A montante do secador de amostras, caso seja utilizado durante o ensaio, os gases de escape do motor são introduzidos no analisador NDUV. Deve dar-se tempo para que a resposta do analisador se estabilize. O tempo de estabilização pode incluir o tempo para purgar a conduta de transferência e o tempo de resposta do analisador. Enquanto todos os analisadores medem a concentração da amostra, devem ser registados 30 segundos de dados recolhidos e ser calculadas as médias aritméticas relativas aos três analisadores. O valor médio do CLD deve ser subtraído do valor médio do NDUV. Esta diferença deve ser multiplicada pelo quociente da concentração média de HC esperada pela concentração de HC medida durante a verificação, do seguinte modo: (82) em que: c NOx,CLD é a concentração de NOx medida pelo CLD, em ppm c NOx,NDUV é a concentração de NOx medida pelo NDUV, em ppm c HC,e é a concentração máxima prevista de HC, em ppm c