Os valores calculados a partir da equação devem situar-se a ± 0,5 % do valor medido de V 0. Os valores de m variam de uma bomba para outra. O influxo de partículas ao longo do tempo fará com que o escorregamento da bomba diminua, conforme refletido pelos valores inferiores de m. Assim sendo, a calibração deve ser efetuada aquando da entrada em serviço da bomba, após qualquer operação importante de manutenção e se a verificação total do sistema indicar uma alteração da taxa de escorregamento. 9.5.3. Calibração do venturi de escoamento crítico (CFV) A calibração do CFV é baseada na equação de caudal de um venturi de escoamento crítico. O caudal de gás é função da pressão e da temperatura à entrada do venturi. Para determinar a gama de escoamento crítico, deve traçar-se uma curva de K v em função da pressão à entrada do venturi. Para um escoamento crítico (bloqueado), K v terá um valor relativamente constante. Quando a pressão diminui (e a depressão aumenta), o venturi desbloqueia-se e K v diminui, o que indica que o CFV está a funcionar fora da gama admissível. 9.5.3.1. Análise dos dados Calcula o caudal de ar (q vCVS) em cada posição de restrição (mínimo 8 posições) em m3/s a partir dos valores de medição do medidor de caudais, segundo o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de calibração a partir dos dados de calibração para cada posição como segue: (88) em que: q vCVS