4.2.2.3. Eliminação dos efeitos da eletricidade estática Os efeitos da eletricidade estática devem ser neutralizados. Tal pode ser conseguido ligando a balança à terra através da colocação sobre um tapete antiestático e neutralizando os filtros de partículas antes da pesagem, por exemplo através de um neutralizador de polónio ou de um dispositivo de efeito semelhante. Em alternativa, a eliminação dos efeitos da eletricidade estática pode ser obtida através da equalização da carga estática. 4.2.2.4. Correção da flutuabilidade Os pesos do filtro de recolha de amostras e do filtro de referência devem ser corrigidos em função dos efeitos da sua flutuabilidade no ar. A correção da flutuabilidade depende da densidade do filtro de recolha de amostras, da densidade do ar e da densidade dos pesos de calibração da balança e não tem em conta a flutuabilidade das partículas propriamente ditas. Se a densidade do material filtrante não for conhecida, devem utilizar-se as seguintes densidades: a) Filtro de fibra de vidro revestido a PTFE: 2 300 kg/m3; b) Filtro de membrana em PTFE: 2 144 kg/m3; c) Filtro de membrana em PTFE com anel de suporte em polimetilpenteno: 920 kg/m3.