b) No caso de suportes de membrana PTFE com anel de apoio integral em polimetilpenteno, que representa 95 % da massa do suporte, utiliza-se uma densidade de 920 kg/m3 para o suporte de recolha de amostras; c) No caso de suportes de membrana PTFE com anel de apoio integral em PTFE, utiliza-se uma densidade de 2 144 kg/m3 para o suporte de recolha de amostras. 8.1.12.2.3. Densidade do ar Dado que o ambiente da balança deve ser rigorosamente controlado a uma temperatura ambiente de (22 ±1) °C e um ponto de orvalho de (9.5 ±1) °C, a densidade do ar é essencialmente função da pressão atmosférica. Por conseguinte, especifica-se uma correção da impulsão hidrostática que é apenas função da pressão atmosférica. 8.1.12.2.4. Densidade dos pesos de calibração Utiliza-se a densidade declarada do material do peso de calibração em metal. 8.1.12.2.5. Cálculos das correções O filtro de recolha de amostras de partículas deve ser corrigido dos efeitos da impulsão hidrostática com recurso às seguintes equações: (8-8) em que: m cor = Massa do filtro de partículas corrigida dos efeitos de impulsão hidrostática