− estar aquecida e isolada ao longo de todo o seu comprimento até uma temperatura mínima de 328 K (55°C) para evitar a condensação da água. HSL1 Conduta de recolha de amostras aquecida A conduta de recolha serve de passagem aos gases recolhidos desde a sonda única até ao(s) ponto(s) de separação e ao analisador de HC. A conduta deve: ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/165 − ter um diâmetro interior mínimo de 5 mm e máximo de 13,5 mm; − ser de aço inoxidável ou de PTFE; − manter uma temperatura de paredes de 463 K ± 10 K (190°C ± 10°C), medida em cada uma das secções aquecidas controladas separadamente, se a temperatura dos gases de escape na sonda de recolha for igual ou inferior a 463 K (190°C); − manter uma temperatura de paredes superior a 453 K (180°C) se a temperatura dos gases de escape na sonda de recolha for superior a 463 K (190°C); − manter a temperatura dos gases a 463 K ± 10 K (190°C ± 10°C) imediatamente antes do filtro aquecido F2 e do HFID. HSL2 Conduta de recolha dos NOx, aquecida A conduta deve: − manter uma temperatura de paredes compreendida entre 328 K e 473 K (55°C e 200°C) até ao conversor C se se utilizar um banho de arrefecimento B, e até ao analisador no caso contrário; − ser de aço inoxidável ou de PTFE. SL Conduta de recolha para o CO e o CO2 A conduta deve ser de aço inoxidável ou PTFE. Pode ser aquecida ou não. BK Saco dos elementos de fundo (facultativo; figura 8 apenas) Este saco serve para a medição das concentrações de fundo. BG Saco aco de recolha de amostras (facultativo; figura 8, CO e CO2 apenas) Este saco serve para a medição das concentrações das amostras.