c) Repete-se o procedimento de colocação no zero enunciado na alínea a). d) A verificação é efectuada mediante a introdução de pelo menos 10 valores de referência (incluindo o zero) situados na gama que vai do zero aos valores mais elevados esperados no ensaio de emissões. No caso dos analisadores de gás, aplicam-se concentrações de gases determinadas directamente na entrada do analisador. e) Os valores de referência são medidos e os valores medidos são registados durante 30 s, sendo a frequência de registo de pelo menos 1 Hz,. f) Os valores médios aritméticos durante o período de 30 s são utilizados para calcular os parâmetros de regressão linear dos mínimos quadrados, conforme a equação 6 no ponto 7.7.2. g) Os parâmetros de regressão linear devem cumprir os requisitos do ponto 9.2., quadro 6. h) Verifica-se novamente a colocação no zero, repetindo-se o procedimento de verificação, se necessário. 9.3. Medição de emissões gasosas e sistema de recolha de amostras 9.3.1. Características dos analisadores 9.3.1.1. Informações de carácter geral