Faz-se arrancar o insuflador a jusante do CFV; c) Durante o funcionamento da CFV deve ser mantida na entrada da CFV uma temperatura constante a ±2 % do valor médio absoluto da temperatura de entrada, T in; d) As fugas entre o medidor de caudais de calibração e o CFV devem ser inferiores a 0,3 % do caudal total com a restrição mais elevada; e) Abre-se completamente a válvula de regulação do caudal. Em vez de uma válvula de regulação, pode-se fazer variar a pressão a jusante do CFV fazendo variar a velocidade do insuflador ou introduzindo uma fuga controlada. É de notar que alguns insufladores têm limitações em condições de ausência de carga; f) Faz-se funcionar o CFV durante, pelo menos, três minutos para estabilizar o sistema. O CFV deve continuar a funcionar, registando-se os valores médios de uma amostra de dados recolhidos durante, pelo menos, 30 s de cada uma das seguintes quantidades: