Verificação da interferência do oxigénio A verificação da interferência do oxigénio deve ser determinada ao colocar o analisador em serviço e após longos períodos de utilização. O factor de resposta é definido e determina-se conforme descrito no ponto 1.8.2. O gás de ensaio a utilizar e a gama de factores de resposta recomendada são os seguintes: Propano e azoto 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05 Estes valores são relativos ao factor de resposta (Rf) de 1,00 para o propano e o ar de síntese purificado. A concentração de oxigénio no ar do queimador do FID não deve diferir mais de ± 1 % (percentagem molar) da concentração de oxigénio no ar do queimador utilizado na última verificação da interferência do oxigénio. Se a diferença for superior, a interferência do oxigénio deve ser verificada e o analisador ajustado, se necessário. 1.8.4. Rendimento do separador de hidrocarbonetos não metânicos (NMC, apenas para os motores a GN) O NMC é utilizado para a remoção de hidrocarbonetos não metânicos da amostra do gás através da oxidação de todos os hidrocarbonetos com excepção do metano. Em termos ideais, a conversão para o metano é de 0 %, e para os outros hidrocarbonetos, representados pelo etano, de 100 %. Para a medição precisa dos HC não-metânicos, determinam-se os dois rendimentos, e utilizam-se os valores obtidos para o cálculo do caudal mássico das emissões de NMHC (ver ponto 5.4 do apêndice 2 do anexo 4A).