— Ser aquecida de modo a aumentar a temperatura da corrente de gases até 463 K (190 °C) ±10 K à saída da sonda. — Sonda SP3 de recolha de CO, CO2 e NOx nos gases de escape diluídos (figura 3 apenas) A sonda deve: — Estar no mesmo plano que a sonda SP2; — Estar suficientemente afastada (radialmente) de outras sondas e da parede do túnel, de modo a não sofrer a influência de quaisquer ondas ou turbilhões; — Ser aquecida e isolada ao longo de todo o seu comprimento até uma temperatura mínima de 328 K (55 °C), para evitar a condensação de água. — Conduta de recolha de amostras aquecida HSL1 A conduta de recolha serve de passagem aos gases recolhidos desde a sonda única até ao(s) ponto(s) de separação e ao analisador de HC. A conduta de recolha de amostras deve: — Ter um diâmetro interior mínimo de 5 mm e máximo de 13,5 mm; —