1.9.2.1. Verificação do efeito de atenuação do CO2 Faz-se passar através do analisador NDIR um gás de calibração do CO2 com uma concentração de 80 % a 100 % da escala completa da gama máxima de funcionamento, registando-se o valor de CO2 como A. A seguir dilui-se cerca de 50 % com um gás de calibração do NO e passa-se através do NDIR e do (H)CLD, registando-se os valores de CO2 e NO como B e C, respectivamente. Fecha-se a entrada de CO2 e deixa-se passar apenas o gás de calibração do NO através do (H)CLD, registando-se o valor de NO como D. O efeito de atenuação, que não deve ser superior a 3 % da escala completa, é calculado do modo a seguir indicado: em que: A é a concentração do CO2 não diluído medida com o NDIR (%); B é a concentração do CO2 diluído medida com o NDIR (%); C