Se a deriva do zero e a deriva do gás de calibração especificado pelo fabricante do instrumento nos pontos A.4.4.2.3 e A.4.4.2.4 cumprir os requisitos do ponto A.4.3.4.1; b) Se o intervalo de tempo entre a deriva do zero e a deriva do gás de calibração especificado pelo fabricante do instrumento nos pontos A.4.4.2.3 e A.4.4.2.4 exceder a duração do ensaio. A.4.4. Especificação do analisador e verificação A.4.4.1. Requisitos de linearidade O analisador deve cumprir os requisitos de linearidade indicados no quadro A.4-8 do presente anexo. Deve verificar-se a linearidade em conformidade com o ponto 8.1.4 do presente anexo pelo menos com a frequência mínima estabelecida no quadro A.4-5 do presente anexo. Com a autorização prévia da entidade homologadora, são autorizados menos de 10 pontos de referência, caso possa demonstrar se uma exatidão equivalente. Para a verificação da linearidade, deve utilizar-se um gás de NH3 que cumpra as especificações do ponto A.4.4.2.7. Admite-se a utilização de células de referência que contenham gás de calibração de NH3. Os instrumentos cujos sinais se utilizem para algoritmos de compensação devem cumprir os requisitos de linearidade indicados no quadro 5. do presente anexo. A verificação da linearidade deve ser feita segundo os requisitos dos procedimentos de auditoria interna, pelo fabricante dos instrumentos ou em conformidade com os requisitos da norma ISO 9000.