Conduta de recolha de amostras de CO e CO2 A conduta deve ser de aço inoxidável ou PTFE. Pode ser aquecida, ou não. HC Analisador HFID Detetor aquecido de ionização por chama (HFID) ou detetor de ionização por chama (FID) para a determinação dos hidrocarbonetos. A temperatura do HFID deve ser mantida entre 453 K e 473 K (180 °C e 200 °C). CO, CO2 Analisador NDIR Analisadores NDIR para a determinação do monóxido de carbono e do dióxido de carbono (facultativo, na determinação da razão de diluição para medição de partículas). NOx Analisador CLD ou analisador NDUV Analisador CLD, HCLD ou NDUV para a determinação dos óxidos de azoto. Se for utilizado um HCLD, este analisador deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 328 K e 473 K (55 °C a 200 °C). B Secador de amostras (facultativo, na medição de NO)