0,90 < Rf < 1,00 O fator de resposta (Rf) de 1,00 corresponde ao propano-ar purificado. 2.3.4. Verificação da interferência do oxigénio e limites recomendados O fator de resposta deve ser determinado conforme descrito no ponto 2.3.3 acima. Os gases de ensaio a utilizar e a gama recomendada do fator de resposta são: Propano e azoto: 0,95 < Rf < 1,05 2.4. Procedimento de ensaio da eficiência do conversor de NOx A eficiência do conversor utilizado para a conversão de NO2 em NO deve ser ensaiada da seguinte forma: Este controlo pode ser efetuado com um ozonizador em conformidade com a montagem de ensaio apresentada na figura A4-A.Ap3-11 e nos procedimentos descritos a seguir. 2.4.1. Calibra-se o analisador na gama mais correntemente utilizada, em conformidade com as instruções do fabricante, com um gás que coloque a escala a zero e um gás de regulação da sensibilidade (este último deve ter um teor em NO correspondente a cerca de 80 % da escala completa, e a concentração de NO2 na mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO, para que o gás de regulação da sensibilidade não passe através do conversor. Regista-se a concentração indicada. 2.4.2. Por uma ligação em T, adiciona-se, de modo contínuo, oxigénio ou ar sintético ao caudal de gás de regulação da sensibilidade até que a concentração indicada seja cerca de 10 % inferior à concentração de calibração indicada, conforme especificada no ponto 2.4.1 do presente apêndice. Regista-se a concentração indicada (c). O ozonizador deve permanecer desligado durante toda esta operação.