A.1.2.1.3.4.8. Ter eficiências de contagem de 50 % (±12 %) para as partículas com um diâmetro de mobilidade elétrica de 23 nm (±1 nm) e de mais de 90 % para as partículas com um diâmetro de mobilidade elétrica de 41 nm (±1 nm). Estas eficiências de contagem podem ser alcançadas por meios internos (por exemplo, através da conceção adequada dos instrumentos) ou externos (por exemplo, utilização de um separador granulométrico primário); A.1.2.1.3.4.9. Se o PNC funcionar com um líquido, este deve ser substituído com a frequência indicada pelo fabricante do instrumento. A.1.2.1.3.5. Se não forem mantidas a um valor constante conhecido no ponto de regulação do caudal do PNC, a pressão e/ou a temperatura à entrada do PNC devem ser medidas e comunicadas para efeitos de correção das medições da concentração de partículas, a fim de repor as condições normais.