2.2.1. Dinamómetro para motores Deve utilizar-se um dinamómetro para motores com características adequadas para realizar o ciclo de ensaio descrito no apêndice 4 do presente anexo. A instrumentação para a medição do binário e da velocidade deve permitir a medição da potência dentro dos limites indicados. Podem ser necessários cálculos adicionais. A exatidão do equipamento de medição deve ser tal que não sejam excedidas as tolerâncias máximas indicadas no quadro 4. 2.2.2. Outros instrumentos Utilizam-se, conforme necessário, instrumentos de medição do consumo de combustível, do consumo de ar, da temperatura do fluido de arrefecimento e do lubrificante, da pressão dos gases de escape e da depressão no coletor de admissão, da temperatura dos gases de escape, da temperatura do ar de admissão, da pressão atmosférica, da humidade e da temperatura do combustível. Estes instrumentos devem satisfazer os requisitos do quadro 4: Quadro 4 Exatidão dos instrumentos de medição N.o Instrumento de medição Exatidão 1 Velocidade do motor ± 2 % da leitura ou ± 1 % do valor máximo do motor, consoante o que for maior 2 Binário