= Pressão absoluta (kPa), T = Temperatura absoluta (K). O caudal de gás é função da pressão e da temperatura de entrada. O processo de calibração a seguir descrito dá o valor do coeficiente de calibração correspondente aos valores medidos de pressão, temperatura e caudal de ar. 2.3.2. Para a calibração da aparelhagem electrónica do tubo de Venturi CFV, segue-se o procedimento recomendado pelo fabricante. 2.3.3. Aquando das medições necessárias para a calibração do caudal do tubo de Venturi de escoamento crítico, os seguintes parâmetros devem respeitar as tolerâncias de precisão indicadas: Pressão barométrica (corrigida) (Pb) ± 0,03 kPa, Temperatura do ar à entrada de LFE, fluxómetro (ETI) ± 0,15 K, Depressão a montante de LFE (EPI) ± 0,01 kPa,