pelo NMC, sendo as duas concentrações registadas. Determina-se a eficiência do seguinte modo: ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/153 conc w CE M = 1 − concw /o em que: concw = concentração de HC com o CH4 a passar através do NMC; concw/o = concentração de HC com o CH4 sem passar através do NMC. 1.8.4.2. Eficiência do etano Faz-se passar um gás de calibração do etano através do FID com ou sem passagem pelo NMC, sendo as duas concentrações registadas. Determina-se a eficiência do seguinte modo: conc w CEE = 1 − concw /o em que: concw = concentração de HC com o C2H6 a passar através do NMC, concw/o = concentração de HC com o C2H6 sem passar através do NMC. 1.9. Efeitos de interferência com os analisadores de CO, CO2, and NOx Os gases presentes no escape que não sejam o que está a ser analisado podem interferir na leitura de vários modos. Há interferência positiva nos instrumentos NDIR quando o gás que interfere dá o mesmo efeito que o gás que está a ser medido, mas em menor grau. Há interferência negativa nos instrumentos NDIR quando o gás que interfere