Δti = intervalo de tempo, s. O cálculo em tempo real é iniciado quer com um valor razoável para Cd, tal como 0,98, quer com um valor razoável para Qssv. Se o cálculo for iniciado com o Qssv, o valor inicial de Qssv, é utilizado para avaliar Re. Durante todos os ensaios de emissões, o número de Reynolds da garganta do SSV deve situar-se na gama de grandeza dos números de Reynolds utilizados para obter a curva de calibração desenvolvida no ponto 2.4. do apêndice 5 do presente anexo. 4.2. Determinação do caudal mássico dos gases de escape brutos Para calcular as emissões contidas nos gases de escape brutos e para regular um sistema de diluição do caudal parcial, é necessário conhecer o caudal mássico dos gases de escape. Para determinar este caudal, pode-se utilizar qualquer um dos métodos descritos nos pontos 4.2.2. a 4.2.5. 4.2.1. Tempo de resposta Para fins do cálculo das emissões, o tempo de resposta de qualquer método descrito a seguir deve ser igual ou inferior ao valor exigido para o tempo de resposta do analisador, conforme definido no ponto 1.5. do apêndice 5 do presente anexo. Para efeitos do controlo de um sistema de diluição do caudal parcial, é necessária uma resposta mais rápida. No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial, é necessário um tempo de resposta ≤ 0,3 s. Para os sistemas de diluição do caudal parcial com controlo antecipado baseado num ensaio pré-registado, é necessário um tempo de resposta no sistema de medição do caudal dos gases de escape de ≤ 5 segundos, com um tempo de subida de 1 segundo. O tempo de resposta do sistema deve ser especificado pelo respectivo fabricante. Os requisitos relativos ao tempo de resposta para os sistemas de medição do caudal dos gases de escape e de diluição do caudal parcial são os indicados no ponto 3.8.3.2. 4.2.2. Método de medição directa A medição directa do caudal instantâneo dos gases de escape pode ser efectuada pelos seguintes sistemas: a)