Se se utilizar um sistema de diluição do caudal total, deve utilizar-se um sistema de recolha de partículas de diluição dupla, conforme indicado na figura 17. Transfere-se uma amostra dos gases de escape diluídos do túnel de diluição DT através da sonda de recolha de partículas PSP e do tubo de transferência de partículas PTT para o túnel de diluição secundária SDT, em que é novamente diluída. Faz-se passar a amostra através do(s) suporte(s) de filtros FH que contém(êm) os filtros de recolha das partículas. O caudal do ar de diluição é geralmente constante, enquanto o caudal da amostra é regulado pelo regulador de caudal FC3. Se for utilizada a compensação electrónica de caudais EFC (ver figura 15), o caudal total dos gases de escape diluídos é utilizado como sinal de comando para o FC3. Figura 16 Diagrama do sistema de recolha de partículas Figura 17 Diagrama do sistema de recolha de partículas com diluição dupla A.3.2.7. Componentes das figuras 16 (sistema de caudal parcial apenas) e 17 (sistema de caudal total apenas) PTT : Tubo de transferência de partículas O tubo de transferência de partículas não deve exceder 1 020 mm de comprimento, e deve ser o mais curto possível. As dimensões são válidas para: a) o sistema de diluição do caudal parcial com recolha fraccionada, desde a ponta da sonda até ao suporte do filtro; b)