Figura A5/6 Configuração da calibração da bomba volumétrica (PDP) 3.4.2.5. Uma vez realizada a montagem representada na figura A5/6, abrir completamente a válvula de regulação do caudal e fazer funcionar a bomba CVS durante 20 minutos antes de começar as operações de calibração. 3.4.2.5.1. Fechar parcialmente a válvula de regulação do caudal, de modo a obter aumentos da depressão à entrada da bomba (cerca de 1 kPa) que permitam dispor de um mínimo de seis pontos de medição para o conjunto da calibração. Deixar o sistema estabilizar durante 3 minutos antes de repetir a aquisição de dados. 3.4.2.5.2. O caudal de ar Qs em cada ponto do ensaio é calculado em m3/min (condições normais), a partir dos dados do medidor de caudais, segundo o método prescrito pelo fabricante. 3.4.2.5.3.