3.5. Intervalos de calibração A instrumentação de medição do caudal deve ser calibrada pelo menos de 3 em 3 meses ou sempre que ocorra uma reparação ou mudança do sistema que possa influenciar a calibração. 4. CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DOS FUMOS 4.1. Introdução Calibra-se cada componente tantas vezes quantas as necessárias para satisfazer os requisitos de exactidão do presente regulamento. Descreve-se aqui o método de calibração a utilizar para os analisadores indicados no ponto 5 do apêndice 4 e no ponto 3 do apêndice 7 do presente anexo. 4.2. Método de calibração 4.2.1. Tempo de aquecimento Aquece-se e estabiliza-se o opacímetro de acordo com as recomendações do seu fabricante. Se o opacímetro estiver equipado com um sistema de purga por ar para impedir que a parte óptica do aparelho fique suja de fuligem, activa-se e ajusta-se esse sistema também de acordo com as recomendações do fabricante. 4.2.2. Estabelecimento da linearidade da resposta Verifica-se a linearidade do opacímetro no modo de leitura da opacidade de acordo com as recomendações do fabricante. Introduzem-se no opacímetro três filtros de densidade neutra de transmitância conhecida, que satisfaçam os requisitos do ponto 5.2.5. do apêndice 4 do presente anexo, sendo o valor registado. Os filtros de densidade neutra devem ter opacidades nominais de aproximadamente 10 %, 20 % por cento e 40 %. A linearidade não deve divergir do valor nominal do filtro de densidade neutra mais de ± 2 % da opacidade. Qualquer não-linearidade que exceda o valor acima indicado deve ser corrigida antes do ensaio. 4.3. Intervalos de calibração