O sistema de registo da intensidade da corrente deve apresentar uma exatidão de ± 0,5 A e uma resolução de ± 0,05 A. 4.6.4. O sistema de registo ou de tratamento de dados deve apresentar uma resolução de ± 15 segundos. 4.7. Ventoinhas A câmara deve estar equipada com uma ou mais ventoinhas ou insufladores com uma capacidade potencial compreendida entre 0,1 e 0,5 m3/segundo para homogeneizar completamente a atmosfera no recinto. Durante as medições, deve ser possível obter uma temperatura e uma concentração de hidrogénio homogéneas na câmara. O veículo colocado dentro do recinto não deve estar sujeito a uma corrente de ar direta proveniente das ventoinhas ou insufladores. 4.8. Gases 4.8.1. Para efeitos de calibração e funcionamento, deve-se poder utilizar os seguintes gases puros: a) Ar sintético purificado (pureza < 1 ppm C1 equivalente; < 1 ppm CO; < 400 ppm CO2; < 0,1 ppm NO); teor de oxigénio entre 18% e 21%, em volume,