A alimentação da fonte luminosa deve ser adequadamente estabilizada para que a intensidade luminosa da lâmpada possa ser mantida com a exatidão necessária para o trabalho durante todo o ensaio. 4.2.3. Um meio útil de verificar a estabilidade geral do fotómetro de reflexo durante uma série de ensaios consiste em realizar medições periódicas dos valores do CIL de um padrão de referência estável. 4.2.4. Outra técnica consiste em incorporar na aparelhagem um detetor auxiliar para verificar ou monitorizar o rendimento da fonte luminosa. Embora seja possível verificar as indicações do detetor auxiliar para detetar alterações na leitura, uma solução mais aperfeiçoada consiste em utilizar essas indicações para alterar eletronicamente a sensibilidade da cabeça retrorrefletora principal do fotómetro e compensar automaticamente as variações do fluxo luminoso da fonte. 4.3. Descrição do goniómetro O goniómetro, tal como definido no ponto 2.3 do presente regulamento, que pode ser utilizado na realização das medições de retrorreflexão segundo a geometria da CIE, é ilustrado na figura A4-II. Nesta figura, a cabeça fotométrica (O) é apresentada arbitrariamente na vertical acima da fonte (I). O primeiro eixo é apresentado como sendo fixo e horizontal e situa-se na perpendicular ao semiplano de observação. Pode ser utilizada qualquer outra disposição dos componentes equivalente à apresentada. Figura A4-I Sistema de coordenadas da CIE