EGA: Analisador dos gases de escape (figuras 13, 14, 15, 16 e 17) Podem-se utilizar analisadores de CO2 ou NOx (unicamente com o método do balanço do carbono para o analisador de CO2). Os analisadores são calibrados como os utilizados para a medição das emissões gasosas. Podem-se utilizar um ou vários analisadores para determinar as diferenças de concentração. A exactidão dos sistemas de medição deve ser tal que a exactidão de GEDFW,i esteja dentro de uma margem de ± 4 %. TT: Tubo de transferência (figuras 11 a 19) O tubo de transferência das amostras de partículas deve: a) ser tão curto quanto possível, mas o seu comprimento não deve exceder 5 m; b) ter um diâmetro igual ou superior ao da sonda, mas não superior a 25 mm; c) ter o ponto de saída no eixo do túnel de diluição e virado para jusante. Se o tubo tiver um comprimento igual ou inferior a 1 metro, deve ser isolado com material de condutividade térmica máxima de 0,05 W/mK), devendo a espessura radial do isolamento corresponder ao diâmetro da sonda. Se o tubo tiver um comprimento superior a 1 m, deve ser isolado e aquecido de modo a obter-se uma temperatura mínima da parede de 523 K (250 oC). DPT: Transdutor de pressão diferencial (figuras 11, 12 e 17) O transdutor de pressão diferencial deve ter uma gama de funcionamento igual ou inferior a ± 500 Pa. FC1: Regulador de caudal (figuras 11, 12 e 17) No caso dos sistemas isocinéticos (figuras 11 e 12), é necessário um regulador de caudais para manter uma diferença de pressão nula entre EP e ISP. O ajustamento pode ser feito: a)