concentração indicada (c). O ozonizador deve permanecer desligado durante toda esta operação. 3.3. Liga-se então o ozonizador de modo a produzir ozono suficiente para reduzir a concentração de NO a 20% (valor mínimo 10%) da concentração de calibração especificada no ponto 3.1. Regista-se a concentração indicada (d). ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/407 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 165 Anexo 4 – Apêndice 1 3.4. Comuta-se então o analisador para o modo NOx e a mistura de gases (constituída por NO, NO2, O2 e N2) atravessa agora o conversor. Regista-se a concentração indicada (a). 3.5. Desactiva-se agora o ozonizador. A mistura de gases definida no ponto 3.2 atravessa o conversor e entra depois no detector. Regista-se a concentração indicada (b). Figura 6/1 Diagrama do aparelho de controlo da eficiência do conversor de NOx