Deve-se manter a estabilidade da temperatura durante a calibração. O fluxómetro laminar é sensível às variações da temperatura de entrada, que provocam uma dispersão dos valores medidos. São aceitáveis variações de temperatura de ± 1 K, desde que se produzam gradualmente durante um período de vários minutos. 2.2.2.3. Todas as tubagens de ligação entre o fluxómetro e a bomba CVS devem ser estanques. 2.2.3. No decurso de um ensaio para determinação das emissões de escape, a medição destes mesmos parâmetros da bomba permite ao utilizador calcular o caudal a partir da equação de calibração. 2.2.4. A figura 8 do presente apêndice ilustra um exemplo de configuração de ensaio. São admitidas variantes, na condição de serem aprovadas pelo serviço técnico por oferecerem uma precisão comparável. Caso se utilize a configuração representada na figura 8, os seguintes parâmetros devem cumprir as tolerâncias de precisão indicadas: Pressão barométrica (corrigida) (Pb) ± 0,03 kPa Temperatura ambiente (T) ±0,2 K Temperatura do ar à entrada de LFE (ETI) ± 0,15 K Depressão a montante de LFE (EPI)