d) Valor real e valor indicado para cada gás de calibração utilizado juntamente com as diferenças percentuais; e) Combustível e tipo do FID; f) Pressão de ar do FID. 4.5. Podem aplicar-se outras técnicas (por exemplo, computadores, comutadores de gama electrónica) se se demonstrar ao serviço técnico que as mesmas garantem uma precisão equivalente. Apêndice 2 Curva da temperatura ambiente diurna para a calibração do recinto e o ensaio de emissões diurnas Curva da temperatura ambiente diurna para a calibração do recinto em conformidade com o anexo 7, apêndice 1, n.os 1.2 e 2.3.9. Tempo (horas) Temperatura (°Ci) Tempo (horas) Temperatura (°Ci) Calibração