Caracteriza-se o separador a 600 K (327 oC) ou a uma temperatura superior antes do ensaio em relação ao seu efeito catalisador sobre o CH4 e o C2H6 a valores de H2O representativos das condições do fluxo de escape. O ponto de orvalho e o nível de O2 da amostra do fluxo de escape devem ser conhecidos. Regista-se a resposta relativa do FID ao CH4 (ver ponto 1.8.2. do apêndice 5 do presente anexo). Figura 10 Diagrama do sistema de análise do metano com o separador de hidrocarbonetos não metânicos (NMC) Componentes da figura 10 NMC Separador de hidrocarbonetos não metânicos Para oxidar todos os hidrocarbonetos com excepção do metano. HC: Detector aquecido de ionização por chama (HFID) para a medição das concentrações de HC e de CH4. A temperatura deve ser mantida entre 453 K e 473 K (180 oC e 200 oC). V1: Válvula selectora Para seleccionar os gases (amostra, gás de colocação no zero e gás de calibração). V1 é idêntica a V2 (ver figura 8). V2, V3: Válvulas solenóides Para contornar o NMC V4: Válvula de agulhas Para equilibrar o caudal através do NMC e da derivação. R1: Regulador de pressão Para regular a pressão na conduta de recolha de amostras e o caudal para o HFID. R1 é idêntico a R3 da figura 8. FL1: Medidor de caudais Para medir o caudal de derivação da amostra. FL1 é idêntico a FL1 da figura 8.