é o factor de diluição, determinado de acordo com o ponto 8.5.2.3.2. 8.6. Cálculos gerais 8.6.1. Correcção da deriva No que diz respeito à verificação da deriva visada no ponto 7.8.4, o valor da concentração corrigida deve ser calculado do seguinte modo: (66) em que: c ref,z é a concentração de referência do gás de colocação no zero (geralmente zero), em ppm; c ref,s é a concentração de referência do gás de calibração, em ppm; c pre,z é a concentração do gás de colocação no zero medida pelo analisador antes do ensaio, em ppm; c pre,s