sendo: x0 = função de correlação, ΔPp = diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba (kPa), Pe = pressão absoluta à saída da bomba (PPO + Pb) (kPa). Executa-se um ajustamento linear pelo método dos quadrados mínimos para obter as equações de calibração cuja fórmula é: V0 = D0 — M (x0) n = A-B (ΔPp) D0, M, A e B são as constantes do declive e das ordenadas na origem que descrevem as curvas. 4.2.4.3. Se o sistema CVS tiver várias velocidades de funcionamento, dever ser executada uma calibração para cada velocidade. As curvas de calibração obtidas para estas velocidades devem ser sensivelmente paralelas e os valores de ordenada na origem (D0) devem aumentar quando decrescer a gama de débito da bomba.