c HC(w/cutter) concentração de HC com o CH4 a passar através do NMC, ppm C c HC(w/o cutter) concentração de HC sem que o CH4 passe através do NMC, ppm C 9.3.8.2. Rendimento do etano Faz-se passar um gás de calibração do etano através do FID com ou sem passagem pelo NMC, sendo as duas concentrações registadas. Determina-se o rendimento do seguinte modo: (65) em que: c HC(w/cutter) concentração de HC com o C2H6 a passar através do NMC, ppm C c HC(w/o cutter) concentração de HC sem que o C2H6 passe através do NMC, ppm C 9.3.9. Efeitos de interferência