d) O analisador FID deve ser posto a funcionar de acordo com as instruções do fabricante; e) O FID deve ser colocado a zero e calibrado como o seria durante os ensaios de emissões. Calibra-se o FID contornando o separador e usando gás de regulação da sensibilidade ao C3H8 para calibrar o FID. Regula-se a sensibilidade do FID numa base C1; f) Introduz-se a mistura de gases de análise do C2H6 a montante do separador de hidrocarbonetos não metânicos no mesmo ponto em que foi introduzido gás de colocação a zero; g) Deve dar-se tempo para que a resposta do analisador estabilize. O tempo de estabilização pode incluir o tempo para purgar o separador de hidrocarbonetos não metânicos e a resposta do analisador. h) Enquanto o analisador mede uma concentração estável, registam-se 30 s de dados e calcula-se a média aritmética dos valores destes pontos de dados; i) Desvia-se a trajetória do caudal para contornar o separador de hidrocarbonetos não metânicos, introduz-se a mistura de gases de análise do C2H6 na derivação, e repetem-se os passos descritos nas alíneas g) a h) anteriores; j)