c) Têm-se em consideração as exactidões dos analisadores de gás para garantir a exactidão de qmp. 3.2.2. Verificação do caudal de carbono a) Recomenda-se uma verificação do caudal de carbono que utilize os gases de escape reais para detectar problemas de medida e de controlo e verificar o funcionamento correcto do sistema de diluição do caudal parcial. A verificação do caudal de carbono deve ser efectuada, pelo menos, quando se instala um novo motor ou quando se muda algum elemento significativo na configuração da célula de ensaio. b) Faz-se o motor funcionar à carga e à velocidade de binário de pico ou a qualquer outra velocidade estabilizada que produza 5 % ou mais de CO2. O sistema de recolha de amostras do caudal parcial deve funcionar com um factor de diluição de cerca de 15 para 1.