9.3.9.2.4. Rendimento do banho de arrefecimento No caso de analisadores CLD em base seca, deve demonstrar-se que a mais elevada concentração de vapor de água esperada (ver ponto 9.3.9.2.2.), a técnica de remoção de água mantém a humidade CLD a ≤ 5 g de água/kg de ar seco (ou cerca de 0,008 % de H2O), o que corresponde a 100 % de humidade relativa a 3,9oC e 101,3 kPa. Esta característica da humidade é igualmente equivalente a cerca de 25 % de humidade relativa a 25oC e 101,3 kPa. Este controlo pode ser efectuado através da medição da temperatura à saída de um desumidificador térmico, ou mediante a medição da humidade imediatamente a montante do CLD. Pode-se medir a humidade à saída do CLD desde que o único caudal a atravessar o CLD seja o do desumidificador. 9.4. Sistemas de recolha de amostras e de medição de partículas 9.4.1. Características gerais Para determinar a massa das partículas, são necessários um sistema de recolha de partículas, um filtro de recolha de amostras de partículas, uma balança capaz de pesar microgramas e uma câmara de pesagem controlada em termos de temperatura e de humidade. O sistema de amostragem deve ser concebido para assegurar uma amostra representativa das partículas, proporcional ao caudal mássico dos gases de escape. 9.4.2. Filtros de recolha de amostras de partículas Durante a sequência de ensaio, os gases de escape diluídos devem ser recolhidos por meio de um filtro que cumpra os requisitos previstos nos pontos 9.4.2.1. a 9.4.2.3. 9.4.2.1. Especificação dos filtros Independentemente do tipo de filtro este deve possuir um coeficiente de retenção de partículas de DOP (ftalato de dioctilo) de 0,3 μm de, pelo menos, 99 %. O material filtrante deve ser fibra de vidro revestida de politetrafluoroetileno (PTFE). 9.4.2.2. Dimensão dos filtros O filtro deve ter 70 mm diâmetro. 9.4.2.3. Velocidade nominal através do filtro A velocidade nominal através do filtro não deve excede 1 m/s. O aumento da queda de pressão entre o início e o fim do ensaio não deve ser superior a 25 kPa. 9.4.3. Especificações da câmara de pesagem e da balança analítica 9.4.3.1. Condições na câmara de pesagem