calibração a utilizar para os analisadores indicados no ponto 3 do apêndice 4 do anexo 4 e no ponto 1 do apêndice 6 do anexo 4. 1.2. Gases de calibração O prazo de validade de todos os gases de calibração deve ser respeitado. A data de expiração desse prazo, indicada pelo fabricante dos gases, deve ser registada. 1.2.1. Gases puros A pureza exigida para os gases é definida pelos limites de contaminação abaixo indicados. Deve-se dispor dos seguintes gases: Azoto purificado (Contaminação ≤ 1 ppm C1, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) Oxigénio purificado (Pureza ≥ 99,5 % vol 02) Mistura hidrogénio-hélio (40 % ± 2 % de hidrogénio, restante hélio) (Contaminação ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2) Ar de síntese purificado (Contaminação ≤ 1 ppm C1, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) (Teor de oxigénio compreendido entre 18 e 21 % vol) Propano purificado ou CO para a verificação do CVS 1.2.2. Gases de calibração Devem estar disponíveis misturas de gases com as seguintes composições químicas: C3H8 e ar de síntese purificado (ver ponto 1.2.1); ---pagebreak--- L 375/146 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 CO e azoto purificado; NOx e azoto purificado (a quantidade de NO2 contida neste gás de calibração não deve exceder 5 % do teor de NO); CO2 e azoto purificado; CH4 e ar de síntese purificado; C2H6 e ar de síntese purificado. Nota: São admitidas outras combinações de gases desde que estes não reajam entre si. A concentração real de um gás de calibração deve ser o valor nominal com uma tolerância de ± 2 %. Todas as concentrações dos gases de calibração devem ser