t1 = tempo aquando do início do ensaio de verificação da estanquidade do lado do vácuo (s) 8.1.9. Medições do CO e do CO2 8.1.9.1. Verificação da interferência da H2O nos analisadores NDIR do CO2 8.1.9.1.1. Âmbito e frequência Se o CO2 for medido com um analisador NDIR, deve verificar-se a magnitude da interferência da H2O após a primeira instalação do analisador e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.9.1.2. Princípios de medição A H2O pode interferir com a resposta do analisador NDIR ao CO2. Se o analisador NDIR usar algoritmos de compensação que utilizem medições de outros gases para efetuar a verificação desta interferência, tais medições devem ser efetuadas simultaneamente para controlar os algoritmos durante a verificação da interferência no analisador. 8.1.9.1.3. Requisitos do sistema A interferência da H2O num analisador NDIR de CO2 deve situar-se a (0,0 ± 0,4) mmol/mol (da concentração média esperada de CO2). 8.1.9.1.4. Procedimento A verificação da interferência deve realizar-se do seguinte modo: a) O analisador NDIR de CO2 deve ser posto a funcionar, operado, colocado a zero e calibrado como o seria antes de um ensaio de emissões;