e) A concentração estável de HC do sistema de recolha de amostras de HC deve ser medida durante um escoamento de ar de calibração do zero em excesso. No caso da medição dos HC por lote, enche-se o recipiente do lote (por exemplo, um saco) e mede-se a concentração dos HC em excesso; f) Se a concentração de HC em excesso for superior a 2 μmol/mol, o procedimento não pode avançar enquanto a contaminação não tiver sido eliminada. Determina-se a fonte da contaminação e tomam-se medidas corretivas, tais como limpar o sistema ou substituir as partes contaminadas; g) Se a concentração de HC em excesso não for superior a 2 μmol/mol, este valor deve ser registado como x HCinit e utilizado para corrigir a contaminação por HC da forma descrita no anexo 5, apêndice A.1 (abordagem com base na massa) ou apêndice A.2 (abordagem molar). 8.1.8.5.5. Realização da verificação com propano a) Realiza-se a verificação com propano do seguinte modo: i)