Calibra-se cada CFV de acordo com o presente ponto e o anexo 5. Ver anexo 5 para as instruções sobre a forma de calcular os caudais para esta opção. 8.1.8.4.4. Calibração do SSV Calibra-se um venturi subsónico (SSV) para determinar o seu coeficiente de calibração, C d, para a gama esperada de pressões de entrada. Calibra-se um medidor de caudais do SSV do seguinte modo: a) Liga-se o sistema da forma representada na figura A.4-4; b) Faz-se arrancar o insuflador a jusante do SSV; c) As fugas entre o medidor de caudais de calibração e o SSV devem ser inferiores a 0,3 % do caudal total com a restrição mais elevada; d) Durante o funcionamento do SSV, deve ser mantida na entrada da SSV uma temperatura constante a ±2 % do valor médio absoluto da temperatura de entrada, T in;