Propano e azoto: 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05. 4. CALIBRAÇÃO DO ANALISADOR DE HIDROCARBONETOS Cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas deve ser calibrada pelo processo a seguir indicado: 4.1. Determina-se a curva de calibração através de pelo menos cinco pontos de calibração espaçados tão uniformemente quanto possível ao longo da gama de funcionamento. A concentração nominal do gás de calibração com a concentração mais elevada deve ser pelo menos igual a 80 % da escala completa. 4.2. Calcula-se a curva de calibração pelo método dos mínimos quadrados. Se o grau do polinómio resultante for superior a 3, o número de pontos de calibração deve ser pelo menos igual ao número do grau do polinómio acrescido de 2. 4.3. A curva de calibração não deve diferir mais do que 2 % do valor nominal de cada gás de calibração. 4.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtido em conformidade com o ponto 3.2 do presente apêndice, elabora-se um quadro que indique os valores reais de concentração em relação aos valores indicados, com intervalos não superiores a 1 % da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. O quadro deve também conter outros dados pertinentes como: a) Data de calibração, valores indicados pelo potenciómetro, a zero e calibrado (quando aplicável); b) Escala nominal; c)