qm dw,i caudal mássico instantâneo do ar de diluição, kg/s f frequência de amostragem dos dados, Hz n número de medições 8.4. Medição da diluição do caudal total (CVS) Utilizam-se os sinais da concentração dos componentes gasosos, obtidos quer por integração ao longo do ciclo quer por amostragem em sacos, para o cálculo das emissões mássicas, multiplicando-os pelo caudal mássico dos gases de escape diluídos. O caudal mássico dos gases de escape é medido com um sistema de recolha de amostras a volume constante (CVS), que pode usar uma bomba volumétrica PDP, a um venturi de escoamento crítico (CFV) ou a um venturi subsónico (SSV) com ou sem compensação de caudais. Para a recolha em sacos e a recolha de amostras de partículas, é recolhida uma amostra proporcional dos gases de escape diluídos do sistema CVS. Para um sistema sem compensação de caudais, a razão entre o caudal de amostras e o caudal CVS não deve apresentar uma variação superior a ±2,5 % do ponto de regulação do ensaio. Para um sistema com compensação de caudais, cada um dos caudais deve ser constante e não apresentar variações superiores a ±2,5 % do seu valor-alvo. Os princípios do ensaio completo estão representados esquematicamente na figura 7. Figura 7 Diagrama do sistema de medição do caudal total 8.4.1. Determinação do caudal de gases de escape diluídos