mp of £ ≤5 % com uma razão de diluição de 15. Todavia, ocorrerão erros maiores com razões de diluição mais elevadas; b) A calibração de q mdw relativamente a q mdew é efetuada de modo a obter as mesmas exatidões para q mp que as obtidas na alínea a). Para mais pormenores, ver ponto 8.1.8.6.2; c) Determina-se indiretamente a exatidão de q mp a partir da exatidão da razão de diluição, conforme determinado por um gás marcador, p. ex., o CO2. São necessárias exatidões para o q mp equivalentes às obtidas pelo método da alínea a). d) A exatidão absoluta de q mdew e q mdw situa-se a ±2 % da escala completa, o erro máximo da diferença entre q mdew e q