A concentração de gás de calibração requerida pode igualmente ser obtida por meio de um misturador-doseador de gases, por diluição com N2 purificado ou com ar sintético purificado. A precisão do dispositivo misturador deve ser tal que a concentração dos gases de calibração diluídos possa ser determinada a ± 2 %. 2.1.2.3. A curva de calibração é calculada pelo método dos «quadrados mínimos». Se o grau polinominal resultante for superior a 3, o número de pontos de calibração deve ser pelo menos igual a este grau polinominal mais 2. 2.1.2.4. A curva de calibração não deve diferir mais do que ± 2 % do valor nominal de cada gás de calibração. 2.1.3. Traçado da curva de calibração A partir da curva de calibração e dos pontos de calibração, é possível verificar se a calibração foi efetuada corretamente. Devem ser indicados os diferentes parâmetros característicos do analisador, em especial: A escala; A sensibilidade;