2.4. Procedimento de ensaio da eficiência do conversor de NOx A eficiência do conversor utilizado para a conversão de NO2 em NO deve ser ensaiada da seguinte forma: Este controlo pode ser efectuado com um ozonizador em conformidade com a montagem de ensaio apresentada na figura 11 e nos procedimentos descritos a seguir. 2.4.1. Calibra-se o analisador na gama mais correntemente utilizada, em conformidade com as instruções do fabricante, com um gás que coloque a escala a zero e um gás de calibração (este último deve ter um teor em NO correspondente a cerca de 80 % da escala completa, e a concentração de NO2 na mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO, para que o gás de calibração não passe através do conversor. Regista-se a concentração indicada. 2.4.2. Por uma ligação em T, adiciona-se, de modo contínuo, oxigénio ou ar sintético à corrente de gás até que a concentração indicada seja cerca de 10 % inferior à concentração de calibração indicada, conforme especificada no n.o 2.4.1 anterior. Regista-se a concentração indicada (c). O ozonizador deve permanecer desligado durante toda esta operação. 2.4.3. Liga-se então o ozonizador de modo a produzir ozono suficiente para reduzir a concentração de NO a 20 % (valor mínimo 10 %) da concentração de calibração indicada no n.o 2.4.1 anterior. Regista-se a concentração indicada (d). 2.4.4. Comuta-se então o analisador para o modo NOx e a mistura de gases (constituída por NO, NO2, O2 e N2) atravessa agora o conversor. Regista-se a concentração indicada (a). 2.4.5. Desactiva-se então o ozonizador. A mistura de gases definida no n.o 2.4.2 passa através do conversor para entrar depois no detector. Regista-se a concentração indicada (b). Figura 11 Configuração do ensaio da eficiência do conversor de NOx 2.4.6. Com o ozonizador desligado, corta-se também a entrada de oxigénio ou de ar sintético. O valor de NO2 indicado pelo analisador não deve ser então mais de 5 % superior ao valor especificado no n.o 2.4.1 anterior. 2.4.7. Calcula-se a eficiência do conversor de NOx do seguinte modo: