Quanto aos pesos de calibração em aço inoxidável, deve utilizar-se uma densidade de 8 000 kg/m3. Se o material dos pesos de calibração for diferente, é necessário conhecer a sua densidade. Deve aplicar-se a seguinte equação: (25) com (26) em que: m uncor é a massa do filtro de partículas não corrigida, em mg; ρ a é a densidade do ar, em kg/m3; ρ w é a densidade dos pesos de calibração da balança, em kg/m3; ρ f