Após a análise, os pontos de zero e de calibração são verificados mais uma vez utilizando os mesmos gases. O ensaio é considerado aceitável se a diferença for inferior a 2% do valor do gás de calibração. 2.14.2.7. Os caudais e as pressões dos vários gases nos analisadores devem ser os mesmos que os utilizados durante a calibração dos analisadores. 2.14.2.8. O teor de cada um dos compostos medidos deve ser registado após a estabilização do dispositivo de medição. 2.14.2.9. A massa e o número de todas as emissões, quando aplicável, devem ser calculados de acordo com o anexo B7. 2.14.2.10. As calibrações e verificações devem ser efetuadas: a)