O factor de reacção (Rf) de 1,00 corresponde ao propano-ar purificado. 2.4. Verificação da interferência do oxigénio e limites recomendados O factor de reacção deve ser determinado conforme descrito no ponto 2.3. O gás de ensaio a utilizar e a gama recomendada do factor de reacção são: propano e azoto: 0,95 < Rf < 1,05 3. ENSAIO DA EFICIÊNCIA DO CONVERSOR DE NOx A eficiência do conversor utilizado para a conversão de NO2 em NO deve ser ensaiada da seguinte forma: com um ozonizador, em conformidade com a montagem de ensaio apresentada na figura 6/1 e com o processo adiante descrito. 3.1. Calibra-se o analisador na gama mais correntemente utilizada, em conformidade com as instruções do fabricante, com um gás que leve a escala a zero e um gás de calibração (este último deve ter um teor em NO correspondente a cerca de 80 % da escala completa, e a concentração de NO2 na mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO para que o gás de calibração não passe através do conversor. Regista-se a concentração indicada. 3.2. Por uma ligação em T, adiciona-se de modo contínuo oxigénio ou ar sintético à corrente de gás até que a concentração indicada seja cerca de 10 % inferior à concentração de calibração indicada tal como especificada no ponto 3.1. Regista-se a concentração indicada (c). O ozonizador deve permanecer desligado durante toda esta operação. 3.3. Liga-se então o ozonizador de modo a produzir ozono suficiente para reduzir a concentração de NO a 20 % (valor mínimo 10 %) da concentração de calibração especificada no ponto 3.1. Regista-se a concentração indicada (d). 3.4. Comuta-se então o analisador para o modo NOx e a mistura de gases (constituída por NO, NO2, O2 e N2) atravessa agora o conversor. Regista-se a concentração indicada (a). 3.5. Desactiva-se agora o ozonizador. A mistura de gases definida no ponto 3.2 atravessa o conversor e entra depois no detector. Regista-se a concentração indicada (b). Ainda com o ozonizador desligado, corta-se também a entrada de oxigénio ou de ar sintético O valor de NO2 indicado pelo analisador não deve ser então mais de 5 % superior ao valor especificado no ponto 3.1. Figura 6/1 Diagrama do aparelho de controlo da eficiência do conversor de NOx