perda de carga através da tubagem de LFE (EDP) ± 0,0015 kPa temperatura do ar à entrada da bomba CVS (PTI) ± 0,2 K temperatura do ar à saída da bomba CVS (PTO) ± 0,2 K depressão à entrada da bomba CVS (PPI) ± 0,22 kPa altura de pressão à saída da bomba CVS (PPO)± 0,22 kPa número de rotações da bomba durante o ensaio (n) ± 1 1/min duração do ensaio (mínimo 250 s) (t) ± 0,1 s 4.2.3.2. Uma vez realizada a configuração representada na figura 6/2 do presente apêndice, abrir completamente a válvula de regulação do débito e fazer funcionar a bomba CVS durante 20 minutos antes de começar as operações de calibração. 4.2.3.3.1. Fechar parcialmente a válvula de regulação do débito, de modo a obter um aumento da depressão à entrada da bomba (cerca de 1 kPa) que permita dispor de um mínimo de seis pontos de medição para o conjunto da calibração. Deixar o sistema atingir o seu regime estabilizado durante três minutos e repetir as medições. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União E/ECE/324 Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/411 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83