3.2. Calibração da bomba volumétrica (PDP) Medem-se simultaneamente todos os parâmetros relacionados com a bomba juntamente com os parâmetros relacionados com um venturi de calibração, que é ligado em série com a bomba. Traça-se a curva do caudal calculado (em m3/min à entrada da bomba, a pressão e temperatura absolutas) em relação a uma função de correlação correspondente ao valor de uma dada combinação de parâmetros da bomba. Determina-se a equação linear que exprime a relação entre o caudal da bomba e a função de correlação. Se a bomba do sistema CVS tiver várias velocidades de funcionamento, executa-se uma operação de calibração para cada velocidade utilizada. Deve manter-se a estabilidade da temperatura durante a calibração. Mantêm-se as fugas em todas as ligações e tubagens entre o venturi de calibração e a bomba CVS a valores inferiores a 0,3 % do ponto mais baixo do caudal (restrição máxima e velocidade da PDP mínima). 3.2.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (Q s) em cada regulação da restrição (mínimo seis regulações) em m3/min normais a partir dos dados do medidor de caudais e utilizando o método prescrito pelo fabricante. Converte-se em seguida o caudal de ar em caudal da bomba (V 0) em m3/rot a temperatura e pressão absolutas à entrada da bomba, como segue: em que: Qs = caudal de ar em condições normais (101,3 kPa, 273 K), m3/s T