= concentração média de NOX medida prevista na norma (μmol/mol) ou (ppm) 8.1.11.4. Penetração do NO2 no secador de amostras 8.1.11.4.1. Âmbito e frequência Se for usado um secador de amostras para secar uma amostra a montante de um instrumento de medição dos NOX, mas não for usado um conversor NO2-NO a montante do secador de amostras, deve efetuar-se essa verificação para a penetração de NO2 no secador de amostras. Esta verificação deve ser efetuada após a instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.11.4.2. Princípios de medição Um secador de amostras remove a água, que, de outro modo, poderia interferir com a medição dos NOX. No entanto, a água no estado líquido remanescente num secador de amostras mal concebido pode eliminar NO2 da amostra. Se for usado um secador de amostras sem um conversor NO2-NO a montante, este poderia eliminar NO2 da amostra antes da medição dos NOX. 8.1.11.4.3. Requisitos do sistema O secador de amostras deve permitir a medição de, pelo menos, 95 % do NO2 total na concentração máxima esperada de NO2. 8.1.11.4.4. Procedimento Segue-se o seguinte procedimento para verificar o desempenho do secador de amostras: a) Configuração do instrumento. Devem observar-se as instruções do fabricante do secador de amostras e do analisador para o arranque e o funcionamento. Regula-se o analisador e o secador de amostras na medida do necessário para otimizar o desempenho;