mp. O controlo antecipado é necessário se os tempos de transformação combinados do sistema de partículas t 50,P e do sinal do caudal mássico dos gases de escape, t 50,F, forem > 0,3 segundos. Neste caso, efetua-se um pré-ensaio, e o sinal do caudal mássico dos gases de escape é utilizado para controlar o caudal da amostra admitida no sistema de partículas. Obtém-se um controlo correto do sistema de diluição parcial, se o traço do tempo de q mew,pre do pré-ensaio, que controla q mp, for desviado por um tempo de antecipação de t 50,P + t 50,F. Para estabelecer a correlação entre q mp,i e q mew,i, utilizam-se os dados obtidos durante o ensaio real, com o q mew,i alinhado em função do tempo por t50,F relativo a q mp,i i (não há contribuição de t 50,P para o alinhamento temporal). Noutros termos, a deslocação temporal entre q mew e q mp é a diferença dos seus tempos de transformação, determinados no ponto 9.4.6.6. 9.4.6.2. Especificações para a medição diferencial do caudal No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial, a exatidão do caudal da amostra q mp é de especial importância, se não for medido diretamente, mas determinado por medição diferencial do caudal: (83)