A verificação da linearidade deve ser feita para cada gama normalmente utilizada, em conformidade com a sequência seguinte: a) O instrumento é posto em zero mediante a introdução de um sinal de zero. No caso dos analisadores de gás, introduz-se ar sintético purificado (ou azoto) diretamente na entrada do analisador; b) Calibra-se o instrumento mediante a introdução de um sinal de calibração adequado. Para os analisadores de gás, deve ser introduzido um gás de calibração apropriado diretamente na entrada do analisador; c) Repete-se o procedimento de colocação no zero enunciado na alínea a); d) A verificação é efetuada mediante a introdução de, pelo menos, 10 valores de referência (incluindo o zero), situados na gama que vai do zero aos valores mais elevados esperados no ensaio das emissões. No caso dos analisadores de gás, aplicam-se concentrações de gases conhecidas, nos termos do ponto 9.3.3.2, diretamente na entrada do analisador; e) Os valores de referência são medidos e os valores medidos são registados durante 30 s, sendo a frequência de registo de, pelo menos, 1 Hz; f)