9.4.8.1. Detetor de quimioluminescência 9.4.8.1.1. Aplicação Usa-se um detetor de quimioluminescência (CLD) combinado com um conversor NO2-NO para medir a concentração de NOX nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. 9.4.8.1.2. Requisitos dos componentes O sistema baseado no CLD deve satisfazer a verificação do efeito de atenuação prevista no ponto 8.1.11.1 do presente anexo. Pode usar-se um CLD, aquecido ou não, assim como um CLD que funcione à pressão atmosférica ou em vácuo. 9.4.8.1.3. Conversor NO2-NO Coloca-se um conversor NO2-NO interno ou externo que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5 do presente anexo a montante do CLD e configura-se o conversor com uma derivação para facilitar essa verificação. 9.4.8.1.4. Efeitos da humidade Todas as temperaturas do CLD devem ser mantidas, de modo a impedir a condensação de água. Para eliminar a humidade de uma amostra a montante de um CLD, usa-se uma das seguintes configurações: a) Um CLD ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador a jusante de um conversor NO2-NO que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5 do presente anexo; b) Um CLD ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.4 do presente anexo. 9.4.8.1.5. Tempo de resposta Pode utilizar-se um CLD aquecido para melhorar o tempo de resposta do CLD. 9.4.8.2. Analisador não dispersivo de ultravioletas