4.2.1.2. O analisador de hidrogénio deve ter um tempo de resposta inferior a 10 segundos a 90 % da leitura final. A sua estabilidade deve ser superior a 2 % da escala completa no zero e a 80 ± 20 % da escala completa, durante um período de 15 minutos, para todas as gamas de funcionamento. 4.2.1.3. A repetibilidade do analisador, expressa na forma de desvio-padrão, deve ser superior a 1 % da escala completa no zero e a 80 ± 20 % da escala completa para todas as gamas utilizadas. 4.2.1.4. As gamas de funcionamento do analisador devem ser escolhidas de molde que se obtenha a melhor resolução nos procedimentos de medição, calibragem e verificação de fugas. 4.2.2. Sistema de registo dos dados do analisador de hidrogénio O analisador de hidrogénio deve estar equipado com um dispositivo para registar os sinais elétricos de saída com uma frequência mínima de um por minuto. O sistema de registo deve ter características de funcionamento pelo menos equivalentes aos sinais a registar e fornecer um registo permanente dos resultados. O registo deve indicar claramente o início e o fim do ensaio de carga normal e de carga com avaria. 4.3. Registo da temperatura 4.3.1. A temperatura na câmara é registada em dois pontos, por meio de sensores de temperatura ligados entre si de modo que indiquem um valor médio. Os pontos de medição situam-se a cerca de 0,1 m para o interior do recinto, a partir do eixo vertical de cada parede lateral, a uma altura de 0,9 m ± 0,2 m. 4.3.2. As temperaturas na proximidade das células são registadas por meio dos sensores. 4.3.3. Durante todo o processo de medição das emissões de hidrogénio, as temperaturas devem ser registadas com uma frequência mínima de um minuto. 4.3.4. O sistema de registo das temperaturas deve apresentar uma exatidão de ± 1,0 K e uma resolução de ± 0,1 K. 4.3.5. O sistema de registo ou de tratamento de dados deve apresentar uma resolução ± 15 segundos. 4.4. Registo da pressão 4.4.1. Durante todo o processo de medição das emissões de hidrogénio, a diferença Dp entre a pressão barométrica na área do ensaio e a pressão interna do recinto deve ser registada com uma frequência mínima de um minuto.