V1 V8 sample vent span gas ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/169 Figura 9 - Diagrama do sistema de análise do metano (método GC) Legenda da figura 9: EN PT Sample Amostra Span gas Gás de calibração Air inlet Admissão de ar Fuel inlet Admissão de combustível Oven Forno Componentes da figura 9 PC Coluna Porapak Utiliza-se uma coluna Porapak N, de 180/300 µm (rede 50/80), de 610 mm de comprimento e 2,16 mm de diâmetro interior, que deve ser utilizada e condicionada pelo menos durante 12 horas a 423 K (150°C) com um gás de transporte antes da utilização inicial. MSC Crivo molecular (coluna com enchimento) Utiliza-se uma coluna tipo 13X, de 250/350 µm (rede 45/60), de 1 220 mm de comprimento e 2,16 mm de diâmetro interior, que deve ser condicionada pelo menos durante 12 horas a 423 K (150°C) com um gás de transporte antes da utilização inicial. OV Forno Para manter as colunas e as válvulas a uma temperatura estável para o funcionamento do analisador, e para condicionar as colunas a 423 K (150°C). SLP Tubo espiralado para a amostra Um comprimento suficiente de tubo de aço inoxidável para se obter um volume de cerca de 1 cm³ .