= tempo aquando da conclusão do ensaio de verificação da estanquidade do lado do vácuo [s] t 1 = tempo aquando do início do ensaio de verificação da estanquidade do lado do vácuo [s] 8.1.9. Medições do CO e do CO2 8.1.9.1. Verificação da interferência da H2O nos analisadores NDIR do CO2 8.1.9.1.1. Âmbito e frequência Se o CO2 for medido com um analisador NDIR, deve verificar-se a magnitude da interferência da H2O após a primeira instalação do analisador e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.9.1.2. Princípios de medição A H2O pode interferir com a resposta de um analisador NDIR ao CO2. Se o analisador NDIR usar algoritmos de compensação que utilizem medições de outros gases para efetuar a verificação desta interferência, tais medições devem ser efetuadas simultaneamente para controlar os algoritmos durante a verificação da interferência no analisador.