90) consiste no tempo de reação do detetor de medição e no tempo de subida do detetor. O tempo de reação é definido como o tempo que decorre entre a alteração (t 0) e a obtenção de uma resposta de 10 % da leitura final (t 10). O tempo de subida é definido como o tempo que decorre entre uma resposta de 10 % e de 90 % da leitura final (t 90 – t 10). Para o alinhamento temporal do analisador e dos sinais do caudal dos gases de escape no caso da medição em gases brutos, o tempo de transformação é definido como o tempo decorrido entre a alteração (t 0) a obtenção da resposta de 50 % da leitura final (t 50). O tempo de resposta do sistema deve ser ≤10 s com um tempo de subida ≤2,5 s para todos os componentes limitados (CO, NOx, HC) e todas as gamas utilizadas. 1.11.2. Calibração do analisador do gás marcador para medições do caudal dos gases de escape Calibra-se o analisador para medição da concentração do gás marcador, se utilizado, com o gás padrão. Estabelece-se a curva de calibração no mínimo com 10 pontos de calibração (excluindo o zero) a intervalos que permitam que metade dos pontos de calibração se situem entre 4 % e 20 % da escala completa do analisador e os restantes se situem entre 20 % e 100 % da escala completa. A curva de calibração é calculada pelo método dos mínimos quadrados. A curva de calibração não deve afastar-se mais de ± 1 % da escala completa relativamente ao valor nominal de cada ponto de calibração, na gama de 20 % a 100 % da escala completa. A curva de calibração não deve afastar-se mais de ± 2 % da leitura do valor nominal na escala de 4 % a 20 % da escala completa. O analisador deve ser colocado a zero e calibrado antes da realização do ensaio utilizando um gás de colocação a zero e um gás de regulação da sensibilidade cujo valor nominal seja superior a 80 % da escala completa do analisador. 2. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PARTÍCULAS 2.1. Introdução Cada componente deve ser calibrado tantas vezes quantas as necessárias para satisfazer os requisitos de exatidão do presente regulamento. Descreve-se aqui o método de calibração a utilizar para os componentes indicados no anexo 4A, apêndice 1, ponto 1.5 e apêndice 4.