k) Utilizam-se as equações do anexo 4B, apêndice A.7 (abordagem molar) ou A.8 (abordagem mássica) para determinar a equação do caudal da PDP para os ensaios de emissões; l) Deve verificar-se a calibração executando uma verificação do CVS (ou seja, uma verificação com propano) da forma descrita no ponto 8.1.8.5; m) Não é permitido utilizar a PDP com uma pressão de entrada inferior à pressão ensaiada durante a calibração. 8.1.8.4.3. Calibração do CFV Um venturi de escoamento crítico (CFV) deve ser calibrado para verificar o seu coeficiente de descarga, C d, ao mais baixo diferencial de pressão estática esperado entre a entrada e a saída do CFV. Calibra-se um medidor de caudais do CFV do seguinte modo: a) Liga-se o sistema da forma representada na figura 8.1; b) Faz-se arrancar o insuflador a jusante do CFV; c) Durante o funcionamento do CFV deve ser mantida na entrada do CFV uma temperatura constante a ±2 % do valor médio absoluto da temperatura de entrada, T in;