Eliminação dos efeitos da electricidade estática Para eliminar os efeitos da electricidade estática, os filtros devem ser neutralizados antes da pesagem, por exemplo por um neutralizador de polónio, uma gaiola de Faraday ou um dispositivo de efeito semelhante. 4.2.5. Especificações para medição de caudais 4.2.5.1. Requisitos gerais As exactidões absolutas do medidor de caudais ou da instrumentação de medição dos caudais deve ser a especificada no ponto 2.2. 4.2.5.2. Disposições especiais para sistemas de diluição do caudal parcial No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial, a exactidão do caudal recolhido qmp é de especial importância se não for medido directamente, mas determinado por medição diferencial do caudal: Neste caso, uma exactidão de ± 2 % para qmdew e qmdw não são suficientes para garantir níveis de exactidão aceitáveis de qmp. Se o caudal de gás for determinado por medição diferencial do caudal, o erro máximo da diferença deve ser tal que a exactidão de qmp seja de ± 5 % quando a razão de diluição for inferior a 15. O cálculo pode ser feito extraindo a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de cada instrumento. Podem ser obtidas exactidões aceitáveis para o qmp através de qualquer um dos seguintes métodos: