a) Estar no mesmo plano que a sonda SP2; b) Estar suficientemente afastada (radialmente) de outras sondas e da parede do túnel, de modo a não sofrer a influência de quaisquer ondas ou turbilhões; c) Ser aquecida e isolada ao longo de todo o seu comprimento até uma temperatura mínima de 328 K (55 °C), para evitar a condensação da água. HF1 Pré-filtro aquecido (facultativo) A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. HF2 Filtro aquecido O filtro deve extrair quaisquer partículas sólidas da amostra de gases antes da entrada do analisador. A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. O filtro deve ser mudado quando necessário. HSL1