de 1 cm³ . P Bomba Para levar a amostra ao cromatógrafo de fase gasosa. D Secador Utiliza-se um secador que contenha um crivo molecular para remover água e outros contaminantes que possam estar presentes no gás de transporte. HC Detector de ionização por chama (FID) para medir a concentração do metano. ---pagebreak--- L 375/170 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 V1 Válvula de injecção da amostra Para injectar a amostra retirada do saco de recolha de amostras através de SL da figura 8. Deve ser do tipo de baixo volume morto, estanque aos gases e aquecível a 423 K (150°C). V3 Válvula selectora Para seleccionar o gás de calibração, a amostra ou nenhum escoamento. V2, V4, V5, V6, V7, V8 Válvula de agulha Para regular os caudais no sistema. R1, R2, R3 Reguladores de pressão Para regular os caudais do combustível (= gás de transporte), da amostra e do ar, respectivamente. FC Capilar de caudal Para regular o caudal de ar para o FID. G1, G2, G3 Manómetros Para regular os caudais do combustível (= gás de transporte), da amostra e do ar, respectivamente. F1, F2, F3, F4, F5 Filtro Filtros metálicos sinterizados para impedir a entrada de impurezas na bomba ou no instrumento. FL1 Medidor de caudais Para monitorizar o caudal de derivação das amostras. 1.3.2. Separador de hidrocarbonetos não metânicos (NMC, figura 10) O separador oxida todos os hidrocarbonetos com excepção do CH4 em CO2 e H2O, de