q mdw = caudal mássico do ar de diluição (em base húmida) q mdew = caudal mássico dos gases de escape diluídos em base húmida Neste caso, o erro máximo da diferença deve ser tal que a exatidão de q mp seja de ±5 % quando a razão de diluição for inferior a 15. O cálculo pode ser feito extraindo a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de cada instrumento. Podem ser obtidas exatidões aceitáveis para q mp através de um dos seguintes métodos: a) As exatidões absolutas de q mdew e q mdw são ±0,2 %, o que garante uma exatidão de q