9.4.8.1.4. Efeitos da humidade Todas as temperaturas do CLD devem ser mantidas, de modo a impedir a condensação de água. Para eliminar a humidade de uma amostra a montante de um CLD, usa-se uma das seguintes configurações: a) Um CLD ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador a jusante de um conversor NO2-NO que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5; b) Um CLD ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.4. 9.4.8.1.5. Tempo de resposta Pode utilizar-se um CLD aquecido para melhorar o tempo de resposta do CLD. 9.4.8.2. Analisador não dispersivo de ultravioletas 9.4.8.2.1. Aplicação Usa-se um analisador não dispersivo de ultravioletas (NDUV) para medir a concentração de NOx nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. 9.4.8.2.2. Requisitos dos componentes O sistema baseado no NDUV deve satisfazer as verificações previstas no ponto 8.1.11.3. 9.4.8.2.3. Conversor NO2-NO Se o analisador NDUV medir apenas o NO, deve colocar-se um conversor NO2-NO interno ou externo que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5 a montante do analisador NDUV. Configura-se o conversor com uma derivação para facilitar esta verificação. 9.4.8.2.4. Efeitos da humidade A temperatura do analisador NDUV deve ser mantida de modo a impedir a condensação de água, a menos que se use umas das seguintes configurações: a) Um NDUV ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador a jusante de um conversor NO2-NO que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5; b)