é a concentração prevista do NO diluído, em ppm C é a concentração medida do NO diluído, em ppm H m é a concentração máxima do vapor de água, em % H é a concentração real do vapor de água, em % 9.3.9.2.3. Coeficiente de atenuação máximo autorizado O coeficiente de atenuação combinado para o CO2 e a água não deve ser superior a 2 % da escala completa. 9.3.9.3. Verificação da atenuação do analisador de NOx para o analisador CLD Os hidrocarbonetos e a H2O podem interferir positivamente com um analisador NDUV, ao causar uma resposta semelhante aos NOx. Se o analisador NDUV usar algoritmos de compensação que utilizem medições de outros gases para efetuar esta verificação de interferência, tais medições devem ser efetuadas simultaneamente para controlar os algoritmos durante a verificação de interferência do analisador. 9.3.9.3.1. Procedimento