g) As grandezas de referência devem ser geradas e introduzidas conforme descrito no ponto 8.1.4.4. No caso dos analisadores de gases, aplicam-se concentrações de gases que se saiba cumprirem as especificações do ponto 9.5.1, introduzindo-as diretamente na entrada do analisador; h) Deve ser dado tempo ao instrumento para estabilizar enquanto mede o valor de referência; i) Usando pelo menos a frequência de registo mínima, conforme especificado no quadro 9.2, mede-se o valor de referência durante 30 s e regista-se a média aritmética dos valores registados, ; j) Repetem-se as etapas das alíneas g) a i) do presente ponto até todas as grandezas de referência terem sido medidas; k) Usam-se as médias aritméticas e os valores de referência, y refi, para calcular os parâmetros de regressão linear dos mínimos quadrados e os valores estatísticos para comparar com os critérios de desempenho mínimo especificados no quadro 8.2. Efetuam-se os cálculos descritos no anexo 4B, apêndice A.2, ponto A.2. 8.1.4.4. Sinais de referência