9.3.7.3. Verificação da interferência do oxigénio Exclusivamente no que se refere aos analisadores de gases de escape brutos, a verificação da interferência do oxigénio deve ser efectuada ao colocar o analisador em serviço e após longos períodos de utilização. Deve ser escolhida uma gama de medição em que os gases de verificação da interferência do oxigénio se situam n.os 50 % superiores. Deve realizar-se o ensaio com a temperatura do forno regulada conforme exigido. As características do gás de verificação da interferência de oxigénio são enunciadas no ponto 9.3.3.4. a) Coloca-se o analisador no zero. b) Calibra-se o analisador com a mistura de oxigénio a 0 % para motores de ignição comandada. Os instrumentos do motor de ignição por compressão são regulados com a mistura de oxigénio a 21 %. c) Verifica-se novamente a resposta no zero. Se se modificou em mais de 0,5 % da escala completa, repetem-se as etapas a) e b). d) Aplicam-se os gases de verificação da interferência do oxigénio a 5 % e a 10 %. e) Verifica-se novamente a resposta no zero. Se tiver mudado mais de 1 % da escala completa, o ensaio deve ser repetido.