme ou sur l’animal; b.contrôle de positionnement, planification et simulation en radiothérapie;c.formation ou démonstration; d.médecine légale ou pathologie;e.recherche ou usage industriel.3 Elle réglemente notamment:a.la justification et l’optimisation des expositions médicales (section 1);b.la radioprotection liée à la construction (section 2);c.la mise en service (section 3);d.l’utilisation (section 4);e.l’assurance de qualité, notamment le contrôle et la révision (section 5).4 L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim)2 s’applique à la mise sur le marché des systèmes radiologiques.2 RS 812.213Art. 2 Définitions  Les définitions figurant à l’art. 2 ORaP et aux annexes 1 et 4 ORaP ainsi qu’à l’annexe 1 de la présente ordonnance s’appliquent.Art. 3 Justification  Tout examen radiologique nécessite une justification basée sur son indication, conformément aux art. 28 et 29 ORaP. Art. 4 Optimisation des expositions médicales  1 Les examens diagnostiques doivent être compatibles avec la technique d’examen optimisée visée à l’art. 32 ORaP de sorte que l’information diagnostique nécessaire soit obtenue avec une dose minimale.2 Pour prendre en compte l’expérience ainsi que l’état de la science et de la technique, les éléments suivants sont déterminants:a.les recommandations des organisations professionnelles internationales et nationales;b.les niveaux de référence diagnostiques publiés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);c.les directives de l’OFSP. 3 La pratique d’examen est contrôlée régulièrement et optimisée.Art. 5 Instruction du personnel  1 Le personnel entrant en fonction doit, avant le début de ses activités, être instruit par l’expert des règles applicables de radioprotection, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3 (expert en radioprotection).2 Le personnel de nettoyage n’est autorisé à travailler en secteur surveillé que s’il a été instruit par une personne suffisamment formée en radioprotection.3 Les instructions indiquées aux al. 1 et 2 doivent être actualisées à des intervalles appropriés.3 RS 814.50Art. 6 Physiciens médicaux  1 Pour l’optimisation, la formation continue et la gestion de la qualité lors des applications de radiologie interventionnelle, en tomodensitométrie et en fluoroscopie dans le domaine des doses modérées, il faut faire appel à un physicien médical conformément à l’art. 36, al. 1, let. b, ORaP. A cet effet, les recommandations internationales et nationales doivent être prises en compte.2 Pour les autres applications dans les domaines des doses modérées et faibles, l’engagement d’un physicien médical conformément à l’art. 36, al. 1, let. c, ORaP doit être planifié à la demande des autorités de surveillance.3 Pour chaque installation radiologique à usage thérapeutique, on est tenu de faire appel, pour l’assurance de la qualité visée aux art. 26 à 31, à un physicien médical. Art. 7 Applications spéciales et innovations techniques   Dans les cas où cela se justifie en raison d’applications spéciales ou d’innovations techniques, l’OFSP peut accorder des dérogations aux dispositions techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où le requérant ou le titulaire de l’autorisation démontre que la radioprotection est garantie par des mesures adéquates. Art. 8 Systèmes radiologiques utilisés à d’autres fins  Pour les systèmes radiologiques qui ne sont pas à usage diagnostique ou thérapeutique sur l’homme ou l’animal, les exigences de la présente ordonnance concernant les installations vétérinaires s’appliquent.Section 2 Radioprotection liée à la construction  Art. 9 Valeurs directrices de la dose ambiante  1 Les locaux dans lesquels sont utilisées des installations radiologiques doivent être blindés de sorte que, selon les paramètres d’exploitation prévus, la dose ambiante ne dépasse 0,02 mSv pendant une semaine à aucun endroit situé à l’extérieur où pourraient séjourner durablement des personnes non exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.2 La dose ambiante ne doit pas dépasser 0,1 mSv pendant une semaine dans les zones contiguës où des personnes non exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession ne séjournent pas durablement. Ces zones sont: les salles d’attente, les vestiaires, les toilettes, les corridors, les escaliers, les cages d’ascenseur, les trottoirs, la rue, les espaces de verdure, les jardins, les locaux sans places de travail fixes tels que les archives, les entrepôts, les caves.3 Les parois de protection dans la salle de radiologie et les éléments délimitant celle-ci doivent être dimensionnés de sorte que la dose ambiante ne dépasse 0,1 mSv pendant une semaine à aucun endroit dans les zones contiguës où ne séjournent que des personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.4 La dose ambiante n’est soumise à aucune limitation aux endroits où personne ne peut se tenir pendant que fonctionne l’installation radiologique.Art. 10 Données requises pour le calcul des blindages  La radioprotection liée à la construction est calculée à partir des paramètres à définir, soit la fréquence d’exploitation de l’installation radiologique, la tension du tube et les distances mentionnées dans l’annexe 3.Art. 11 Calcul des blindages contre le rayonnement primaire  1 Les éléments délimitant le local, tels que les parois, le plancher, le plafond, les portes et les fenêtres qui peuvent être atteints par le rayonnement primaire lors de l’exploitation prévue doivent être dimensionnés conformément aux annexes 3, 5 et 10.2 Pour la protection des zones contiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de protection contre le rayonnement primaire peut être calculée selon les annexes 3, 6 et 10.Art. 12 Calcul des blindages contre le rayonnement parasite  1 La valeur de protection des éléments délimitant le local qui ne sont pas atteints par le rayonnement primaire est calculée selon les annexes 3, 7 et 10.2 Pour le blindage des zones contiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de protection contre le rayonnement parasite peut être calculée selon les annexes 3, 8 et 10.3 La valeur de protection des éléments délimitant le local dans lequel est utilisé un tomodensitomètre est calculée selon les annexes 3, 9 et 10.4 La valeur de protection des éléments délimitant le local dans lequel sont utilisées de petites installations radiologiques dentaires est calculée selon les annexes 3, 7, 8 et 10.Art. 13 Blindages liés à la construction  1 L’équivalent de plomb doit être constamment indiqué sur les portes, les fenêtres et les parois qui comprennent des blindages supplémentaires.2 Les blindages amovibles des fenêtres, visant la protection contre le rayonnement parasite ou primaire, qui doivent avoir un équivalent de plomb de plus de 0,5 mm et les portes exposées au faisceau du rayonnement primaire doivent être équipés d’un dispositif de verrouillage électrique qui ne permet d’enclencher le rayonnement que si les dispositifs de protection sont correctement positionnés et les portes fermées.3 A l’extérieur des locaux de radiologie, l’effet du blindage défini aux art. 11 et 12 doit être assuré jusqu’à une hauteur d’au moins 200 cm au-dessus du sol.4 Les parois de protection et les protections qui ne font pas partie intégrante de l’installation radiologique ont au moins 200 cm de hauteur et 70 cm de largeur. Elles doivent être fixées au local ou à l’installation.5 Les unités de soins intensifs doivent être équipées de paravents de protection mobiles et les utiliser; ces paravents portent la mention «protection contre les rayonnements» et ont les dimensions suivantes:a.hauteur150 cm;b.largeur 100 cm;c.valeur de protection0,25 mm d’équivalent de plomb.6 Les installations radiologiques à usage thérapeutique dont la tension du tube dépasse 50 kV doivent être aménagées dans une salle qui satisfait aux exigences suivantes:a.les portes d’accès doivent être munies de dispositifs qui interrompent l’irradiation lorsqu’elles sont ouvertes; l’irradiation ne doit pouvoir être enclenchée qu’à partir du poste de commande;b.il faut pouvoir quitter en tout temps la salle;c.un signal audible ou visible à l’intérieur de la salle doit indiquer que l’installation radiologique est en fonctionnement;d.pendant l’irradiation, le patient doit être en communication visuelle et orale avec le personnel.7 Dans le cas des installations fixes de tomodensitométrie, le local de commande est complètement séparé de la salle de radiologie et blindé jusqu’au plafond.8 Le patient doit pouvoir être observé durant la radiographie, la radioscopie et l’irradiation.Art. 14 Commande de l’installation radiologique  Sur les installations radiologiques fixes et sur les installations radiologiques à usage thérapeutique dont la tension maximale du tube ne dépasse pas 50 kV, l’interrupteur est monté de manière que: a.l’opérateur puisse se tenir dans une cabine séparée, à une distance suffisante du tube et du patient, derrière une paroi de protection, ou derrière une autre protection suffisante; et queb.les exigences fixées à l’art. 13, al. 8, soient satisfaites.Art. 15 Documents concernant la radioprotection liée à la construction  1 La demande d’autorisation concernant les locaux dans lesquels seront utilisées des installations radiologiques doit être adressée à l’OFSP, accompagnée des plans de radioprotection; ces plans doivent contenir les indications suivantes:a.un plan horizontal de la salle de radiologie à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel sont indiqués la disposition du (des) tube(s) et du (des) dispositif(s) d’examen et les points de référence retenus pour déterminer les distances;b.les plans en coupe, s’ils sont nécessaires pour déterminer les zones à protéger;c.les tableaux de calcul qui contiennent les paramètres cités à l’annexe 4.2 Pour les hôpitaux, les cliniques, les instituts de radiologie, il y a lieu de présenter en plus, sur demande de l’OFSP, un plan de situation (plan d’architecte) des étages (ou de leurs sections principales) où sont aménagés les installations radiologiques, à l’échelle 1:100 à 1:500.3 Il n’est pas nécessaire de présenter des plans de radioprotection pour les petites installations radiologiques dentaires et pour les installations radiologiques de densitométrie osseuse, si une seule installation est utilisée par local et un blindage ne s’impose pas selon les annexes 3, 7 et 8. Pour les installations radiologiques de densitométrie osseuse il y a lieu de présenter un plan de situation sur lequel la position de l’installation radiologique est visible.4 Les plans doivent être présentés en format A4 ou A3 et à l’échelle.5 Les documents concernant la radioprotection liée à la construction sont contrôlés quant à leur conformité par l’expert en radioprotection.Art. 16 Contrôle de l’exécution de la construction  L’expert en radioprotection contrôle que l’exécution de la construction s’effectue conformément aux plans de radioprotection qui ont été autorisés.Section 3 Mise en service  Art. 17 Mode d’emploi et dossier technique  1 Le fournisseur remet avec chaque installation radiologique l’information sur le produit visée à l’art. 7 ODim4.2 L’expert en radioprotection et le fournisseur établissent ensemble un dossier technique. 3 L’expert en radioprotection veille à ce que les indications nécessaires, tirées de l’information sur le produit, soient placées dans le dossier de l’installation ou dans le mode d’emploi.4 L’expert en radioprotection veille à ce que l’information sur le produit, le dossier de l’installation et le mode d’emploi puissent être consultés en tout temps.5 La tenue électronique des dossiers est possible à condition que le maintien de leur intégrité soit garanti.6 Le mode d’emploi contient au moins:a.les données permettant d’identifier l’installation et les systèmes de réception, de restitution et de documentation de l’image;b.les instructions concernant l’exploitation et l’utilisation correctes de l’installation et des systèmes de réception, de restitution et de documentation de l’image;c.la description des données techniques liées à l’utilisation (p. ex. les paramètres d’exploitation applicables aux différents modes d’exploitation comme la radiographie et les types de radioscopie); d.les instructions concernant l’entretien et les contrôles périodiques à effectuer sur tous les composants du système radiologique;e.la déclaration de conformité du fabricant conformément à l’ODim;f.la déclaration du fabricant concernant l’affectation de l’appareil de restitution de l’image pour l’analyse médicale.7 Le dossier technique contient au moins:a.la demande d’autorisation et les plans de radioprotection;b.l’autorisation de l’OFSP pour l’aménagement et l’exploitation de l’installation;c.les procès-verbaux et les données concernant tous les contrôles effectués tels que les tests de réception, les contrôles de stabilité, les révisions, les contrôles d’état, les contrôles périodiques de la radioprotection.8 Le mode d’emploi et le dossier technique sont rédigés dans la langue usuelle de l’entreprise.4 RS 812.213Art. 18 Test de réception  Avant de remettre un système radiologique à l’exploitant, le fournisseur effectue un test de réception conformément à l’art. 100, al. 1, let. a, ORaP sur l’ensemble du système radiologique. Le test de réception se fonde sur l’art. 28.Section 4 Utilisation  Art. 19 Normes, recommandations et directives  Lors de l’utilisation de systèmes radiologiques, l’expérience et l’état de la science et de la technique doivent être pris en compte. Pour l’établissement des paramètres techniques du système radiologique notamment, il y a lieu de prendre en compte:a.les normes et les recommandations nationales et internationales correspondantes;b.les directives de l’OFSP.Art. 20 Documentation de l’utilisation des rayonnements et de la fréquence d’exploitation  1 Pour chaque installation radiologique à usage thérapeutique, il y a lieu de tenir une documentation dans laquelle sont consignées toutes les irradiations, avec l’identité des patients et les paramètres d’exposition suivants:a.la dose d’entrée;b.la distance foyer-peau; c.la grandeur de champ;d.la région irradiée;e.la durée de l’irradiation;f.le courant;g.la tension du tube;h.la filtration. 2 Les informations visées à l’al. 1 sont en outre consignées dans le dossier du patient.3 Dans le cas des systèmes radiologiques pour le contrôle de positionnement, la planification et la simulation de la radiothérapie, les grandeurs dosimétriques déterminantes pour l’estimation de l’exposition du patient sont consignées dans son dossier.4 Pour les installations radiologiques à usage diagnostique utilisées pour des applications dans les domaines des doses élevées et modérées ainsi qu’en mammographie, les paramètres d’exposition qui sont déterminants pour l’estimation de la dose reçue par le patient sont consignées dans le dossier du patient. Ils comprennent au moins:a.en radiographie: le type d’examen, la région examinée, le nombre de clichés ainsi que le produit dose-surface (PDS) ou, si le PDS n’est pas disponible, la tension du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la distance foyer-récepteur d’image;b.en radioscopie: le type d’examen, la région examinée, le temps de scopie, le nombre de clichés, la dose accumulée au point de référence interventionnel (PRI) ainsi que le PDS ou, si le PDS n’est pas disponible, la tension du tube (kV), le courant du tube (mA) et la distance foyer-récepteur d’image;c.en tomodensitométrie: le type d’examen, la région examinée, le Volume Computed Tomography Dose Index (CTDIvol) et le produit dose-longueur (PDL);d.en mammographie: le type d’examen, le nombre de clichés ainsi que la dose glandulaire moyenne (DGM), ou la dose d’entrée (DE), ou, si la DGM ou la DE ne sont pas disponibles, la tension du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la distance foyer-récepteur d’image.5 Les données sont conservées conformément aux directives applicables aux dossiers des patients, mais au moins:a.durant 20 ans pour les données indiquées aux al. 1 et 2;b.durant 10 ans pour les données indiquées à l’al. 3.6 Toutes les données qui sont déterminantes pour le contrôle de la fréquence d’exploitation, ventilées par installation et par salle, doivent être mises à la disposition de l’OFSP à sa demande.Art. 21 Documents concernant la construction des systèmes radiologiques  Le fournisseur de systèmes radiologiques doit tenir à la disposition de l’OFSP les documents décrivant les éléments de leur construction essentiels à la radioprotection.Art. 22 Indication des grandeurs dosimétriques en médecine humaine   1 Les systèmes radiologiques utilisés pour les examens diagnostiques dans les domaines des doses modérées et élevées sont munis d’un dispositif qui détermine et indique le PDS accumulé. Le PDS est indiqué en mGy∙cm2 et, pour les installations de radiologie interventionnelle, en Gy∙cm2.2 Les systèmes radiologiques pour les examens de radiologie interventionnelle disposent en outre d’une indication de la dose cumulée au PRI.3 Les tomodensitomètres disposent d’une indication du CTDIvol et du PDL.4 Les installations de mammographie disposent d’une indication de la DGM ou de la DE.Art. 23 Dose et débit de dose des systèmes radiologiques  1 Les systèmes radiologiques fixes pour les radiographies en médecine humaine travaillant dans les domaines des doses moyennes et élevées disposent d’un exposeur automatique AEC. 2 Les systèmes radiologiques pour la radioscopie sont munis d’un dispositif de réglage automatique du débit de dose qui régule le courant et la tension du tube. S’agissant des systèmes radiologiques de radioscopie qui permettent à l’opérateur de sélectionner une ou plusieurs courbes de régulation préprogrammées pour le réglage automatique du débit de dose, les courbes de régulation et les débits de dose font l’objet d’une notice explicative.Art. 24 Equipements et moyens de protection  1 Les personnes qui doivent se tenir à proximité du patient ou de l’animal dans la salle de radiologie pendant que des installations fonctionnent sont protégées par des mesures appropriées, telles que, dans certains cas, des paravents de protection amovibles ou installés de manière fixe.2 Le titulaire de l’autorisation doit mettre à disposition des moyens de protection adéquats en nombre suffisant. Ceux qui sont indiqués à l’annexe 2 doivent au moins être disponibles. L’entreprise règle en interne l’utilisation judicieuse des moyens de protection.3 Dans le cas des systèmes radiologiques pour le contrôle de positionnement, la planification et la simulation en radiothérapie, les exigences fixées à l’al. 2 ne s’appliquent pas.4 Les moyens de protection doivent être entreposés et nettoyés de façon appropriée selon les indications du fabricant et doivent être contrôlés au moins annuellement quant à leur bon fonctionnement.Art. 25 Distances de sécurité pour le personnel et les tiers  1 Dans le cas d’une petite installation radiologique dentaire ou d’une installation radiologique mobile, toutes les personnes doivent se tenir, dans la mesure du possible, hors du faisceau de rayonnement primaire, à une distance de 2 m au moins du tube radiologique et du corps radiographié.2 Lors d’examens radiologiques à des fins diagnostiques, une personne exposée aux rayonnements dans l’exercice de sa profession ne peut tenir un enfant, un patient agité ou un animal que si celui-ci ne peut pas être immobilisé et s’il n’y a pas d’autre personne disponible. 3 Personne d’autre que le patient ne doit se tenir dans la salle lors du fonctionnement d’une installation de thérapie aux rayons X, sauf s’il s’agit d’une thérapie superficielle qui ne nécessite pas une tension du tube dépassant 50 kV.Section 5 Assurance de la qualité, contrôle, révision  Art. 26 Principe  Le fonctionnement correct et optimisé de l’ensemble du système radiologique est garanti par un programme d’assurance de la qualité.Art. 27 Normes, recommandations et directives  1 Dans le cadre de l’assurance de la qualité, principalement dans les domaines du contrôle et de la révision, l’expérience et l’état de la science et de la technique, notamment pour déterminer l’extension et la périodicité de l’assurance de qualité visée à l’art. 100 ORaP, sont prises en compte. A cet effet, les éléments suivants entrent en considération:a.les normes et les recommandations internationales et nationales correspondantes;b.les recommandations des organisations professionnelles nationales et internationales, notamment de la Société Suisse de Radiobiologie et de Physique médicale (SSRPM)5;c.les directives de l’OFSP.2 Les exigences minimales concernant la périodicité de l’assurance de qualité sont réglées à l’annexe 11.5 www.ssrpm.chArt. 28 Test de réception   1 Le test de réception comprend l’établissement des valeurs de référence déterminantes pour les contrôles de stabilité prévus à l’art. 29. Dans le cas des installations radiologiques à usage thérapeutique, les valeurs de référence sont fixées par le physicien médical.2 Les résultats du contrôle sont consignés dans le dossier technique de l’installation prévu à l’art. 17.Art. 29 Contrôle de stabilité  1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que l’ensemble du système radiologique soit soumis régulièrement à des contrôles de stabilité.2 Dans le cas des installations radiologiques à usage thérapeutique, le titulaire de l’autorisation veille à ce que les éléments déterminants pour la sécurité et la dose fassent l’objet d’un contrôle de stabilité réalisé régulièrement par le physicien médical.3 Les résultats des contrôles sont consignés dans le dossier technique de l’installation prévu à l’art. 17.Art. 30 Révision, contrôle d’état, contrôle périodique de la radioprotection  1 Le titulaire de l’autorisation veille à l’entretien du système radiologique en le soumettant régulièrement à une révision et à un contrôle d’état effectués par un technicien qualifié (contrôle d’état).2 La fréquence et l’extension de la révision se fonde, conformément à l’ODim6, sur les indications du fabricant.3 Le contrôle d’état comprend l’établissement des valeurs de référence déterminantes pour les contrôles de stabilité prévus à l’art. 29. Pour les installations radiologiques à usage thérapeutique, les valeurs de référence sont fixées par le physicien médical.4 Un contrôle d’état partiel ou total, selon le cas, doit être effectué après toute réparation, modification ou tout remplacement d’éléments influant sur la dose ou la qualité de l’image. Le cas échéant, de nouvelles valeurs de référence sont établies pour les contrôles de stabilité.5 Lors du contrôle d’état dans les entreprises un contrôle périodique de la radioprotection doit être effectué. Le contrôle doit être effectué par les entreprises visées à l’art.189, let. a, ORaP et doit inclure les aspects liés à la construction et aux conditions et règles opérationnelles.76 Dans le cas des systèmes radiologiques pour le contrôle de positionnement, la planification et la simulation en radiothérapie, les exigences fixées à l’al. 5 ne s’appliquent pas.7 Les résultats de la révision, du contrôle d’état et du contrôle périodique de la radioprotection sont consignés dans le dossier technique de l’installation prévu à l’art. 17.6 RS 812.2137 Erratum du 6 fév. 2018 (RO 2018 549).Art. 31 Déclaration  1 L’entreprise spécialisée qui a été autorisée à effectuer les mesures d’assurance de la qualité selon l’art. 9 ORaP communique à l’OFSP que ces dernières ont été effectuées ainsi que les résultats des vérifications et du contrôle périodique de radioprotection. 2 L’OFSP fixe l’étendue, la forme et le contenu de la déclaration.Art. 32 Instruments de mesure  Les contrôles prévus aux art. 28 à 30 sont effectués à l’aide d’instruments de mesure qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI)8.8 RS 941.210.5Section 6 Dispositions finales  Art. 33 Abrogation d’un autre acte  L’ordonnance du 20 janvier 1998 sur les rayons X9 est abrogée.9 [RO 1998 1084]Art. 34 Autorisations existantes   1 L’exigence fixée à l’art. 13, al. 7, ne s’applique pas aux tomodensitomètres installés de manière fixe avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.2 Les systèmes radiologiques pour les radiographies en médecine humaine dans les domaines des doses élevées et modérées dont la mise en service a été autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne doivent être adaptées aux dispositions fixées à l’art. 22, al. 1, que lors du renouvellement de l’installation radiologique ou lors d’un changement du générateur.3 L’exigence visée à l’art. 23, al. 1, ne s’applique pas aux systèmes radiologiques installés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.Art. 35 Entrée en vigueur  La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.Annexe 1 (art. 2)Définitions Remarque préliminaireLes définitions sont présentées par ordre alphabétique.Assurance de la qualité La planification, la surveillance, le contrôle et la correction de l’exécution d’un produit ou d’une activité dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.Contrôle d’état Le contrôle de l’état d’un produit pendant son utilisation pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences requises. Il est réalisé à l’issue d’une révision ou à la suite d’interventions ou de réparations.Contrôle de stabilité Le contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des écarts par rapport à des valeurs de référence.Courant du tube  L’intensité moyenne du courant dans le circuit à haute tension du tube.Dose ambiante Correspond à la grandeur H∗(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d’un rayonnement pénétrant.Installation de thérapie aux rayons X Installation radiologique utilisée dans la thérapie en surface ou en profondeur avec des tensions allant jusqu’à 300 kV.Installation radiologique L’installation radiologique est l’ensemble de l’appareillage, composé généralement des éléments suivants:a.du tube radiogène (ensemble radiogène) avec les accessoires;b.des dispositifs d’examen;c.du générateur à haute tension;d.du dispositif mécanique et électronique de commande de l’installation et de production de l’image.Installation radiologique fixe Une installation montée de manière fixe dans un local ou utilisée dans un seul local.Installation radiologique mobile Installation radiologique qui peut être exploitée à différents endroits.Masse volumique brute Dans le cas des matériaux homogènes tels que le plomb laminé, la tôle, le verre, le plâtre, le béton coulé ou précontraint, le baryte ou la pierre naturelle, la masse volumique brute est égale à la masse volumique ordinaire des matériaux en kg/m3.Dans le cas des éléments creux tels que les briques en argile et en grès et d’autres éléments de construction analogues, la masse volumique brute est la masse volumique qu’on obtient à partir de la masse du corps creux divisée par son volume. Le volume des éléments de construction se calcule à partir des dimensions extérieures.Point de référence interventionnel Pour les installations de radioscopie isocentriques, le point de référence interventionnel se trouve sur l’axe du faisceau à une distance de 15 cm de l’isocentre en direction du foyer.Produit dose-longueur Le profil de dose (profil du kerma dans l’air) intégré normalement au faisceau de rayonnement primaire en forme d’éventail, à une distance définie du foyer.Lors des contrôles effectués sur les tomodensitomètres le produit est mesuré à l’air libre au niveau de l’isocentre. Pour la détermination pendant d’utilisation diagnostique le produit dose-longueur est mesuré à un endroit situé entre le foyer et le patient et converti sur l’isocentre ou déterminé entièrement par calcul.Produit dose-surface Le produit de la surface de la section du faisceau de rayonnement primaire et de la dose moyenne (kerma dans l’air) dans cette surface.Lors de la mesure, la surface de la section du faisceau de rayonnement primaire doit entrer entièrement dans le domaine actif du détecteur. Celui-ci doit être placé entre le foyer et le patient. Si l’installation radiologique est équipée des dispositifs nécessaires, le produit dose-surface peut être déterminé par calcul.Radiographie directe La radiographie avec enregistrement de l’image par le récepteur d’image.Radiographie indirecte La radiographie avec enregistrement de l’image après un transfert de l’information reçu par le récepteur d’image.Rayonnement parasite Le rayonnement sortant du faisceau primaire.Rayonnement primaire Le rayonnement à l’intérieur du domaine du faisceau de rayonnement utile. Le domaine du faisceau de rayonnement utile est le domaine conoïdal ou pyramidal, défini par la source de rayonnement (foyer de l’ensemble radiogène) et par les arêtes efficaces du système de collimation.Révision/maintenance Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d’une installation par des mesures préventives conformément aux indications du fabricant.Système de documentation de l’image Système (par ex. une imprimante) permettant de documenter des images médicales sous forme de niveaux de gris. Pour les systèmes analogiques, la notion inclut aussi les appareils de développement des films (systèmes à lumière du jour ou à chambre noire).Système de réception de l’image Le système de réception de l’image convertit l’image radiante en signaux appropriés pour le traitement ultérieur de l’image. La notion inclut, dans le cas de l’imagerie numérique, le détecteur et le dispositif de lecture (à conversion numérique directe ou indirecte), et, dans le cas de l’imagerie analogique, le film radiologique et les écrans renforçateurs associés.Système de restitution de l’image Poste de travail comprenant un ou plusieurs systèmes de restitution de l’image, un élément de commande d’affichage ainsi que du matériel informatique et des logiciels, et permettant d’afficher des images.Système radiologique Le système radiologique comprend l’installation radiologique et les systèmes de réception, de restitution et de documentation de l’image.Tension du tube La tension de crête appliquée au tube.Test de réception Le contrôle d’un produit prêt à être livré ou livré pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.Tomographie volumique numérisée Procédé d’imagerie qui produit une représentation volumique tridimensionnelle par reconstruction à partir d’une série de radiographies digitales bidimensionnelles réalisés à l’aide d’un faisceau conique tridimensionnel.Annexe 2 (art. 24, al. 2)Moyens de protection L’équipement minimum destiné à protéger le patient, le personnel et les tiers est le suivant:a.médecine humaine:1.le tablier de radioprotection, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, pour protéger le corps du patient, le personnel et les tiers, du haut du cou jusqu’à environ 10 cm au-dessous du genou;2.le tablier de protection des gonades, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,5 mm, pour protéger le patient dans la région des gonades, à partir de la ceinture jusqu’à environ 10 cm au-dessous des gonades, lors des examens pour lesquels le tablier de radioprotection ne peut pas être utilisé;3.la protection des testicules et des ovaires, d’un équivalent de plomb d’au moins 1 mm;4.la protection de la glande thyroïde et les lunettes en verre plombé, d’un équivalent de plomb d’au minimum 0,5 mm, pour la protection du personnel en radiologie interventionnelle;5.la protection de la glande thyroïde, d’un équivalent de plomb d’au minimum 0,5 mm, pour la protection du patient en tomodensitométrie ainsi que la protection du personnel lors des examens interventionnels en tomodensitométrie; b.médecine dentaire:1.des tabliers de protection adaptés au domaine d’application, d’un équivalent de plomb d’au moins 0, 25 mm, du haut du cou au-dessous des gonades, serrés autour du cou, avec des possibilités d’ajustement ou un écran de protection dentaire, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, pour les petites installations radiologiques dentaires; c.médecine vétérinaire:1.le tablier de radioprotection, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, du haut du cou jusqu’à environ 10 cm au-dessous du genou;2.les gants de radioprotection, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, pour protéger de tous côtés les mains et les avant-bras; 3.la protection de la glande thyroïde, d’un équivalent de plomb d’au minimum 0,5 mm, pour la protection du personnel.Annexe 3 (art. 10, 11, al. 1 et 2, 12, al. 1 à 4, et 15, al. 3)Données de base pour le calcul des blindages a.  Fréquence d’exploitation de l’installation radiologiqueLes fréquences d’exploitation indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent à l’exigence minimale pour les applications présentées. Pour tous les autres domaines d’application de la présente ordonnance, les fréquences d’exploitation sont à déterminer au cas par cas. Type d’installation ou lieu d’utilisationFréquence minimale d’exploitation en mA·min par semaineCabinet médicalHôpital/CliniqueInstitut de radiologieInstallations radiologiques fixesPetites installations dentaires jusqu’à 70 kV310Tomographes dentaires/radiographie à distance3030Tomographes volumiques numérisés100100Installations de radiographie et de radioscopie301000Installation de radiographie30300Thérapie en surface100300Thérapie en profondeur–1000Type d’installation ou lieu d’utilisationFréquence minimale d’exploitation en mA·min par semaineCabinet médicalHôpital/CliniqueInstitut de radiologieInstallations radiologiques mobilesSalles d’opération et salles de plâtre100100Unités de soins intensifs ou locaux utilisés à des fins analogues–3Salle d’intubation/extubation, de réanimation, de déchocage3030TomodensitométrieFréquence minimale d’exploitation en Gy·cm par semaineHôpital / Clinique / Institut de radiologieEntreprises avec un faible nombre de patients50Entreprises avec un nombre moyen de patients100Entreprise avec un nombre élevé de patients (p. ex. urgences)200b.  Tension du tubeIl y a lieu de choisir une tension moyenne du tube pour l’utilisation de l’installation radiologique, les valeurs utilisées pour le calcul ne devant toutefois pas être inférieures à celles indiquées ci-après:Usage/lieu d’utilisationTension minimale du tube en kilovoltsMammographie50Tomographies dentaire/radiographie à distance75Tomographie volumique numérisée75Diagnostic général (cabinet médical)75Poste de travail universel100Radiologie interventionnelle100Exclusivement thorax125Exclusivement squelette75Salle d’opération, intubation/extubation, salle de plâtre75Salle de déchocage, unité de soins intensifs, réanimation etc.75Thérapie en surface50Thérapie en profondeur200c.  DistancesPour le rayonnement primaire, il y a lieu d’observer les distances entre les positions usuelles de l’ensemble radiogène et les zones à protéger.Pour le rayonnement parasite, il y a lieu d’observer les distances entre la position la plus fréquente du patient (du corps diffusant) et les zones à protéger.Annexe 4 (art. 15, al. 1, let. c)Tableau de calcul (modèle) Le tableau de calcul doit contenir les paramètres suivants:a.la tension du tube selon l’annexe 3, let. b;b.la fréquence d’exploitation selon l’annexe 3, let. a en mA·min par semaine, respectivement en Gy·cm par semaine;c.l’affectation des zones contiguës à la salle de radiologie selon l’art. 9;d.les valeurs directrices de la dose ambiante dans les zones selon l’art. 9;e.l’article/l’alinéa (art. 9, al. 2 à 4) qui justifie l’application de la dose ambiante de 0,1 mSv pendant une semaine (blindages réduits);f.les distances selon l’annexe 3, let. c, avec indication s’il s’agit du rayonnement primaire (Rpr) ou du rayonnement parasite (Rpa);g.les épaisseurs des blindages exigées selon les art. 10, 11 et 12 en millimètres d’équivalent de plomb;h.le matériau utilisé pour tout élément délimitant le local (y compris les portes et les fenêtres) et pour les blindages, son épaisseur, sa masse volumique brute et son équivalent de plomb.a. Tension du tube(Annexe 3, b) _________________________ kVb. Fréquence d’exploitation(Annexe 3, a) ___________________ mA·min /semaine resp. Gy·cm/semaineEtage: ______________________Générateur: ___________________________Désignation du local: _____________________________________________Hauteur du local: _____________ mc.d.e.f.f.g.h.h.h.h.tPos.Zone contigëDose ambiante mSv/semArticle alinéaRpr mRpa mEq. Pb néc. mmMatériau de constructionMasse volumique brute kg/m3Epaisseur cmEq. Pb du matériau mmBlindages supplémentaires nécessairesBlindages supplémentaires mis en placePlancherPlafondAnnexe 5 (art. 11, al. 1)Protection contre le rayonnement primaire (0,02 mSv pendant une semaine) Valeurs de protection10 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement primaire à une dose ambiante de 0,02 millisievert pendant une semaine:Tension du tubeFréquence d’exploitation DistancekVmA·min par semaine1 m2 m4 m8 m15 m30 m60 m  5030,30,20,10,0  50100,40,30,20,10,0  50300,50,40,30,20,10,0  501000,60,50,40,30,20,10,0  503000,70,50,40,30,20,10,0  5010000,80,60,50,40,30,20,1  7530,80,50,30,20,10,0  75101,10,80,50,30,10,0  75301,31,00,70,40,30,10,0  751001,51,31,00,70,40,20,1  753001,71,51,20,90,60,40,2  7510002,01,71,51,20,90,60,410031,61,10,70,40,20,0100102,01,51,10,70,40,20,0100302,41,91,41,00,60,30,11001002,92,41,91,41,00,60,31003003,32,82,31,81,30,90,510010003,73,22,72,21,71,30,810030004,13,63,12,62,11,61,212531,91,40,90,50,30,10,0125102,31,81,30,80,50,20,1125302,82,21,71,20,80,50,21251003,22,72,21,71,20,70,41253003,63,12,62,11,61,10,712510004,13,63,02,52,01,51,0150303,12,52,01,41,00,60,31501003,63,02,41,91,40,90,51503004,03,42,92,31,81,30,815010004,53,93,42,82,31,81,220010006,75,95,14,43,72,92,220030007,36,65,85,04,33,52,7250100012,811,19,47,86,44,93,4250300014,312,510,79,17,66,14,6300100019,817,214,612,110,28,05,7300300022,119,316,614,111,89,77,510 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.Annexe 6 (art. 11, al. 2)Protection contre le rayonnement primaire (0,10 mSv pendant une semaine) Valeurs de protection11 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement primaire à une dose ambiante de 0,10 millisievert pendant une semaine:Tension du tubeFréquence d’exploitation DistancekVmA·min par semaine1 m2 m4 m8 m15 m30 m60 m  5030,20,10,0  50100,30,20,10,0  50300,40,30,20,10,0  501000,40,30,20,10,0  503000,50,40,30,20,10,0  5010000,60,50,40,30,20,10,0  7530,50,30,10,0  75100,70,50,30,10,0  75300,90,70,40,20,10,0  751001,20,90,60,40,20,10,0  753001,51,20,80,60,40,20,1  7510001,71,41,10,80,60,30,210031,10,70,30,10,0100101,51,00,60,30,10,0100301,91,40,90,50,30,10,01001002,31,81,30,90,50,20,11003002,72,21,71,20,80,50,210010003,12,62,11,61,20,80,410030003,53,02,52,01,61,10,712531,30,80,50,20,10,0125101,71,20,80,40,20,0125302,21,61,10,70,40,20,01251002,62,11,61,10,70,40,11253003,02,52,01,51,00,60,312510003,52,92,41,91,51,00,6150302,41,91,30,90,50,20,01501002,92,41,81,30,80,50,21503003,42,82,21,71,20,70,415010003,93,32,72,21,71,20,720010005,85,04,23,52,82,11,420030006,45,64,94,13,42,61,9250100010,89,27,66,04,63,11,9250300012,210,48,87,25,94,32,8300100016,814,211,79,67,65,43,4300300018,916,213,711,39,47,24,911 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.Annexe 7 (art. 12, al. 1 et 4, et 15, al. 3)Protection contre le rayonnement parasite (0,02 mSv pendant une semaine) Valeurs de protection12 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,02 millisievert pendant une semaine:Tension du tubeFréquence d’exploitation DistancekVmA·min par semaine1 m2 m4 m8 m15 m30 m60 m  5030,0  50100,10,0  50300,10,0  501000,20,10,0  503000,30,20,10,0  5010000,40,30,20,10,0  7530,10,0  75100,20,10,0  75300,40,20,0  751000,60,40,10,0  753000,80,50,30,10,0  7510001,10,80,50,30,10,010030,10,0100100,40,10,0100300,70,20,10,01001001,10,60,20,10,01003001,41,00,50,20,010010001,81,30,90,50,20,010030002,21,71,30,80,50,10,012530,10,0125100,60,20,0125300,80,30,10,01251001,20,70,30,10,01253001,61,10,70,30,012510002,11,61,00,70,20,0150300,90,40,10,01501001,30,90,40,10,01503001,71,20,80,30,10,015010002,21,61,10,80,30,10,020010003,93,12,21,60,90,30,020030004,63,72,92,01,50,60,325010007,65,94,12,81,50,30,025030008,87,35,53,82,60,80,3300100014,511,18,15,53,10,60,0300300016,913,710,37,45,11,50,512 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.Annexe 8 (art. 12, al. 2 et 4, et 15, al. 3)Protection contre le rayonnement parasite (0,10 mSv pendant une semaine) Valeurs de protection13 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,10 millisievert pendant une semaine:Tension du tubeFréquence d’exploitation DistancekVmA·min par semaine1 m2 m4 m8 m15 m30 m60 m  5030,0  50100,0  50300,0  501000,10,0  503000,20,10,0  5010000,30,20,10,0  7530,0  75100,0  75300,10,0  751000,30,10,0  753000,50,30,10,0  7510000,80,50,20,10,010030,0100100,10,0100300,20,10,01001000,50,20,01003000,90,50,10,010010001,30,80,50,10,010030001,61,20,70,20,10,012530,0125100,10,0125300,30,10,01251000,70,20,01253001,00,60,20,012510001,50,90,60,20,0150300,30,10,01501000,80,30,10,01503001,10,80,30,015010001,61,10,60,20,020010002,92,11,50,60,30,020030003,62,71,91,40,60,20,025010005,63,92,50,80,30,025030007,05,23,52,20,70,30,0300100010,57,64,91,50,90,0300300013,29,86,84,31,30,00,013 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.Annexe 9 (art. 12, al. 3)Protection contre le rayonnement parasite des tomodensitomètres a.  Valeurs de protection14 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,02 millisievert pendant une semaine:Tension du tubeFréquence d’exploitation DistancekVGy·cm par semaine1 m2 m4 m8 m15 m30 m60 m120502,001,501,250,600,300,1001201002,502,001,250,800,500,2001202002,752,001,501,250,700,300,10150502,251,751,250,700,400,1001501002,502,001,501,000,600,2001502002,752,251,751,250,800,400,1b.  Valeurs de protection15 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,10 millisievert pendant une semaine:Tension du tubeFréquence d’exploitation DistancekVmA·min par semaine1 m2 m4 m8 m15 m30 m60 m120501,501,000,600,200,10001201001,751,250,800,400,20001202002,001,501,000,600,300,100150501,751,250,700,300,10001501002,001,500,900,500,20001502002,251,751,250,700,300,10014 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées linéairement.15 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées linéairement.Annexe 10 (art. 11, al. 1 et 2, et 12, al. 1 à 4)Equivalent de plomb de différents matériaux de construction Epaisseur de plomb en mmEpaisseur de matériaux16 en mm pour obtenir une atténuation équivalente des rayonnements émis aux tensions du tube de50 kV75 kV100 kV125 kV150 kV200 kV250 kV300 kVFer (masse volumique brute 7800 kg/m3)0,21.1  1.0  0.8  1.4  2.7  2.5  3.0  3.00,42.2  2.0  1.6  2.4  5.0  5.0  5.5  5.50,63.5  3.3  3.0  4.5  7.7  8.0  7.5  8.00,84.8  4.7  4.6  8.010.011.010.010.01  6.2  6.4  9.013.215.012.512.51,2  7.6  8.011.016.017.514.014.01,4  9.0  9.213.018.721.016.516.01,610.210.515.021.725.018.817.51,811.212.418.023.628.020.019.6212.213.620.026.730.522.521.02,515.016.423.033.337.528.825.0320.029.540.345.033.029.0425.641.054.357.544.037.5Baryte (masse volumique brute 3200 kg/m3)  0,25  3.2  1.5  1.1  1  1.6    2.4    2.3    2  0,5  6.5  2.6  2  2  3.2    4.8    4.4    4  0,7510  3.8  2.8  3.3  5    9    7.7    6.8  1  4.9  3.8  4.6  7.4  13  10    9  1,25  6  4.8  6.610.4  17.2  13.4  11.7  1,5  7  5.8  913.6  22  16.7  14  1,75  8  710.617.2  26  19  16.7  2  9  8.412.520.4  30  22.3  18.8  2,511.510.716.226  38  28  24  313.22032  45.4  34.7  29.8  417.627.644  58  46.7  41.3  5223555  70  58  54  6  81.2  70  64  7  92  80.7  74.6  8104  93.3  83.5  9104  93.310116101Verre (masse volumique brute 2500 kg/m3)0,11310  710101010  60,226181417201918120,338282125292827180,448363034383633240,5443739464338300,6340,842148Béton (masse volumique brute 2100 kg/m3)  0,2530  22  18  19  28  25  25  20  0,556  44  36  40  51  42  38  30  0,7581  65  55  63  70  68  57  45  1  85  75  81  90  90  71  53  1,25105  90  98110106  83  64  1,5122105112130128  95  75  1,75140118128149146108  84  2153130144167162118  92  2,5184155176202194142108  3185210240225162126  4244290328281203162  5306372425333239196  6383275225  7433308248  8484347270  938330210416327Grès calcaire (masse volumique brute 1900 kg/m3)  0,25  39  28  20  29  36  30  27  20  0,5  83  56  44  50  61  52  43  34  0,75128  82  67  75  85  78  67  49  1110  90  96110  99  81  61  1,2513510711813512394  73  1,5159124135157146110  84  1,75182144151179168123  94  2202160170202186137105  2,5244193206247229164123  3228249291265188141  4287341392330237180  5348437496392276215  6453323250  7516360283  8576404307  944434410484370Brique (masse volumique brute 1200 kg/m3)  0,25110  56  44  54  54  51  46  35  0,5185  96  83  85  96  88  69  60  0,75240138122120130122104  90  1172160154170154127108  1,25208190187212190146130  1,5244220212250225167152  1,75277245240288269192170  2315267272320297212190  2,5390312323394356260220  3360400469414298250  4460530603516375312  5560672742605433366  6695500417  7781560450  8875625500  968354210738583Plâtre (masse volumique brute 840 kg/m3)0,2  53  44  36  48  53  52  48  360,4109  87  74  84  98  96  77  650,6163131112126148144115  970,821817315416518318114412812111832002252251681401,22502162322652641901611,42892432663083032131821,63312773043523472432081,836530932739138626722223943303604244052882402,548039044051048633628534565256005504003184588684780660480400Béton mousse (masse volumique brute 680 kg/m3)0,2  90  72  54  75    80  76  64  480,4186140108135  1521251141040,6278210162203  2281871701560,8352272217256  2822482091711333275306  3373042442001,2389317360  3963602742301,4437360397  4484103012521,6499412453  5124683442881,8543448492  5615173863092582481532  6005484123302,5690568637  7126454723803656735  8257355514404821944104288566854516 A tension égale du tube, les épaisseurs de plomb correspondant aux épaisseurs de matériaux situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées linéairement.Annexe 11 (art. 27, al. 2)Exigences concernant la périodicité de l’assurance de qualité a.Responsabilité pour l’exécution des contrôles:Les responsabilités pour la mise en œuvre et l’exécution des mesures d’assurance de qualité se fondent sur l’art. 100, al. 1, ORaP et sur les art. 28 à 30.b.Périodicités minimales pour l’exécution des mesures d’assurance de qualité:1. Applications standards:Installation radiologiqueSystème de récepteur de l’imageSystème de restitution de l’imageSystème de documentation de l’imageDASystème radiologique pour la médecine humaine17TRAvant la remiseCSaa–hhCE6a6aaaaSystème radiologique pour la médecine dentaireTRAvant la remiseCSaa–hhCE6a6aa3aa18Système radiologique pour la médecine vétérinaireTRAvant la remiseCS–––mmCE6a6aa3aa19TR:test de réception selon l’art. 28CS:contrôle de stabilité selon l’art. 29CE:contrôle d’état (à la suite d’une révision) selon l’art. 30A: récepteur d’image analogique / D: récepteur d’image numérique6a: tous les 6 ans / 3a: tous les 3 ans / a: annuel / m: mensuel / h: hebdomadaire2. Applications spéciales:Installation radiologiqueSystème de récepteur d’imageSystème de restitution d’imageSystème de documentation d’imageDASystèmes de tomodensitométrieTRAvant la remiseCS3m3mhhCEaaaaSystème de tomographie volumique en radiologie dentaire digitaleTRAvant la remiseCSm20a21ahhCE6a6a3aaSystèmes de mammographieTRAvant la remiseCShhjhhCEaaaaaSystèmes de radiologie interventionnelleTRAvant la remiseCSaaahhCE3a3a3aaaInstallations radiologiques à usage thérapeutique ne dépassant pas 100 kVTRAvant la remise22CSa23–––CE3a24–––Installations radiologiques à usage thérapeutique au-dessus de 100 kVTRAvant la remise25CS––––CEa26–––Systèmes d’imagerie pour le contrôle de positionnement, la planification et la simulation en radiothérapieTRAvant la remiseCSSelon la recommandation SSRPM––CEa––TR:test de réception selon l’art. 28CS:contrôle de stabilité selon l’art. 29CE:contrôle d’état (à la suite d’une révision) selon l’art. 30A: récepteur d’image analogique / D: récepteur d’image numérique3a: tous les 3 ans / a: annuel / 3m: trimestriel / h: hebdomadaire / j: journalier17 Sont compris les systèmes de densitométrie osseuse et les systèmes de tomographie volumique numérisée. 18 Dans le cas d’appareils de développement conçus uniquement pour les films dentaires intra-oraux: 6a19 Dans le cas du développement manuel en médecine vétérinaire: 3j20 Répartition des tâches entre le titulaire de l’autorisation (contrôle mensuel) et  l’entreprise spécialisée (contrôle annuel).21 Répartition des tâches entre le titulaire de l’autorisation (contrôle mensuel) et  l’entreprise spécialisée (contrôle annuel).22 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée 23 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée 24 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée 25 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée 26 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée