b) Se o analisador CLD tiver um modo de funcionamento em que deteta apenas o NO, e não o total de NOX, usa-se o analisador CLD apenas no modo de funcionamento NO; c) Usa-se um gás de regulação da sensibilidade ao NO que cumpra as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo e uma concentração que seja aproximadamente o dobro da concentração máxima prevista durante os ensaios das emissões. Pode usar-se uma concentração maior em conformidade com a recomendação do fabricante do instrumento e as boas práticas de engenharia para obter uma verificação exata se a concentração de NO prevista for inferior à gama mínima para a verificação especificada pelo fabricante do instrumento; d) O analisador CLD deve ser colocado a zero e calibrado. Calibra-se o analisador CLD com o gás de regulação da sensibilidade ao NO previsto na alínea c) do presente ponto, regista-se a concentração do gás de regulação da sensibilidade, xNOdry, que é usada nos cálculos de verificação do efeito de atenuação do previstos no ponto 8.1.11.2.3 do presente anexo; e)