e) O FID deve ser colocado a zero com o gás de colocação a zero utilizado para os ensaios das emissões; f) Calibra-se o FID com o gás de regulação da sensibilidade ao C3H8 selecionado. g) O gás de regulação da sensibilidade ao CH4 que tenha sido selecionado em aplicação da alínea b) do presente ponto deve ser introduzido na entrada das amostras do analisador FID; h) Estabiliza-se a resposta do analisador. O tempo de estabilização pode incluir o tempo para purgar o analisador e o respetivo tempo de resposta. i) Enquanto o analisador mede a concentração de CH4, registam-se 30 s de dados e calcula-se a média aritmética destes valores; j) A concentração média medida deve ser dividida pela concentração registada do gás de regulação da sensibilidade ao CH4 . O resultado é o fator de resposta do analisador FID ao CH4, RF CH4[THC-FID]. 8.1.10.1.5. Verificação da resposta do FID dos HC ao metano (CH4) Este procedimento é aplicável exclusivamente aos analisadores FID que medem os HC. Se o valor de RF