Figura A.4-8 Esquema do sistema de amostragem de partículas recomendado — Amostragem do caudal parcial Excesso de ar Ar filtrado Ciclone do escape do motor Ar filtrado Ar de compensação* *Em alternativa, o software de controlo pode ter em conta o caudal extraído para contagem do número de partículas Figura A.4-9 Esquema do sistema de amostragem de partículas recomendado — Amostragem do caudal total Excesso de ar Ar filtrado Ciclone Sentido do fluxo carvão ativado do escape do motor A.1.2.1.4.1. Descrição do sistema de recolha de amostras O sistema de recolha de amostras de partículas é composto por uma sonda ou ponto de recolha de amostras de partículas no sistema de diluição, uma conduta de transferência de partículas (PTL), um separador primário granulométrico (PCF) e um separador de partículas voláteis (VPR) a montante do dispositivo de medição da concentração do número de partículas (PNC). O VPR deve incluir dispositivos de diluição da amostra (diluidores do número de partículas: PND1 e PND2) e de evaporação de partículas (tubo de evaporação, ET). A sonda ou ponto de recolha de amostras de partículas para o caudal do gás de ensaio deve estar posicionada no canal de diluição de modo a permitir a recolha de uma amostra representativa a partir de uma mistura homogénea diluente/gases de escape. A soma do tempo de permanência no sistema e do tempo de resposta do PNC não deve exceder 20 s. A.1.2.1.4.2. Sistema de transferência de partículas