4.2.2.2. Deve-se manter a estabilidade da temperatura durante a calibração. O debitómetro laminar é sensível às variações da temperatura de entrada, que provocam uma dispersão dos valores medidos. São aceitáveis variações de temperatura de ± 1 K, desde que se produzam gradualmente durante um período de vários minutos; 4.2.2.3. Todas as tubagens de ligação entre o debitómetro e a bomba CVS devem ser estanques. 4.2.3. No decurso de um ensaio para determinação das emissões de escape, a medição destes mesmos parâmetros da bomba permite ao utilizador calcular o débito a partir da equação de calibração. 4.2.3.1. A figura 6/2 do presente apêndice representa um exemplo de configuração de ensaio. São admitidas variantes, na condição de serem aprovadas pela entidade administrativa que emite a homologação como oferecendo uma precisão comparável. Se se utilizar a configuração representada na figura 5/3 do apêndice 5, os seguintes parâmetros devem satisfazer as tolerâncias indicadas: pressão barométrica (corrigida) (Pb) ± 0,03 kPa temperatura ambiente (T) ± 0,2 K ---pagebreak--- E/ECE/324 PTL 375/410 Rev.1/Add.82/Rev.3 Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 168 Anexo 4 – Apêndice 1 temperatura do ar à entrada de LFE (ETI) ± 0,15 K depressão a montante de LFE (EPI) ± 0,01 kPa perda de carga através da tubagem de LFE (EDP) ± 0,0015 kPa