9.4.10. Medições da razão ar/combustível Pode usar-se um analisador por óxido de zircónio (ZrO2) para medir a razão ar/combustível nos gases de escape brutos na recolha de amostras em contínuo. As medições do O2 com as medições do ar de admissão e do débito de combustível podem ser utilizadas para calcular o caudal dos gases de escape em conformidade com o anexo 5. 9.4.11. Medições das partículas com balança gravimétrica Usa-se uma balança para pesar as partículas líquidas recolhidas nos filtros de recolha de amostras. O requisito mínimo para a resolução da balança é que esta deve ser igual ou inferior à repetibilidade de 0,5 micrograma recomendada no quadro A.4-8. Se a balança usar pesos de calibração internos para a regulação da sensibilidade e as verificações de linearidade de rotina, os pesos de calibração devem cumprir as especificações do ponto 9.5.2 do presente anexo. A balança deve ser configurada para um tempo de estabelecimento ótimo e ter uma localização estável. 9.4.12. Medições de amoníaco (NH3) Pode utilizar-se um analisador FTIR (sigla inglesa de «Fourier Transform Infrared»), um analisador NDUV ou um analisador laser de infravermelhos em conformidade com o apêndice A.4. 9.5. Gases de análise e normas relativas à massa 9.5.1. Gases de análise Os gases de análise devem cumprir as especificações de exatidão e de pureza do presente ponto. 9.5.1.1. Especificações para os gases Devem ter-se em consideração as seguintes especificações para os gases: a) Devem usar-se gases purificados para misturar com gases de calibração e regular instrumentos de medição a fim de obter uma resposta zero a um padrão de calibração zero. Devem usar-se gases cuja contaminação não seja superior ao valor mais alto dos valores seguintes na garrafa de gás ou à saída de um gerador de gás zero: