V e o desvio-padrão. O desvio-padrão não deve exceder ± 0,3 % do valor médio de K V. A.8.5.3. Venturi subsónico (SSV) A calibração do SSV baseia-se na equação de caudal para um venturi subsónico. O caudal de gás é função da pressão e da temperatura à entrada, da queda de pressão entre a entrada e a garganta do SSV, conforme se indica na equação (A.8-41). Calcula-se o caudal de ar (q VSSV) em cada regulação da restrição (mínimo 16 regulações) em m3/s normalizados a partir dos dados do medidor de caudais e utilizando o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de descarga a partir dos dados de calibração para cada regulação do seguinte modo: (A.8-72) em que: A 0 = q VSSV =