Apêndice 3 analisador do tipo de ionização por chama, com detector, válvulas, tubagens, etc., aquecidos a 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) (HFID). É calibrado com propano expresso em equivalente de átomos de carbono (C1). Óxidos de azoto (NOx): quer com um analisador do tipo de quimiluminescência (CLA) quer com um analisador não dispersivo de absorção de ressonância no ultravioleta (NDUVR), ambos com conversor NOx/NO. Determinação gravimétrica das partículas recolhidas: As partículas são recolhidas por meio de dois filtros instalados em série no fluxo de gás de amostragem. A quantidade de partículas recolhidas em cada grupo de filtros deve ser a seguinte: sendo: Vep : caudal nos filtros; Vmix : caudal no túnel; M : massa das partículas (g/km); Mlimit : massa limite das partículas (massa limite em vigor, g/km); m : massa de partículas retidas pelos filtros (g); d : distância percorrida durante o ciclo de ensaio (km). A taxa de colheita das partículas (Vep/Vmix) será ajustada de modo a que, para M < Mlimit, 1 < m = 5 mg (quando se utilizarem filtros de 47 mm de diâmetro). A superfície dos filtros deve ser feita de um material hidrófobo e inerte em relação aos constituintes dos gases de escape (filtros de fibra de vidro revestida de fluorocarbonetos ou material equivalente). ---pagebreak--- E/ECE/324 PTL 375/344 Rev.1/Add.82/Rev.3 Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006