Mede-se a concentração de gás de regulação da sensibilidade ao NO humedecido com o analisador CLD. Deve dar-se tempo para que a resposta do analisador se estabilize. O tempo de estabilização pode incluir o tempo para purgar a conduta de transferência e o tempo de resposta do analisador. Enquanto o analisador mede a concentração da amostra, registam-se as medições do analisador durante 30 s. Calcula-se a média aritmética destes dados, x NOwet. Regista-se x NOwet, a qual deve ser utilizada nos cálculos de verificação do efeito de atenuação do ponto 8.1.11.2.3 do presente anexo. 8.1.11.2. Verificação dos cálculos do efeito de atenuação do CLD Efetuam-se os cálculos do efeito de atenuação do CLD tal como descrito no presente ponto. 8.1.11.2.1. Quantidade de água prevista durante o ensaio Estima-se a fração molar máxima de água prevista durante o ensaio de emissões, x H2Oexp. Efetua-se esta estimativa quando o gás de regulação da sensibilidade ao NO humedecido é introduzido em conformidade com a alínea f) do ponto 8.1.11.1.5 do presente anexo. Ao estimar a fração molar máxima de água prevista, considera-se o teor de água máximo previsto no ar de combustão, no combustível, nos produtos da combustão e no ar de diluição (se aplicável). Se o gás de regulação da sensibilidade ao NO humedecido for introduzido no sistema de recolha de amostras a montante do secador de amostras durante o ensaio de verificação, não é necessário estimar a fração molar máxima de água prevista e x H2Oexp é igual a x H2Omeas. 8.1.11.2.2. Quantidade de CO2 prevista durante o ensaio Estima-se a concentração máxima de CO2 prevista durante o ensaio de emissões, x