ser de aço inoxidável ou de PTFE; SL: Conduta de recolha para o CO e o CO2 A conduta deve ser de aço inoxidável ou PTFE. Pode ser aquecida ou não. BK: Saco dos elementos de fundo (facultativo; figura 8 apenas) Este saco serve para a medição das concentrações de fundo. BG: Saco de recolha (facultativo; figura 8, CO e CO2 apenas) Este saco serve para a medição das concentrações das amostras. F1: Pré-filtro aquecido (facultativo) A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. F2: Filtro aquecido O filtro deve extrair quaisquer partículas sólidas da amostra de gases antes do analisador. A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. O filtro deve ser mudado quando necessário. P: Bomba de recolha de amostras aquecida A bomba deve ser aquecida até à temperatura da conduta HSL1. HC: Detector aquecido de ionização por chama (HFID) para a determinação dos hidrocarbonetos. A temperatura deve ser mantida entre 453 K e 473 K (180 oC e 200 oC). CO e CO2: Analisadores NDIR para a determinação do monóxido de carbono e do dióxido de carbono (facultativo para a determinação da razão de diluição para medição de partículas). NO: Analisador CLD ou HCLD para a determinação dos óxidos de azoto. Se for utilizado um HCLD, este deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 328 K e 473 K (55 oC e 200 oC). C: Conversor Utiliza-se um conversor para a redução catalítica de NO2 em NO antes da análise no CLD ou HCLD. B: Banho de arrefecimento (facultativo)