Os fatores de resposta devem ser determinados ao colocar um analisador em serviço e após longos intervalos de manutenção. O fator de resposta (r h) para uma dada espécie de hidrocarboneto é a relação entre a leitura C1 no FID e a concentração de gás no cilindro, expressa em ppm C1. A concentração do gás de ensaio deve situar-se a um nível que dê uma resposta de cerca de 80 % da escala completa. A concentração deve ser conhecida com uma exatidão de ± 2 % em relação a um padrão gravimétrico expresso em volume. Além disso, o cilindro de gás deve ser pré-condicionado durante 24 horas à temperatura de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C). Os gases de ensaio a utilizar e as gamas de fatores de resposta correspondentes são os seguintes: a) Metano e ar de síntese purificado 1,00 ≤ r h ≤ 1,15; b) Propileno e ar de síntese purificado 0,90 ≤ r h ≤ 1,1; c) Tolueno e ar de síntese purificado 0,90 ≤ r h ≤ 1,1. Estes valores referem-se ao fator r h de 1 para o propano e o ar de síntese purificado. 9.3.7.3. Verificação da interferência do oxigénio Exclusivamente no que se refere aos analisadores de gases de escape brutos, a verificação da interferência do oxigénio deve ser efetuada ao colocar o analisador em serviço e após longos períodos de utilização.