Para arrefecer e condensar a água contida na amostra de gases de escape. É facultativo, se o analisador não estiver sujeito à interferência do vapor de água, conforme o ponto 9.3.9.2.2 do presente anexo. Se a água for removida por condensação, a temperatura ou o ponto de orvalho dos gases amostrados deve ser monitorizada, quer dentro do coletor de água, quer a jusante. A temperatura ou o ponto de orvalho dos gases amostrados não deve exceder 280 K (7 °C). Não são admitidos exsicantes químicos para a remoção da água da amostra. BK Saco dos elementos de fundo (facultativo; apenas figura 10) Este saco serve para a medição das concentrações de fundo. BG Saco de recolha de amostras (facultativo; apenas figura 10) Este saco serve para a medição das concentrações das amostras. A.2.1.4. Separador de hidrocarbonetos não metânicos (NMC) O separador oxida todos os hidrocarbonetos com exceção do CH4 em CO2 e H2O, de modo tal que, ao fazer passar a amostra através dos NMC, apenas o CH4 é detetado pelo HFID. Para além do sistema habitual de recolha de amostras de HC (ver figuras 9 e 10), deve ser instalado um segundo sistema equipado com um separador, em conformidade com a figura 11. Isto permite a medição simultânea da totalidade dos HC, CH4 e dos NMHC. Deve regular-se o separador a uma temperatura igual ou superior a 600 K (327 °C) antes do ensaio em relação ao seu efeito catalisador sobre o CH4 e o C2H6 a valores de H2O representativos das condições da corrente de gases de escape. O ponto de orvalho e o nível de O2 da amostra da corrente de gases de escape devem ser conhecidos. A resposta relativa do FID ao CH4 e ao C2H6 deve ser determinada conforme o ponto 9.3.8 do presente anexo.