9.3.2.6. Análise dos óxidos de azoto (NOx) São especificados dois instrumentos de medição para a medição dos NOx, sendo possível utilizar qualquer um deles, desde que responda aos critérios especificados nos pontos 9.3.2.6.1 ou 9.3.2.6.2, respectivamente. Para a determinação da equivalência de sistemas de um procedimento de medição alternativo em conformidade com o ponto 5.1.1, apenas é permitido o detector CLD. 9.3.2.6.1. Detector quimioluminescente (CLD) O analisador de óxidos de azoto deve ser do tipo de quimioluminescência (CLD) ou do tipo de quimioluminescência aquecido (HCLD) com conversor NO2/NO, se a medição for feita em base seca. Se a medição for feita em base húmida, deve ser utilizado um analisador HCLD com conversor mantido acima de 328 K (55 °C), desde que a verificação do efeito de atenuação da água (ver ponto 9.3.9.2.2) tenha sido satisfatória. Tanto para o CLD como para o HCLD, o percurso de amostragem deve ser mantido a uma temperatura de parede de 328 K a 473 K (55 o C a 200 °C) até ao conversor, nas medições em base seca, e até ao analisador, nas medições em base húmida. 9.3.2.6.2. Detector ultravioleta não dispersivo (NDUV) Deve utilizar-se um analisador ultravioleta não dispersivo (NDUV) para medir a concentração de NOx. Se o analisador NDUV medir apenas o NO, deve colocar-se um conversor NO2/NO a montante do analisador NDUV. A temperatura do analisador NDUV deve ser mantida, de modo a impedir a condensação aquosa, a não ser que um secador de amostras esteja instalado a montante do conversor NO2/NO, se utilizado, ou a montante do analisador. 9.3.2.7. Medição da relação ar/combustível O equipamento de medição da relação ar/combustível utilizado para determinar o caudal dos gases de escape, conforme especificado no ponto 8.4.1.6, deve ser um sensor da relação ar/combustível de gama larga ou um sensor lambda do tipo zircónio. O sensor deve ser montado directamente no tubo de escape, num local em que a temperatura dos gases de escape seja suficientemente elevada para eliminar a condensação da água. A exactidão do sensor com a parte electrónica incorporada deve ter as seguintes tolerâncias: ± 3 % da leitura