8.6. Cálculos gerais 8.6.1. Correção da deriva No que diz respeito à verificação da deriva visada no ponto 7.8.4, o valor da concentração corrigida deve ser calculado do seguinte modo: (66) em que: c ref,z é a concentração de referência do gás de colocação no zero (geralmente zero), em ppm c ref,s é a concentração de referência do gás de calibração, em ppm c pre,z é a concentração do gás de colocação no zero medida pelo analisador antes do ensaio, em ppm c pre,s