A.3.2. Binário de emissão Com o motor instalado no banco de ensaio para a realização do procedimento de mapeamento, devem existir meios para a leitura da emissão do sinal do binário pela UCE. A.3.3. Procedimento de verificação Aquando da realização do procedimento de mapeamento de acordo com o ponto 7.6.2 do presente anexo, as leituras do binário medido pelo dinamómetro e a emissão do binário pela UCE devem ser lidas simultaneamente em, pelo menos, três pontos da curva do binário. Deve obter-se pelo menos uma das leituras num ponto da curva no qual o binário não seja inferior a 98 % do valor máximo. A emissão do binário pela UCE é aceite sem correções se, em cada ponto no qual são efetuadas medições, o fator calculado através da divisão do valor do binário obtido do dinamómetro pelo valor do binário obtido da UCE não for inferior a 0,93 (ou seja, uma diferença máxima de 7 %). Neste caso, deve ser registado na ficha de comunicação que a emissão do binário pela UCE foi verificada sem correções. Caso um fator num ou mais pontos de ensaio seja inferior a 0,93, a média do fator de correção é determinada a partir de todos os pontos nos quais se recolheram e registaram leituras na ficha de comunicação. Se um fator for registado na ficha de comunicação, este deve ser aplicado à emissão do binário pela UCE na realização de ensaios de monitorização em serviço. APÊNDICE A.4 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DO AMONÍACO A.4.1. O presente apêndice descreve o método de medição do amoníaco (NH3). Nos analisadores não lineares, deve admitir-se a utilização de circuitos de linearização. A.4.2. São especificados três princípios para a medição do NH3, sendo possível utilizar qualquer um deles, desde que cumpra, respetivamente, os critérios especificados nos pontos A.4.2.1, A.4.2.2 ou A.4.2.3. Na medição do NH3 não são permitidos os secadores de gás. A.4.2.1. Analisador de infravermelho por transformada de Fourier (a seguir designado FTIR)