5.5.1.7. A eficiência do conversor de NOx, em percentagem, é calculada utilizando as concentrações a, b, c e d determinadas nos pontos 5.5.1.2 a 5.5.1.5 do presente anexo, através da seguinte equação: A eficiência do conversor não deve ser inferior a 95%. A eficiência do conversor deve ser ensaiada com a frequência definida no quadro A5/3. 5.6. Calibração da microbalança A calibração da microbalança utilizada para a pesagem dos filtros de recolha de amostras de partículas deve ser conforme a uma norma nacional ou internacional. A balança deve cumprir os requisitos de linearidade indicados no ponto 4.2.2.2 do presente anexo. A verificação da linearidade deve ser realizada pelo menos de 12 em 12 meses ou sempre que ocorra uma reparação ou mudança do sistema que possa influenciar a calibração. 5.7. Calibração e validação do sistema de amostragem de partículas (se for exigida a medição do número de partículas) Para exemplos de métodos de calibração/validação consultar: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmpFCP.html 5.7.1. Calibração do PNC 5.7.1.1.