mdew observado durante o ensaio. 8.1.8.6.2. Calibração da medição diferencial do caudal Calibra-se periodicamente o sistema de diluição do caudal parcial para extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos com um medidor de caudais exato em conformidade com normas internacionais e/ou nacionais. O medidor de caudais ou os aparelhos de medição de caudais são calibrados de acordo com um dos seguintes procedimentos, de modo que o caudal da sonda q mp para o túnel obedeça aos requisitos de exatidão do ponto 8.1.8.6.1 do presente anexo. a) O medidor de caudais para o q mdw deve estar ligado em série ao medidor de caudais para o q mdew, sendo a diferença entre os dois medidores calibrada em, pelo menos, cinco pontos de regulação com valores de caudal igualmente espaçados entre o valor mais baixo de q mdw utilizado durante o ensaio e o valor de q mdew utilizado durante o ensaio. O túnel de diluição pode ser posto em derivação; b) Liga-se em série um medidor de caudais calibrado ao medidor de caudais para q