8.1.11.4. Penetração do NO2 no banho de arrefecimento (refrigerador) 8.1.11.4.1. Âmbito e frequência Se for usado um banho de arrefecimento (refrigerador) para secar uma amostra a montante de um instrumento de medição dos NOx, mas não for usado um conversor NO2-NO a montante do banho de arrefecimento, deve efetuar-se essa verificação para a penetração de NO2 no banho de arrefecimento. Esta verificação deve ser efetuada após a instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.11.4.2. Princípios de medição Um banho de arrefecimento (refrigerador) remove a água, que, de outro modo, poderia interferir com a medição dos NOx. No entanto, a água no estado líquido remanescente num banho de arrefecimento mal concebido pode eliminar NO2 da amostra. Se for usado um banho de arrefecimento sem um conversor NO2-NO a montante, poderia eliminar NO2 da amostra antes da medição dos NOx. 8.1.11.4.3. Requisitos do sistema O banho de arrefecimento deve permitir a medição de, pelo menos, 95 % do NO2 total na concentração máxima prevista de NO2. 8.1.11.4.4. Procedimento Segue-se o seguinte procedimento para verificar o desempenho do refrigerador: a) Configuração do instrumento. Devem observar-se as instruções do fabricante do refrigerador para o arranque e o funcionamento. Regula-se o analisador e o refrigerador na medida do necessário para otimizar o desempenho; b) Configuração do equipamento e recolha de dados. i) O(s) analisador(es) dos NOx totais deve(m) ser colocado(s) a zero e calibrado(s) como o seria(m) durante os ensaios de emissões;