= 2,42 em que: i é o valor da leitura inicial, f o valor da leitura final 3. CALIBRAÇÃO DO ANALISADOR DE HIDROGÉNIO O analisador deve ser calibrado usando uma mistura de hidrogénio e ar de síntese purificado. Ver ponto 4.8.2 do anexo 7. Cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas deve ser calibrada pelo processo a seguir indicado: 3.1. Determina-se a curva de calibração através de, pelo menos, cinco pontos de calibração espaçados tão uniformemente quanto possível ao longo da gama de funcionamento. A concentração nominal do gás de calibração com a concentração mais elevada deve ser pelo menos igual a 80 % da escala completa. 3.2. Calcula-se a curva de calibração pelo método dos quadrados mínimos. Se o grau do polinómio resultante for superior a três, o número de pontos de calibração deve ser pelo menos igual a esse grau acrescido de duas unidades. 3.3.