CO2 e NO como B e C, respectivamente. Fecha-se a entrada de CO2 e deixa-se passar apenas o gás de calibração do NO através do (H)CLD, registando-se o valor de NO como D. O efeito de atenuação, que não deve ser superior a 3 % da escala completa, é calculado do modo a seguir indicado: ⎡ ⎛ (C ∗ A) ⎞⎤ % Quench = ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ ∗ 100 ⎢⎣ ⎝(D ∗ A) − (D ∗ B)⎠ ⎥⎦ Legenda: EN PT %Quench % Atenuação em que: A é a concentração do CO2 não diluído medida com o NDIR ( %); B é a concentração do CO2 diluído medida com o NDIR (%); C é a concentração do NO diluído medida com o (H)CLD (ppm); D concentração do NO não diluído medida com o (H)CLD (ppm). Podem-se utilizar métodos alternativos de diluição e de quantificação dos valores dos gases de calibração do CO2 do NO tais como a mistura dinâmica. 1.9.2.2. Verficação do efeito de atenuação da água Esta verificação aplica-se apenas às medições das concentrações de gases em base húmida. O cálculo do efeito de atenuação da água deve ter em consideração a diluição do gás de calibração do NO com vapor de água e o estabelecimento de uma relação entre a concentração de vapor de água da mistura e a prevista durante o ensaio. Faz-se passar através do (H)CLD um gás de calibração do NO com uma concentração