E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º. 83 página 102 Apêndice 3 4.3.1.2. Exactidão Os analisadores devem ter uma gama de medição compatível com a precisão requerida para a medição das concentrações de poluentes nas amostras de gases de escape. O erro de medição não deve ser superior a ± 2 % (erro intrínseco do analisador), não tendo em conta o verdadeiro valor dos gases de calibração. Para concentrações inferiores a 100 ppm, o erro de medida não deve exceder ± 2 ppm. A amostra de ar ambiente deve ser medida no mesmo analisador com uma gama adequada. A balança utilizada para determinar o peso dos filtros deve ter uma precisão de 5 µg (desvio-padrão) e uma capacidade de leitura de 1 µg. 4.3.1.3. Banho de gelo Nenhum dispositivo de secagem do gás deve ser utilizado a montante dos analisadores, a menos que seja demonstrado que não produz nenhum efeito sobre o teor em poluentes do fluxo de gases. 4.3.2. Disposições especiais para os motores de ignição por compressão Deve ser instalada uma conduta de recolha aquecida para a análise contínua dos hidrocarbonetos (HC) por meio do detector aquecido de ionização por chama (HFID) com registador (R). A concentração média dos hidrocarbonetos medidos é determinada por integração. Durante todo o ensaio, a temperatura desta conduta deve estar regulada a 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C). A conduta deve estar munida de um filtro aquecido (FH) com uma eficiência de 99% para as partículas > 0,3 µm, servindo para extrair as partículas sólidas do fluxo contínuo de gás utilizado para análise. O tempo de resposta do sistema de recolha (desde a sonda à entrada do analisador) deve ser inferior a quatro segundos.