Queda de pressão através da tubagem de LFE (EDP) ± 0,0015 kPa, Caudal de ar (Qs) ± 0,5 % Depressão à entrada de CFV (PPI) ± 0,02 kPa, Temperatura à entrada do tubo de Venturi (Tv) ± 0,2 K. 2.3.4. Instala-se o equipamento em conformidade com a figura 9 do presente apêndice e controla-se a estanquidade. Qualquer fuga que exista entre o dispositivo de medição do caudal e o tubo de Venturi de escoamento crítico afectará gravemente a precisão da calibração. Figura 9 Configuração de calibração para o sistema CFV 2.3.5. Abre-se completamente a válvula de comando do caudal, põe-se em funcionamento o ventilador e deixa-se o sistema atingir o seu regime estabilizado. Registam-se os valores indicados por todos os instrumentos. 2.3.6. Faz-se variar a regulação da válvula de comando do caudal e executam-se, pelo menos, oito medições, repartidas pela gama de escoamento crítico do tubo de Venturi.