±0,2 K. 2.3.4. Instala-se o equipamento em conformidade com a figura A4-A.Ap2-9 e controla-se a estanquidade. Qualquer fuga que exista entre o dispositivo de medição do caudal e o tubo de Venturi de escoamento crítico afetará gravemente a precisão da calibração. Figura A4-A.Ap2-9 Configuração de calibração para o sistema CFV 2.3.5. Abre-se completamente a válvula de comando do caudal, põe-se em funcionamento o ventilador e deixa-se o sistema atingir o seu regime estabilizado. Registam-se os valores indicados por todos os instrumentos. 2.3.6. Faz-se variar a regulação da válvula de comando do caudal e executam-se pelo menos oito medições, repartidas pela gama de escoamento crítico do tubo de Venturi. 2.3.7. Utilizam-se os valores registados durante a calibração para determinar os elementos a seguir indicados. O caudal de ar (Qs) em cada ponto do ensaio é calculado a partir dos valores de medição do medidor de caudais, segundo o método previsto pelo fabricante. Calculam-se os valores do coeficiente de calibração para cada ponto do ensaio: em que: Qs = caudal em m3/min a 273,2 K e 101,33 kPa, Tv