in; e) A válvula de regulação ou o insuflador de velocidade variável deve ser regulado para um caudal superior ao maior caudal previsto durante o ensaio. Os caudais não podem ser extrapolados para além dos valores calibrados, pelo que se recomenda que se verifique que um número de Reynolds, Re, na garganta do SSV ao maior caudal calibrado é superior ao máximo Re previsto durante o ensaio; f) Faz-se funcionar o SSV durante, pelo menos, três minutos para estabilizar o sistema. O SSV deve continuar a funcionar, registando-se os valores médios de uma amostra de dados recolhidos durante, pelo menos, 30 s de cada uma das seguintes quantidades: i) Caudal médio do medidor de caudais de referência,