− ter um diâmetro igual ao da sonda de recolha de amostras ao longo de todo o comprimento; − ter um tempo de resposta inferior a 0,05 s ao caudal mínimo do instrumento, conforme determinado de acordo com o ponto 5.2.4 do apêndice 4 do anexo 4; − não ter efeitos significativos no pico dos fumos. FM Medidor de caudal Instrumentação do caudal para detectar o caudal correcto para a câmara de medição. Os caudais mínimo e máximo devem ser especificados pelo fabricante do instrumento, e ser tais que sejam satisfeitos os requisitos do tempo de resposta do TT e as especificações do comprimento do percurso óptico. O medidor de caudais pode estar próximo da bomba de recolha de amostras P, se utilizada. MC Câmara de medição A câmara de medição deve ter uma superfície interna não reflectora ou um ambiente óptico equivalente. A incidência de luz difusa no detector devido às reflexões internas ou efeitos de difusão deve ser reduzida ao mínimo. A pressão do gás na câmara de medição não deve diferir da pressão atmosférica em mais do que 0,75 kPa. Quando tal não for possível por projecto, a leitura do opacímetro deve ser convertida à pressão atmosférica. A temperatura das paredes da câmara de medição deve ser regulada a ± 5 K entre 343 K (70°C) e 373 K (100°C), mas sempre suficientemente acima do ponto de orvalho dos gases de escape para impedir a condensação. A câmara de medição deve ser equipada com dispositivos adequados para medir a temperatura. OPL Comprimento do percurso óptico Trata-se do comprimento do percurso óptico obscurecido por fumos entre a fonte luminosa do opacímetro e o receptor, corrigido conforme necessário quanto à não uniformidade devida aos gradientes de densidade e efeito de franja. O comprimento do percurso óptico deve ser fornecido pelo fabricante do instrumento tendo em conta eventuais medidas tomadas contra a deposição de fuligem (por exemplo, ar de purga). Se o comprimento do percurso óptico não for conhecido, deve ser determinado de