5.7.2.3. O VPR deve obter uma separação superior a 99,0% das partículas de tetracontano (CH3(CH2)38CH3) com um diâmetro de mobilidade elétrica de, pelo menos, 30 nm e uma concentração à entrada ≥ 10 000 por cm3 quando o aparelho funciona ao seu nível de diluição mínima e à temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante. 5.7.3. Procedimentos de verificação do sistema de medição do número de partículas Mensalmente, deve verificar-se, por meio de um medidor de caudais calibrado, que o valor da medição do fluxo de entrada no PNC não difere mais de 5% em relação ao caudal nominal do PNC. 5.8. Exatidão do dispositivo de mistura Se se utilizar um misturador-doseador de gases para efetuar as calibrações, conforme definido no ponto 5.2 do presente anexo, a exatidão do dispositivo misturador deve ser tal que a concentração dos gases de calibração diluídos possa ser determinada com uma aproximação de ± 2%. A curva de calibração deve ser controlada através de uma verificação a meio da escala, conforme descrito no ponto 5.3 do presente anexo. Um gás de calibração com uma concentração inferior a 50% da gama do analisador deve estar a ± 2% da sua concentração certificada. 6. Gases de referência Apenas para o Nível 1-B: No caso de não estarem disponíveis gases com a tolerância que se segue em relação ao valor fixado no Sistema de Serviço de Calibração Japonês (JCSS), pode ser utilizado um gás com uma tolerância maior, mas mais apertada, disponível no JCSS. 6.1. Gases puros 6.1.1. Todos os valores em ppm representam na realidade V-ppm (vpm)