9.3.2.5. Análise do metano (CH4) e dos hidrocarbonetos não metânicos (NMHC) A determinação da fração de metano e de hidrocarbonetos não metânicos deve ser executada com um separador de hidrocarbonetos não metânicos aquecido (NMC) e dois FID, em conformidade com o apêndice 2 do presente anexo, ponto A.2.1.4 e ponto A.2.1.5. A concentração dos componentes deve determinar-se conforme descrito no ponto 8.6.2. 9.3.2.6. Análise dos óxidos de azoto (NOx) São especificados dois instrumentos de medição para a medição dos NOx, sendo possível utilizar qualquer um deles, desde que responda aos critérios especificados nos pontos 9.3.2.6.1 ou 9.3.2.6.2, respetivamente. Para a determinação da equivalência de sistemas de um procedimento de medição alternativo em conformidade com o ponto 5.1.1, apenas é permitido o detetor CLD. 9.3.2.6.1. Detetor quimioluminescente (CLD) O analisador de óxidos de azoto deve ser do tipo de quimioluminescência (CLD) ou do tipo de quimioluminescência aquecido (HCLD) com conversor NO2/NO, se a medição for feita em base seca. Se a medição for feita em base húmida, deve ser utilizado um analisador HCLD com conversor mantido acima de 328 K (55 °C), desde que a verificação do efeito de atenuação da água (ver ponto 9.3.9.2.2) tenha sido satisfatória. Tanto para o CLD como para o HCLD, o percurso do gás será mantido a uma temperatura das paredes de 328 K a 473 K (55 °C a 200 °C) até ao conversor, nas medições em base seca, e até ao analisador, nas medições em base húmida. 9.3.2.6.2. Detetor ultravioleta não dispersivo (NDUV) Deve utilizar-se um analisador ultravioleta não dispersivo (NDUV) para medir a concentração de NOx. Se o analisador NDUV medir apenas os NO, deve colocar-se um conversor NO2/NO a montante do analisador NDUV. A temperatura do analisador NDUV deve ser mantida, de modo a impedir a condensação aquosa, a não ser que um secador de amostras esteja instalado a montante do conversor NO2/NO, se utilizado, ou a montante do analisador. 9.3.2.7. Medição da relação ar/combustível