No caso de um cromatógrafo de fase gasosa, calcula-se x NMHC utilizando o fator de resposta do analisador de THC (RF) para o CH4, do ponto 8.1.10.1.4, e a concentração de THC corrigida da conversão base seca-base húmida e da contaminação dos HC x THC[THC-FID]cor como determinado na alínea a) anterior: (A.7-9) em que: x NMHC = Concentração de NMHC x THC[THC-FID]cor