b) Protegida contra correntes de convecção por meio de um para-vento antiestático que esteja eletricamente ligado à terra. 9.4.5.4. Eliminação dos efeitos da eletricidade estática O filtro deve ser neutralizado antes da pesagem, por exemplo, através de um neutralizador de polónio ou um dispositivo igualmente eficaz. Se for utilizado um filtro de membrana PTFE, deve ser medida a eletricidade estática, recomendando-se que esta seja neutra a ± 2,0 V. A carga de eletricidade estática deve ser reduzida ao mínimo junto da balança. Métodos possíveis: a) A balança deve estar eletricamente ligada à terra; b) Devem ser utilizadas pinças de aço inoxidável, se as amostras de partículas forem manipuladas manualmente; c) As pinças devem estar ligadas à terra por uma correia, ou o operador deve usar uma pulseira de ligação à terra de forma que a pulseira e a balança tenham a mesma ligação à terra. As pulseiras de ligação à terra devem estar munidas de uma resistência adequada para proteger os operadores contra choques elétricos acidentais. 9.4.5.5. Especificações adicionais