A câmara deve estar equipada com uma ou mais ventoinhas ou insufladores de capacidade compreendida entre 0,1 e 0,5 m3/s, para homogeneizar completamente a atmosfera no recinto. Deve ser possível obter uma temperatura e uma concentração de hidrocarbonetos uniformes na câmara durante as medições. O veículo colocado dentro do recinto não deve estar sujeito a uma corrente de ar direta, proveniente das ventoinhas ou insufladores. 4.7. Gases de calibração Os gases devem cumprir os requisitos dos pontos 4.7.1 e 4.7.2 do presente anexo. 4.7.1. Para efeitos de calibração e funcionamento, deve-se poder utilizar os seguintes gases puros: Ar de síntese purificado: (pureza < 1 ppm de equivalente C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0.1 ppm NO); Teor de oxigénio entre 18% e 21%, em volume.