d) pode ser isolada. A.3.2.3. Descrição do sistema de diluição do caudal total A figura 15 descreve um sistema de diluição do caudal total dos gases de escape brutos no túnel de diluição DT, de acordo com o princípio da amostragem a volume constante (CVS). O caudal dos gases de escape diluídos deve ser medido com uma bomba volumétrica (PDP), com um venturi de escoamento crítico (CFV), ou com um venturi subsónico (SSV). Pode ser utilizado um permutador de calor (HE) ou um dispositivo electrónico de compensação de caudais (EFC) para a recolha proporcional de amostras de partículas e para a determinação do caudal. Dado que a determinação da massa das partículas se baseia no caudal total dos gases de escape diluídos, não é necessário calcular a razão de diluição. Para a recolha subsequente das partículas, faz-se passar uma amostra dos gases de escape diluídos para o sistema de recolha de amostras de partículas com diluição dupla (ver figura 17). Embora seja, em parte, um sistema de diluição, o sistema de diluição dupla pode ser considerado uma variante de um sistema de recolha de amostras de partículas, dado que partilha a maioria das peças com um sistema normal de recolha de amostras de partículas. A.3.2.4. Componentes da figura 15 EP: Tubo de escape