e) ser aquecida de modo a aumentar a temperatura da corrente de gás até 463 K ± 10 K (190 oC ± 10 oC) à saída da sonda. SP3: Sonda de recolha de CO, CO2 e NOx nos gases de escape diluídos (figura 8 apenas) A sonda deve: a) estar no mesmo plano que a sonda SP2; b) estar suficientemente afastada (radialmente) de outras sondas e da parede do túnel de modo a não sofrer a influência de quaisquer ondas ou turbilhões; c) estar aquecida e isolada ao longo de todo o seu comprimento até uma temperatura mínima de 328 K (55 oC) para evitar a condensação da água. HSL1: Conduta de recolha de amostras aquecida A conduta de recolha serve de passagem aos gases recolhidos desde a sonda única até ao(s) ponto(s) de separação e ao analisador de HC. A conduta deve: a) ter um diâmetro interior mínimo de 5 mm e máximo de 13,5 mm; b)