A.7.3.2. Recolha de dados pertinentes sobre as emissões No início da sequência de ensaio, deve iniciar se em simultâneo a recolha de dados do NH3. Mede-se a concentração de NH3 em contínuo e regista-se com uma frequência mínima de 1 Hz num sistema informático. A.7.3.3. Operações após o ensaio Uma vez concluído o ensaio, a amostragem deve prosseguir até terem decorrido os tempos de resposta do sistema. Apenas se exigirá a determinação da deriva do analisador em conformidade com o ponto A.7.3.4.1, se não estiver disponível a informação indicada no ponto A.7.3.4.2. A.7.3.4. Deriva do analisador A.7.3.4.1. Assim que praticável, mas no máximo 30 minutos após a conclusão do ciclo de ensaio ou durante o período de estabilização, devem determinar-se as respostas ao zero e à calibração do analisador. A diferença entre os resultados anteriores e posteriores ao ensaio deve ser inferior a 2 % da escala completa. A.7.3.4.2. A determinação da deriva do analisador não é exigida nas seguintes condições: a) Se a deriva do zero e a deriva do gás de calibração especificado pelo fabricante do instrumento nos pontos A.7.4.2.3 e A.7.4.2.4 cumprir os requisitos do ponto A.7.3.4.1, b) Se o intervalo de tempo entre a deriva do zero e a deriva do gás de calibração especificado pelo fabricante do instrumento nos pontos A.7.4.2.3 e A.7.4.2.4 exceder a duração do ensaio. A.7.3.5. Avaliação dos dados Determina-se a concentração média de NH3 (ppm/ensaio), integrando os valores instantâneos ao longo do ciclo. Deve aplicar-se a seguinte equação: