±1 l/min duração do ensaio (mínimo 250 s) (t) ±0,1 s 4.2.3.2. Uma vez realizada a configuração representada na figura 6/2 do presente apêndice, abrir completamente a válvula de regulação do débito e fazer funcionar a bomba CVS durante 20 minutos antes de começar as operações de calibração. Fechar parcialmente a válvula de regulação do débito, de modo a obter um aumento da depressão à entrada da bomba (cerca de 1 kPa) que permita dispor de um mínimo de seis pontos de medição para o conjunto da calibração. Deixar o sistema atingir o seu regime estabilizado durante três minutos e repetir as medições. Figura 6/2 Configuração de calibração para o sistema PDP-CVS Análise dos resultados 4.2.4.1. O débito de ar (Qs) em cada ponto do ensaio é calculado em m3/min (condições normais) a partir dos valores de medição do debitómetro, segundo o método previsto pelo fabricante. 4.2.4.2. O débito de ar é então convertido em débito da bomba (V0), expresso em m3 por rotação à temperatura e à pressão absolutas à entrada da bomba: sendo: V0 = débito da bomba a Tp e Pp, em m3/rotação, Qs