S3 ponto de recolha dos hidrocarbonetos, Vh válvula de vias múltiplas aquecida, Q ligação rápida que permite analisar a amostra de ar ambiente BA no detector HFID, HFID analisador aquecido de ionização por chama, ReI aparelhos de integração e de registo das concentrações instantâneas de hidrocarbonetos, Lh conduta de recolha aquecida. Todos os elementos aquecidos devem ser mantidos a uma temperatura de 463 K (190 °C) ± 10 K. Sistema de recolha de amostras de partículas: S4 sonda de recolha no túnel de diluição, ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/397 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 155 Anexo 4 – Apêndice 1 Fp unidade de filtragem composta por dois filtros dispostos em série; dispositivo de comutação para outros grupos de dois filtros dispostos em paralelo,