2.4.1.1. Características dos filtros São necessários filtros de fibra de vidro revestidos de fluorocarbono ou filtros de membrana com base em fluorocarbono para os ensaios de certificação. Para aplicações especiais podem ser utilizados diferentes materiais de filtragem. Todos os tipos de filtros devem ter um rendimento de recolha de 0,3 μm DOP (ftalato de dioctilo) de pelo menos 99 % a uma velocidade nominal de passagem dos gases compreendida entre 35 e 100 cm/s. Na realização de ensaios de correlação entre laboratórios ou entre um fabricante e uma entidade homologadora, devem ser utilizados filtros de qualidade idêntica. 2.4.1.2. Dimensão dos filtros Os filtros de partículas devem ter um diâmetro mínimo de 47 mm (diâmetro da mancha de 37 mm). São aceitáveis filtros com diâmetros superiores (ponto 2.4.1.5). 2.4.1.3. Filtros primário e secundário Durante a sequência de ensaio, os gases de escape diluídos devem ser recolhidos por meio de um par de filtros colocados em série (um filtro primário e um secundário). O filtro secundário não deve estar localizado a mais de 100 mm a jusante do filtro primário, nem estar em contacto com este. Os filtros podem ser pesados separadamente ou em conjunto, sendo colocados mancha contra mancha. 2.4.1.4. Velocidade de passagem nominal através do filtro Deve-se obter uma velocidade nominal de passagem dos gases através do filtro compreendida entre 35 e 100 cm/s. O aumento da perda de pressão entre o início e o fim do ensaio não deve ser superior a 25 kPa. 2.4.1.5. Carga do filtro As cargas mínimas recomendadas para as dimensões de filtros mais comuns são apresentadas no quadro a seguir. Para dimensões maiores, a carga mínima é de 0,065 mg/1 000 mm2 de área de filtragem. Diâmetro do filtro (mm) Diâmetro recomendado da mancha (mm) Carga mínima recomendada (mg)