Note : É importante que o gás de calibração do NO contenha uma concentração mínima de NO2 para esta verificação, dado que a absorção do NO2 pela água não foi tida em consideração nos cálculos do efeito de atenuação. 1.10. Intervalos de calibração Os analisadores devem ser calibrados de acordo com o ponto 1.5 pelo menos de três em três meses ou sempre que haja uma reparação ou mudança do sistema que possa influenciar a calibração. 2. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA CVS 2.1. Informações de carácter geral Calibra-se o sistema CVS utilizando um medidor de caudais de exactidão previsto em normas nacionais ou internacionais e um dispositivo de restrição do débito. Mede-se o caudal através do sistema a diferentes posições de restrição, sendo os parâmetros de regulação do sistema medidos e relacionados com o caudal. Podem-se utilizar vários tipos de medidor de caudais, por exemplo, venturi calibrado, medidor de caudais laminares calibrado, medidor de caudais turbinados, etc. 2.2. Calibração da bomba volumétrica (PDP)