Deve ser escolhida uma gama de medição em que os gases de verificação da interferência do oxigénio se situam nos 50 % superiores. Realiza-se o ensaio com a temperatura do forno regulada conforme exigido. As características do gás de verificação da interferência de oxigénio são enunciadas no ponto 9.3.3.4. a) Coloca-se o analisador no zero; b) Calibra-se o analisador com a mistura de oxigénio a 0 % para motores de ignição comandada. Os instrumentos dos motores de ignição por compressão são regulados com a mistura de oxigénio a 21 %. c) Verifica-se novamente a resposta ao zero. Se se modificou em mais de 0,5 % da escala completa, repetem-se as etapas a) e b) do presente ponto. d) Aplicam-se os gases de verificação da interferência do oxigénio a 5 % e a 10 %. e) Verifica-se novamente a resposta ao zero. Se tiver mudado mais de ± 1 % da escala completa, o ensaio deve ser repetido; f) Calcula-se a interferência do oxigénio E