) para um dado nível de diluição é calculada por meio da equação (A.4-33): (A.4-33) Recomenda-se que o VPR seja calibrado e validado enquanto unidade integrada. A.1.2.2.2.3. O serviço técnico deve verificar a existência de um certificado de validação do VPR que ateste a eficácia do separador de partículas voláteis, estabelecido no semestre anterior ao ensaio de emissões. Se o separador de partículas voláteis estiver equipado com um dispositivo de alerta de vigilância da temperatura, a validação pode ser efetuada com uma periodicidade de 12 meses. O VPR deve obter uma separação superior a 99,0 % das partículas de tetracontano (CH3(CH2)38CH3) com um diâmetro de mobilidade elétrica de pelo menos 30 nm e uma concentração à entrada igual ou superior 10 000 cm-3 quando o aparelho funciona ao seu nível de diluição mínimo e à temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante. A.1.2.2.3. Métodos de verificação do sistema de contagem de partículas A.1.2.2.3.1.