Os procedimentos de verificação da interferência para CO2 e H2O também podem ser executados separadamente. Se os níveis de CO2 e H2O utilizados forem superiores aos níveis máximos previstos durante o ensaio, cada valor de interferência observado deve ser reduzido proporcionalmente, mediante a multiplicação da interferência observada pelo rácio do valor máximo de concentração prevista pelo valor real utilizado durante este procedimento. Podem ser executados procedimentos de interferência separados de concentrações de H2O que são inferiores aos níveis máximos previstos durante o ensaio, mas o valor da interferência com H2O observado deve ser corrigido em alta, mediante a multiplicação da interferência observada pelo rácio do valor de concentração de H2O máximo previsto pelo valor real utilizado durante este procedimento. A soma destes dois valores de interferência assim corrigidos deve respeitar os limites de tolerância especificados neste ponto. 9.3.9.2. Verificações da atenuação do analisador de NOx para o analisador CLD Os dois gases a considerar para os analisadores CLD (e HCLD) são o CO2 e o vapor de água. Os graus de atenuação desses gases são proporcionais às suas concentrações e exigem, portanto, técnicas de ensaio para determinar o efeito de atenuação às concentrações mais elevadas esperadas durante o ensaio. Se o analisador CLD usar algoritmos de compensação do efeito de atenuação que utilizam instrumentos de medição de H2O e/ou CO2, o efeito de atenuação deve ser avaliado com estes instrumentos em funcionamento e aplicando os algoritmos de compensação. 9.3.9.2.1. Verificação do efeito de atenuação do CO2 Deve fazer-se passar através do analisador NDIR um gás de calibração do CO2 com uma concentração de 80 % a 100 % da escala completa da gama máxima de funcionamento, registando-se o valor de CO2 como A. A seguir, deve diluir-se cerca de 50 % com um gás de calibração do NO e deixar-se passar através do NDIR e do CLD, registando-se os valores de CO2 e NO como B e C, respectivamente. Deve fechar-se a entrada de CO2 e deixar-se passar apenas o gás de calibração do NO através do (H)CLD, registando-se o valor de NO como D. O coeficiente de atenuação (em %) é calculado do seguinte modo: (77) em que: A