1.7.2. Calibração Calibram-se o CLD e o HCLD na gama de funcionamento mais comum seguindo as especificações do fabricante e utilizando um gás de colocação a zero e um gás de regulação da sensibilidade (cujo teor de NO deve ser igual a cerca de 80 % da gama de funcionamento; a concentração de NO2 da mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO, para que o gás de regulação da sensibilidade não passe através do conversor. A concentração indicada tem que ser registada. 1.7.3. Cálculo A eficiência do conversor de NOx é calculada do seguinte modo: em que: a = Concentração de NOx em conformidade com o ponto 1.7.6. b = Concentração de NOx em conformidade com o ponto 1.7.7. c =