CO2 e azoto purificado; f) CH4 e ar de síntese purificado; g) C2H6 e ar de síntese purificado. Nota: São admitidas outras combinações de gases desde que estes não reajam entre si. A concentração real de um gás de calibração e de regulação da sensibilidade deve ser o valor nominal com uma tolerância de ± 2 %. Todas as concentrações dos gases de calibração devem ser indicadas em volume (% vol. ou ppm vol.). Os gases utilizados para a calibração e a regulação da sensibilidade podem também ser obtidos através de um misturador-doseador de gases, por diluição com N2 purificado ou com ar de síntese purificado. A exatidão do dispositivo misturador deve ser tal que a concentração dos gases de calibração diluídos possa ser determinada a ± 2 %. Esta exatidão implica que os gases primários utilizados para a mistura sejam conhecidos com uma exatidão mínima de ± 1 %, com base em normas nacionais ou internacionais sobre gases. A verificação deve ser efetuada a uma percentagem compreendida entre 15 % e 50 % da escala completa relativamente a cada calibração que inclua um dispositivo misturador. Pode efetuar-se uma verificação adicional utilizando outro gás de calibração, se a primeira verificação tiver falhado. Em alternativa, o dispositivo misturador pode ser verificado com um instrumento que, por natureza, seja linear, p. ex., utilizando gás NO com um CLD. O valor de regulação da sensibilidade do instrumento deve ser ajustado com o gás de regulação da sensibilidade diretamente ligado ao instrumento. Deve verificar-se o dispositivo misturador com as regulações utilizadas e compara-se o valor nominal com a concentração medida pelo instrumento. Esta diferença deve, em cada ponto, situar-se a ± 1 % do valor nominal. Podem ser utilizados outros métodos baseados nas boas práticas de engenharia e com o acordo prévio das partes envolvidas.