2.4.3. Liga-se então o ozonizador de modo a produzir ozono suficiente para reduzir a concentração de NO a 20 % (valor mínimo 10 %) da concentração de calibração indicada no ponto 2.4.1 do presente apêndice. Regista-se a concentração indicada (d). 2.4.4. Comuta-se então o analisador de NOx para o modo NOx para que a mistura de gases (constituída de NO, NO2, O2 e N2) passe agora através do conversor. Regista-se a concentração indicada (a). 2.4.5. Desativa-se então o ozonizador. A mistura de gases definida no ponto 2.4.2 do presente apêndice passa através do conversor para entrar depois no detetor. Regista-se a concentração indicada (b). Figura A4-A.Ap3-11 Configuração do ensaio de eficiência do conversor de NOx 2.4.6. Com o ozonizador desligado, corta-se também a entrada de oxigénio ou de ar sintético. O valor de NO2 indicado pelo analisador não deve ser então mais de 5 % superior ao valor especificado no ponto 2.4.1 do presente apêndice. 2.4.7. A eficiência do conversor de NOx é calculada do seguinte modo: 2.4.8. A eficiência do conversor não deve ser inferior a 95 %. 2.4.9. O controlo da eficiência do conversor deve ser efetuado pelo menos uma vez por semana. 3. GASES DE REFERÊNCIA 3.1. Gases puros Para efeitos de calibração e funcionamento, e em caso de necessidade, devem poder utilizar-se os seguintes gases puros: Azoto purificado (contaminação ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);