NOmeas. Regista-se x <NOmeas, a qual deve ser utilizada nos cálculos de verificação do efeito de atenuação do ponto 8.1.11.2.3 do presente anexo; k) Calcula-se a concentração efetiva de NO, x NOact, à saída do misturador-doseador, com base nas concentrações do gás de regulação da sensibilidade, e x CO2act de acordo com a equação (A.4-24). O valor calculado é utilizado nos cálculos da equação (A.4-23) para a verificação do efeito de atenuação; l) Usam-se os valores registados em conformidade com os pontos 8.1.11.1.4 e 8.1.11.1.5 do presente ponto para calcular o efeito de atenuação conforme descrito no ponto 8.1.11.2.3 do presente anexo. 8.1.11.1.5. Procedimento para a verificação do efeito de atenuação do H2O Pode usar-se o método seguinte ou o método prescrito pelo fabricante do instrumento para determinar o efeito de atenuação da H2O ou ainda recorrer às boas práticas de engenharia para conceber um protocolo diferente: a) Devem usar-se tubagens em aço inoxidável ou PTFE para fazer as necessárias ligações; b)