4.6. Registo da pressão 4.6.1. Durante todo o processo de medição das emissões por evaporação, a diferença (Δp) entre a pressão barométrica na área do ensaio e a pressão interna do recinto deve ser registada ou introduzida num sistema de tratamento de dados com uma frequência de pelo menos uma vez por minuto. 4.6.2. A exatidão do sistema de registo das pressões deve ser de ±2 kPa, podendo a pressão ser determinada com um rigor aproximado de ±0,2 kPa. 4.6.3. O sistema de registo ou de tratamento de dados deve poder indicar o tempo com uma exatidão de ±15 segundos. 4.7. Ventoinhas 4.7.1. Utilizando uma ou mais ventoinhas ou insufladores com a(s) porta(s) da câmara hermética para determinação da evaporação (SHED) aberta(s), deve ser possível reduzir a concentração de hidrocarbonetos na câmara até ao nível de concentração ambiente. 4.7.2. A câmara deve estar equipada com uma ou mais ventoinhas ou insufladores de capacidade compreendida entre 0,1 e 0,5 m3/min, para homogeneizar completamente a atmosfera no recinto. Deve ser possível obter uma temperatura e uma concentração de hidrocarbonetos uniformes na câmara durante as medições. O veículo colocado dentro do recinto não deve estar sujeito a uma corrente de ar direta proveniente das ventoinhas ou insufladores. 4.8. Gases 4.8.1. Para efeitos de calibração e funcionamento, devem poder utilizar-se os seguintes gases puros: ar sintético purificado: (pureza < 1 ppm de equivalente C1, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); teor de oxigénio entre 18 % e 21 %, em volume. Gás combustível para o analisador de hidrocarbonetos: (40 ±2 % de hidrogénio e o restante em hélio, com menos de 1 ppm de hidrocarbonetos em equivalentes de C1, menos de 400 ppm de CO2), Propano (C3H8): pureza mínima de 99,5 %. Butano (C4H10): pureza mínima de 98 %. Azoto (N2): pureza mínima de 98 %.