HC : Analisador HFID Detector aquecido de ionização por chama (HFID) ou detector de ionização por chama (FID) para a determinação dos hidrocarbonetos. A temperatura do HFID deve ser mantida entre 453K e 473 K (180 oC e 200 oC). CO, CO2 : Analisador NDIR Analisadores NDIR para a determinação do monóxido de carbono e do dióxido de carbono (facultativo para a determinação da razão de diluição para medição de partículas). NOx : Analisador CLD Analisador CLD ou HCLD para a determinação dos óxidos de azoto. Se for utilizado um HCLD, este deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 328 K e 473 K (55 oC e 200 oC). B : Banho de arrefecimento (facultativo para a medição do NO)