CONTROLO DO CONJUNTO DO SISTEMA 1. Para controlar a conformidade com as disposições do ponto 4.7 do anexo 4, determina-se a precisão global da aparelhagem de recolha CVS e de análise, introduzindo uma massa conhecida de gás poluente no sistema enquanto este estiver a funcionar como para um ensaio normal; em seguida, efectua-se a análise e calcula- se a massa de poluente segundo as fórmulas constantes do apêndice 8 do anexo 4, tomando todavia como massa volúmica do propano o valor de 1,967 g/l em condições normais. As duas técnicas a seguir descritas garantem uma precisão suficiente. 2. Medição de um débito constante de gás puro (CO ou C3H8) com um orifício de escoamento crítico 2.1. Introduz-se uma quantidade conhecida de gás puro (CO ou C3H8) na aparelhagem CVS, por um orifício de escoamento crítico calibrado. Se a pressão de entrada for suficientemente elevada, o débito (q) regulado pelo orifício é independente da pressão de saída do orifício (condições de escoamento crítico). Se os desvios observados excederem 5%, a causa da anomalia deve ser determinada e suprimida. Faz-se funcionar a aparelhagem CVS como para um ensaio de medição das emissões de escape durante 5 a 10 minutos. Analisam-se os gases recolhidos no saco de recolha com a aparelhagem normal e comparam-se os resultados obtidos com o teor das amostras de gás, já conhecido. 3. Medição de uma quantidade dada de gás puro (CO ou C3H8) por um método gravimétrico 3.1. Para controlar a aparelhagem CVS pelo método gravimétrico, procede-se da seguinte forma: Determina-se a massa de um pequeno cilindro cheio com monóxido de carbono ou propano com uma precisão de ± 0,01 g. Faz-se funcionar o sistema CVS durante