manutenções). O gás de referência a utilizar é propano diluído com ar purificado, cujo factor de resposta é de 1,00. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/457 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 215 Anexo 4 – Apêndice 1 O gás de ensaio a utilizar para a verificação da interferência do oxigénio e a gama de factores de resposta recomendada são os seguintes: propano e azoto: 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05. 4. CALIBRAÇÃO DO ANALISADOR DE HIDROCARBONETOS Cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas deve ser calibrada pelo processo a seguir indicado. 4.1. Determina-se a curva de calibração através de, pelo menos, cinco pontos de calibração espaçados tão uniformemente quanto possível ao longo da gama de funcionamento. A concentração nominal do gás de calibração com a concentração mais elevada deve ser, pelo menos, igual a 80% da escala completa. 4.2. Calcula-se a curva de calibração pelo método dos quadrados mínimos. Se o grau do polinómio resultante for superior a 3, o número de pontos de calibração deve ser, pelo menos, igual ao número do grau do polinómio acrescido de 2. 4.3. A curva de calibração não deve diferir mais do que ± 2% do valor nominal de cada