ANEXO 7 Procedimento de cálculo do raio de curvatura «r» da superfície refletora de um espelho 1. Medição 1.1. Equipamento É utilizado um «esferómetro» semelhante ao representado na figura 1 do presente anexo com as distâncias indicadas entre a ponta do apalpador do instrumento de medição e os pés fixos da barra. 1.2. Pontos de medição 1.2.1. A medição dos raios principais de curvatura será efetuada em três pontos situados tão próximo quanto possível de um terço, de metade e de dois terços do arco da superfície refletora que passa pelo centro dessa superfície e é paralelo ao segmento b, ou do arco que passa pelo centro da superfície refletora que lhe é perpendicular, se este último arco for o mais longo. 1.2.2. No entanto, se as dimensões da superfície refletora tornarem impossível a obtenção das medições nas direções definidas no ponto 2.1.2.2.2. do presente regulamento, os serviços técnicos encarregados dos ensaios podem proceder a medições nesse ponto em duas direções perpendiculares tão próximas quanto possível das prescritas acima. 2. Cálculo do raio de curvatura «r» «r», expresso em milímetros, é calculado pela fórmula: Sendo: rp1 = raio de curvatura do primeiro ponto de medição,