9.3.6.2. Calibração Calibram-se o CLD e o HCLD na gama de funcionamento mais comum seguindo as especificações do fabricante e utilizando um gás de colocação no zero e um gás de calibração (cujo teor de NO deve ser igual a cerca de 80 % da gama de funcionamento; a concentração de NO2 da mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO, para que o gás de calibração não passe através do conversor. A concentração indicada tem que ser registada. 9.3.6.3. Cálculo A eficiência do conversor em % deve ser calculada do seguinte modo: (72) em que: a é a concentração de NOx de acordo com o ponto 9.3.6.6 b é a concentração de NOx de acordo com o ponto 9.3.6.7 c é a concentração de NO de acordo com o ponto 9.3.6.4