Efficiency(%) = ⎜1 + ⎟ ∗ 100 ⎝ c − d⎠ ---pagebreak--- L 375/150 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 Legenda: EN PT Efficiency Eficiência em que: a é a concentração de NOx de acordo com o ponto 1.7.6; b é a concentração de NOx de acordo com o ponto 1.7.7; c é a concentração de NOx de acordo com o ponto 1.7.4; d é a concentração de NO de acordo com o ponto 1.7.5. 1.7.4. Adição de oxigénio Através de um T, junta-se continuamente oxigénio ou ar de colocação no zero ao caudal de gás até que a concentração indicada seja cerca de 20 % menor do que a concentração de calibração indicada no ponto 1.7.2. (O analisador está no modo NO). Regista-se a concentração «c» indicada. O ozonizador mantém-se desactivado ao longo deste processo. 1.7.5. Activação do ozonizador Activa-se agora o ozonizador para fornecer o ozono suficiente para fazer baixar a concentração de NO a cerca de 20 % (mínimo 10 %) da concentração de calibração indicada no ponto 1.7.2. Regista-se a concentração «d» indicada (o analisador está no modo NO). 1.7.6. Modo NOx Comuta-se então o analisador de NO para o modo NOx para que a mistura de gases (constituída de NO, NO2, O2 e N2) passe agora através do conversor. Regista-se a concentração «c» indicada. (O analisador está no modo NOx). 1.7.7. Desactivação do ozonizador