— analisadores NDIR, para a medição do monóxido de carbono e do dióxido de carbono; — analisador HCLD ou equivalente, para a medição dos óxidos de azoto. Para os gases de escape brutos (figura 2), a amostra de todos os componentes pode ser retirada por meio de uma sonda ou de duas sondas de recolha próximas uma da outra e dividida(s) internamente para os diferentes analisadores. Deve-se velar por que nenhum componente dos gases de escape (incluindo a água e o ácido sulfúrico) se condense num ponto qualquer do sistema de análise. Para os gases de escape diluídos (figura 3), a amostra dos hidrocarbonetos deve ser retirada com uma sonda de recolha diferente da utilizada para os outros componentes. Deve-se velar por que nenhum componente dos gases de escape (incluindo a água e o ácido sulfúrico) se condense num ponto qualquer do sistema de análise. Figura 2 Diagrama do sistema de análise dos gases de escape para o CO, os NOx e os HC Figura 3 Diagrama do sistema de análise dos gases de escape diluídos para o CO, o CO2, os NOx e os HC Descrições — Figuras 2 e 3 Nota geral: Todos os componentes no percurso dos gases amostrados devem ser mantidos à temperatura especificada para os respetivos sistemas. — Sonda SP1 de recolha de gases de escape brutos (figura 2 apenas)