Para regular a pressão na conduta de recolha de amostras e o caudal para o HFID. A.3.2. Sistema de recolha de partículas e de diluição A.3.2.1. Introdução O presente anexo refere-se aos requisitos fundamentais e às descrições gerais dos sistemas de recolha de amostras de partículas e de diluição. Dado que várias configurações podem produzir resultados equivalentes, não é necessário respeitar rigorosamente as figuras 12 a 17. Contudo, é obrigatório cumprir os requisitos fundamentais tais como as dimensões da conduta de recolha, o aquecimento e a concepção. Podem ser utilizados componentes adicionais tais como instrumentos, válvulas, solenóides, bombas e comutadores para obter outras informações e coordenar as funções dos sistemas. Outros componentes que não sejam necessários para manter a exactidão em alguns sistemas podem ser excluídos se a sua exclusão se basear nas boas práticas de engenharia. A.3.2.2. Descrição do sistema de diluição do caudal parcial O sistema de diluição apresentado baseia-se na diluição de uma parte da corrente de gases de escape. A separação dessa corrente e o processo de diluição que se lhe segue podem ser efectuados por diferentes tipos de sistemas de diluição. Para a subsequente recolha das partículas, pode-se fazer passar para o sistema de recolha de partículas a totalidade dos gases de escape diluídos ou apenas uma porção destes. O primeiro método é referido como sendo do tipo de recolha de amostras total, e o segundo, como sendo do tipo de recolha de amostras fraccionado. O cálculo do factor de diluição depende do tipo de sistema utilizado. No sistema de recolha total apresentado na figura 12, os gases de escape brutos são transferidos do tubo de escape (EP) para o túnel de diluição (DT) através da sonda de recolha de amostras (SP) e do tubo de transferência (TT). O caudal total através do túnel é ajustado com o regulador de caudais FC2 e a bomba de recolha de amostras (P) do sistema de recolha de partículas (ver figura 16). O caudal de ar de diluição é regulado pelo regulador de caudal FC1, que pode utilizar q mew ou q maw e q mf como sinais de comando, para se obter a separação dos gases de escape desejada. O caudal da amostra que chega o DT é a diferença entre o caudal total e o caudal do ar de diluição. O caudal do ar de diluição é medido com o medidor de caudais FM1 e o caudal total com o medidor FM3 do sistema de recolha de partículas (ver figura 16). A razão de diluição é calculada a partir desses dois caudais.