tenha um modo de leitura da opacidade e um modo de leitura do coeficiente de absorção ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/143 da luz. O modo de leitura da opacidade apenas se utiliza para a calibração e a verificação do opacímetro. Os valores dos fumos do ciclo de ensaio são medidos no modo de leitura do coeficiente de absorção da luz. 5.1. Exigências gerais O ensaio ELR exige a utilização de um sistema de medida e de tratamento dos dados dos fumos que inclua três unidades funcionais. Essas unidades podem ser integradas num componente único ou fornecidas como um sistema de componentes interligados. As três unidades funcionais são: – um opacímetro que satisfaça as especificações do ponto 3 do apêndice 7 do anexo 4; – uma unidade de tratamento de dados capaz de realizar as funções descritas no ponto 6 do apêndice 1 do anexo 4; – uma impressora e/ou um meio de armazenamento electrónico para registar e fornecer os valores necessários dos fumos especificados no ponto 6.3 do apêndice 1 do anexo 4. 5.2. Requisitos específicos 5.2.1. Linearidade A linearidade deve estar compreendida entre ± 2 % da opacidade. 5.2.2. Desvio do zero O desvio do zero durante o período de uma hora não deve exceder ± 1 % da opacidade 5.2.3. Visualização e gama do opacímetro Para a visualização em opacidade, a gama é de 0 a 100 % de opacidade, e a capacidade de leitura, de 0,1 % da opacidade. Para a visualização em coeficiente de absorção da luz, a gama é de 0 - 30 m-1 do coeficiente de absorção de luz, e a capacidade de leitura, de 0,01 m-1 do coeficiente de absorção da luz. 5.2.4. Tempo de resposta do instrumento O tempo de resposta física do opacímetro não deve exceder 0,2 s. O tempo de resposta física é a diferença entre os tempos em que a resposta de um receptor de resposta rápida