em que: Kv = coeficiente de calibração pA = pressão absoluta à entrada do venturi (kPa) T = temperatura à entrada do venturi (K) 3.3.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (Q s) em cada regulação da restrição (mínimo oito regulações) em m3/min normalizados a partir dos dados do medidor de caudais e utilizando o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de calibração a partir dos dados de calibração para cada regulação como segue: em que: