9.3.4. Verificação da estanquicidade Deve ser efectuada uma verificação da estanquicidade do sistema. Para tal, deve desligar-se a sonda do sistema de escape e obturar-se a sua extremidade. Deve ligar-se a bomba do analisador. Após um período de estabilização inicial, todos os medidores de caudais devem indicar aproximadamente zero, caso não haja fugas. Se tal não acontecer, as condutas de recolha de amostras devem ser verificadas e a anomalia corrigida. A taxa de fugas máxima admissível no lado do vácuo é de 0,5 % do caudal durante a utilização para a parte do sistema que está a ser verificada. Os caudais do analisador e do sistema de derivação podem ser utilizados para estimar os caudais durante a utilização. Em alternativa, o sistema pode ser evacuado até uma pressão mínima de 20 kPa de vácuo (80 kPa absolutos). Após um período de estabilização inicial, o aumento de pressão Δp (kPa/min) no sistema não deve exceder: (71) em que: V s é o volume do sistema, em l; qvs é o caudal do sistema, em l/min. Outro método consiste na introdução de uma modificação do patamar de concentração no início da conduta de recolha de amostras, passando do gás de colocação no zero para o gás de calibração. No caso de um analisador calibrado correctamente, se, após um lapso de tempo adequado, a leitura for ≤ 99 % da concentração aplicada, isto indica um problema de estanquicidade que deve ser corrigido. 9.3.5. Verificação do tempo de resposta do sistema de análise