por escrito à entidade administrativa que emitir a homologação, demonstrando a necessidade desta redução. A contrapressão deve ser medida tão perto quanto possível do interior da extremidade do tubo de escape, ou num prolongamento que tenha o mesmo diâmetro. 4.2.9. As diversas válvulas que permitem dirigir o fluxo de gases de escape devem ser de regulação e acção rápidas. 4.2.10. As amostras de gases são recolhidas em sacos de capacidade suficiente. Estes sacos são feitos de um material tal que o teor de gases poluentes não seja modificado em mais de ± 2 % após 20 minutos de armazenamento. 4.3. Equipamento de análise 4.3.1. Disposições 4.3.1.1. Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados: monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2): analisador do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). Hidrocarbonetos (HC) - motores de ignição comandada : analisador do tipo de ionização por chama (FID) calibrado com propano expresso em equivalente de átomos de carbono (C1), Hidrocarbonetos (HC) - motores de ignição por compressão : ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/343 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º. 83 página 101 Apêndice 3