Introduz-se um gás marcador na conduta de transferência TL. Esse gás marcador pode ser um componente dos gases de escape, como o CO2 ou o NOX. Após diluição no túnel, mede-se a quantidade do gás marcador. Tal deve ser realizado em relação a cinco razões de diluição compreendidas entre três e 15. Determina-se a exatidão do caudal da amostra a partir da razão de diluição r d por meio da equação (A.4-21): q mp = q mdew / r d (A.4-21) Devem ter-se em consideração as exatidões dos analisadores de gases para garantir a exatidão de q mp. 8.1.8.6.3. Requisitos especiais para a medição diferencial do caudal Recomenda-se vivamente uma verificação do caudal de carbono que utilize os gases de escape reais para detetar problemas de medição e de controlo e verificar o funcionamento correto do sistema de caudal parcial. A verificação do caudal de carbono deve ser efetuada, pelo menos, quando se instala um novo motor ou quando se muda algum elemento significativo na configuração do banco de ensaio.