b) uma unidade de tratamento de dados capaz de realizar as funções descritas no ponto 6 do apêndice 1 do presente anexo; c) uma impressora e/ou um meio de armazenamento electrónico para registar e fornecer os valores necessários dos fumos especificados no ponto 6.3. do apêndice 1 do presente anexo. 5.2. Requisitos específicos 5.2.1 Linearidade A linearidade deve estar compreendida entre ± 2 % da opacidade. 5.2.2. Desvio do zero O desvio do zero durante o período de uma hora não deve exceder ± 1 % da opacidade 5.2.3. Visualização e gama do opacímetro Para a visualização em opacidade, a gama é de 0 a 100 % de opacidade, e a capacidade de leitura, de 0,1 % da opacidade. Para a visualização em coeficiente de absorção da luz, a gama deve ser de 0-30 m-1 de coeficiente de absorção da luz, e a capacidade de leitura, de 0,01 m-1 do coeficiente de absorção da luz.