iv) Calcula-se a resposta média de 30 s de dados dos NOX totais e regista-se este valor como x NOxref; v) Interrompe-se o caudal do gás de calibração do NO2; vi) Satura-se, em seguida, o sistema de recolha de amostras, descarregando a saída de um gerador do ponto de orvalho, regulado para um ponto de orvalho de 323 K (50 °C), na sonda do sistema de recolha de amostras de gases ou na ligação de descarga. Faz-se passar a produção do gerador do ponto de orvalho através do sistema de recolha de amostras e do refrigerador durante pelo menos dez minutos até ao momento em que se preveja que o refrigerador elimine água a um débito constante; vii)