Figura 11 Diagrama da análise do metano com o NMC A.2.1.5. Legenda da figura 11 NMC Separador de hidrocarbonetos não metânicos Para oxidar todos os hidrocarbonetos com exceção do metano. HC Detetor aquecido de ionização por chama (HFID) ou detetor de ionização por chama (FID) para a medição das concentrações de HC e de CH4. A temperatura do HFID deve ser mantida entre 453 K e 473 K (180 °C e 200 °C). V1 Válvula seletora Para selecionar o gás de colocação no zero e o gás de calibração. R Regulador de pressão Para regular a pressão na conduta de recolha de amostras e o caudal para o HFID A.2.2. Sistema de diluição e de recolha de amostras de partículas A.2.2.1. Descrição do sistema de diluição do caudal parcial