9.4.3.1. Condições na câmara de pesagem A temperatura da câmara (ou sala) em que os colectores de partículas são condicionados e pesados deve ser mantida a 295 K ± 3 K (22oC ± 3oC) durante todo o período de condicionamento e pesagem. A humidade deve ser mantida a um ponto de orvalho de 282,5 K ± 3 K (9,5oC ± 3oC) e a humidade relativa a 45 % ± 8 %. No caso de balanças sensíveis, recomenda-se que a tolerância para a temperatura do ar e o ponto de orvalho da câmara de pesagem seja ± 1 K. 9.4.3.2. Pesagem dos filtros de referência O ambiente da câmara (ou sala) deve estar isento de quaisquer contaminantes ambientes (tais como poeira) que se possam depositar nos colectores de partículas durante a sua fase de estabilização. Serão admitidas perturbações das condições da câmara de pesagem, conforme assinalado no ponto 9.4.3.1., se a sua duração não exceder 30 minutos. A câmara de pesagem deve satisfazer as condições exigidas antes da entrada do pessoal neste mesmo recinto. Devem ser pesados, pelo menos, dois filtros de referência não utilizados no prazo de 12 horas, mas, de preferência, em simultâneo com as pesagens do filtro de recolha de amostras. Esses filtros devem ter as mesmas dimensões e ser do mesmo material que os filtros de recolha de amostras. Se o peso médio dos filtros de referência variar entre pesagens dos filtros de recolha de amostras em mais de 10 μg, todos os filtros de recolha devem ser descartados, repetindo-se o ensaio de emissões. 9.4.3.3. Balança analítica A balança analítica utilizada para determinar o peso de filtro deve obedecer aos critérios de verificação da linearidade previstos no ponto 9.2., quadro 6. Isto implica uma precisão (desvio-padrão) de pelo menos 2 μg e uma resolução de pelo menos 1 μg (1 algarismo = 1 μg). 9.4.3.4. Eliminação dos efeitos da electricidade estática O filtro deve ser neutralizado antes da pesagem, por exemplo através de um neutralizador de polónio ou um dispositivo igualmente eficaz. 9.4.3.5. Correcção da flutuabilidade Devem ser corrigidos os efeitos da flutuabilidade no ar do filtro de recolha de amostras. A correcção da flutuabilidade depende da densidade do filtro de recolha, da densidade do ar e da densidade dos pesos de calibração da balança, e não tem em conta a flutuabilidade das partículas propriamente ditas. Se a densidade do material filtrante não for conhecida, utilizam-se as seguintes densidades: