Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados. Para os analisadores não lineares, é admitida a utilização de circuitos de linearização. 2.3.3.1. Análise do monóxido de carbono (CO) O analisador de monóxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 2.3.3.2. Análise do dióxido de carbono (CO2) O analisador de dióxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 2.3.3.3. Análise dos hidrocarbonetos (HC) O analisador de hidrocarbonetos deve ser do tipo aquecido de ionização por chama (HFID) com detetor, válvulas, tubagens, etc., aquecidos de modo a manter a temperatura dos gases a 463 K (190 °C) ± 10 K. 2.3.3.4. Análise dos óxidos de azoto (NOx) O analisador de óxidos de azoto deve ser do tipo detetor de quimioluminescência (CLD) ou detetor de quimioluminescência aquecido (HCLD) com conversor NO2-NO, se a medição for feita em base seca. Se a medição for feita em base húmida, utiliza-se um analisador HCLD com conversor mantido acima de 328 K (55 °C), desde que a verificação do efeito de atenuação da água (anexo 4A, apêndice 2, ponto 1.9.2.2) tenha sido satisfatória. Tanto para o CLD como para o HCLD, o percurso dos gases deve ser mantido a uma temperatura das paredes de 328 K a 473 K (55 °C a 200 °C) até ao conversor, nas medições em base seca, e até ao analisador, nas medições em base húmida. 2.3.4. Medição da razão ar/combustível O equipamento de medição da razão ar/combustível utilizado para determinar o caudal dos gases de escape, conforme especificado no ponto 2.2.3, deve ser um sensor da razão ar/combustível de gama larga ou um sensor lambda do tipo Zirconia. O sensor deve ser montado diretamente no tubo de escape, num local em que a temperatura dos gases de escape seja suficientemente elevada para eliminar a condensação de água. A exatidão do sensor com a parte eletrónica incorporada deve ter as seguintes tolerâncias: ± 3 % da leitura para λ < 2