Para um número mínimo de oito pontos na região crítica, calcula-se o Kv médio e o desvio-padrão. Se o desvio-padrão exceder 0,3 % do Kv médio, devem-se tomar medidas para corrigir tal facto. 3. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA 3.1. Disposições gerais Determina-se a precisão global do sistema de amostragem CVS e de análise, introduzindo uma massa conhecida de gás poluente no sistema enquanto este estiver a funcionar como para um ensaio normal; em seguida, efectua-se a análise e calcula-se a massa de poluente segundo as fórmulas constantes do n.o 6.6 do anexo 4-A, tomando, todavia, como massa volúmica do propano o valor de 1,967 g/l em condições normais. As duas técnicas a seguir descritas garantem uma precisão suficiente. O desvio máximo admissível entre a quantidade de gases introduzida e a quantidade de gases medida é de 5 %. 3.2. Método CFO 3.2.1. Medição de um caudal constante de gás puro (CO ou C3H8) com um orifício de escoamento crítico. 3.2.2. Introduz-se uma quantidade conhecida de gás puro (CO ou C3H8) no sistema CVS, por um orifício de escoamento crítico calibrado. Se a pressão de entrada for suficientemente elevada, o caudal (q) regulado pelo orifício é independente da pressão de saída do orifício (condições de escoamento crítico). Se os desvios observados excederem 5 %, a causa da anomalia deve ser determinada e corrigida. Faz-se funcionar o sistema CVS como para um ensaio de medição das emissões de escape durante 5 a 10 minutos. Analisam-se os gases recolhidos no saco de recolha com a aparelhagem normal e comparam-se os resultados obtidos com o teor das amostras de gás, já conhecido. 3.3. Método ponderal 3.3.1. Medição de uma quantidade dada de gás puro (CO ou C3H8) por um método gravimétrico. 3.3.2. Para controlar o sistema CVS pelo método gravimétrico, procede-se da seguinte forma: