K v ∗ pA Qs = T em que: Kv = coeficiente de calibração; pA = pressão absoluta à entrada do venturi, kPa; T = temperatura à entrada do venturi, em K. 2.3.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (Qs) em cada regulação da restrição (mínimo 8 regulações) em m3/min standard a partir dos dados do medidor de caudais e utilizando o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de calibração a partir dos dados de calibração para cada posição como segue: ---pagebreak--- L 375/158 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 Qs ∗ T Kv = pA em que: Qs = caudal de ar nas condições normais (101,3 kPa, 273 K), m3/s; T = temperatura à entrada do tubo de Venturi, em K; pA = pressão absoluta à entrada do venturi, kPa. Para determinar a gama de caudal crítico, estabelece-se uma curva de Kv em função da pressão à entrada do venturi. Para um caudal crítico (bloqueado), Kv tem um valor sensivelmente constante. Quando a pressão diminui (e a depressão aumenta), o venturi desbloqueia-se e Kv decresce, o que indica que o CFV está a funcionar fora da gama admissível.