R e I aparelhos de integração e de registo das concentrações instantâneas de hidrocarbonetos, Lh uma conduta de recolha aquecida. 2. PROCESSOS DE CALIBRAÇÃO 2.1. Processo de calibração do analisador 2.1.1. Todos os analisadores devem ser calibrados sempre que necessário e, em qualquer caso, no decurso do mês que precede o ensaio de homologação, bem como, pelo menos, uma vez em cada seis meses, para a verificação da conformidade da produção. 2.1.2. Cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas deve ser calibrada pelo processo a seguir indicado: 2.1.2.1. A curva de calibração do analisador é estabelecida através de, pelo menos, cinco pontos de calibração, espaçados o mais uniformemente possível. A concentração nominal do gás de calibração com a concentração mais elevada deve ser, pelo menos, igual a 80 % da escala completa. 2.1.2.2.