individuales durante los ciclos de insuflación, exsuflación y pausa respiratoria. También se consideró para la elaboración del aparato el tiempo de operación continua, lo que significa que es capaz de operar sin interrupción durante un máximo de 48 horas. En el mismo sentido, el prototipo cuenta con alarmas por presión excesiva, por necesidad de mantenimiento, indicador de funcionamiento correcto, y alarmas para cambio de bolsa ambú y por fallo mecánico del motor. Algunas de las limitaciones contenidas en el informe son la falta de sensores de presión integrados ; está diseñado para funcionar con una bolsa específica ; ha sido calibrado únicamente para las condiciones atmosféricas de San Salvador ; y no incluye algunos dispositivos externos.