A amostra para todos os componentes deve ser colhida com uma única sonda de amostragem e repartida em seguida pelos diferentes analisadores. Facultativamente, podem ser utilizadas duas sondas de amostragem instaladas na proximidade imediata uma da outra. Deve velar-se por que nenhum componente dos gases de escape (incluindo a água e o ácido sulfúrico) se condense inadvertidamente em qualquer ponto do sistema de análise. A.3.1.3. Componentes das figuras 9 e 10 EP: Tubo de escape SP1: Sonda de recolha de amostras de gases de escape brutos (apenas figura 9) Recomenda-se uma sonda de aço inoxidável rectilínea, fechada na extremidade e com vários orifícios. O diâmetro interno não deve ser maior do que o diâmetro interno da conduta de recolha de amostras. A espessura da parede da sonda não deve ser superior a 1 mm. Deve haver um mínimo de três orifícios em três planos radiais diferentes, dimensionados para amostrar aproximadamente o mesmo caudal. A sonda deve abarcar pelo menos 80 % do diâmetro do tubo de escape. Podem utilizar-se uma ou duas sondas de recolha de amostras. SP2: Sonda de recolha de amostras de HC nos gases de escape diluídos (figura 10 apenas) A sonda deve: a)