1.1.2. Recomenda-se a utilização de um pré-classificador de partículas (p. ex., ciclone ou impactor) a montante do suporte do filtro.No entanto, admite-se utilização de uma sonda de recolha de amostras enquanto classificador granulométrico, tal como apresentado na figura A4A.Ap4-13. 1.2. Requisitos gerais 1.2.1. A sonda de recolha de amostras para o caudal do gás de ensaio de partículas deve estar posicionada no canal de diluição, de modo a permitir a recolha de uma amostra do caudal de gás representativa da mistura homogénea ar/gases de escape. 1.2.2. O caudal da amostra de partículas deve ser proporcional ao caudal total dos gases de escape diluídos no túnel de diluição, com uma tolerância de ± 5 %. 1.2.3. Os gases de escape diluídos recolhidos devem ser mantidos a uma temperatura inferior a 325 K (52 °C) a 20 cm, a montante ou a jusante, da face do filtro de partículas, exceto no caso de um ensaio de regeneração, em que a temperatura deve manter-se abaixo de 192 °C. 1.2.4. A amostra de partículas deve ser colhida, num só filtro instalado num suporte, a partir do caudal de gás de escape diluído recolhido. 1.2.5. Todos os componentes do sistema de diluição e do sistema de recolha de amostras, desde o tubo de escape até ao suporte do filtro, que estejam em contacto com gases de escape brutos ou diluídos, devem ser concebidos para minimizar a deposição ou alteração das partículas. Todas as peças devem ser feitas de materiais condutores de eletricidade que não reajam com componentes dos gases de escape e devem ser ligadas à terra para impedir efeitos eletrostáticos. 1.2.6. Se não for possível uma compensação das variações de caudal, deve prever-se um permutador de calor e um dispositivo de regulação das temperaturas com as características especificadas no ponto 1.3.5 do apêndice 2 do presente anexo, para garantir a constância do caudal no sistema e, portanto, a proporcionalidade do caudal de recolha. 1.3. Requisitos específicos 1.3.1. Sonda de recolha de amostras de partículas