c) Deve calibrar-se um medidor de caudais para um CVS usando um medidor de caudais de referência como um venturímetro subsónico, uma tubeira de raio longo, um orifício de concordância suave, um elemento de fluxo laminar, um conjunto de venturis de escoamento crítico ou um medidor de caudais ultrassónico. Deve usar-se um medidor de caudais de referência que indique quantidades internacionalmente rastreáveis com uma margem de incerteza de ±1 %. Utiliza-se esta resposta do medidor de caudais de referência como valor de referência para a calibração do medidor de caudais CVS; d) Não é permitido utilizar a montante uma barreira ou outra restrição que possa afetar o caudal antes de este atingir o medidor de caudais de referência, exceto se o medidor de caudais tiver sido calibrado com uma tal restrição; e) A sequência de calibração descrita no ponto 8.1.8.4 do presente anexo refere-se à abordagem molar. Para a sequência correspondente utilizada na abordagem mássica, ver anexo 5, apêndice A.1; f) O CFV ou SSV pode, em alternativa, ser removido da sua posição permanente para efeitos de calibração, desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos aquando da instalação no CVS: