0 para PDP, K V para CFV, C d para SSV: devem ser utilizados os métodos correspondentes descritos no apêndice 3, ponto 2.2.1. Se a massa total da amostra de partículas e dos componentes gasosos exceder 0,5 % do caudal total dado pelo CVS, este caudal deve ser corrigido ou então o caudal das amostras de partículas deve ser devolvido ao CVS antes do dispositivo de medição do caudal. 2.3. Determinação dos componentes gasosos 2.3.1. Especificações gerais dos analisadores Os analisadores devem ter uma gama de medição adequada à exatidão necessária para medir as concentrações dos componentes dos gases de escape (ponto 1.4.1.1). Recomenda-se que os analisadores sejam usados de modo a que as concentrações medidas fiquem compreendidas entre 15 % e 100 % da escala completa. Se o valor da escala completa for igual ou inferior a 155 ppm (ou ppm C) ou se forem utilizados sistemas de visualização (computadores, dispositivos de registo de dados) que forneçam uma exatidão e uma resolução suficientes abaixo de 15 % da escala completa, são também aceitáveis concentrações abaixo de 15 % da escala completa. Neste caso, devem ser feitas calibrações adicionais para assegurar a exatidão das curvas de calibração — anexo 4A, apêndice 2, ponto 1.5.5.2. A compatibilidade eletromagnética (CEM) do equipamento deve ser tal que minimize erros adicionais. 2.3.1.1. Erros de medição O analisador não se deve desviar do ponto de calibração nominal em mais de ± 2 % da leitura ou ± 0,3 % da escala completa, conforme o valor que for maior. Nota: Para efeitos do presente regulamento, a «exatidão» é definida como o desvio da leitura do analisador em relação aos valores de calibração nominais utilizando um gás de calibração (≡ valor verdadeiro). 2.3.1.2. Repetibilidade A repetibilidade, definida como 2,5 vezes o desvio-padrão de dez respostas consecutivas a um determinado gás de calibração ou de regulação da sensibilidade, não deve ser superior a ± 1 % da concentração máxima para cada gama utilizada acima de 155 ppm (ou ppm C) ou ± 2 % de cada gama utilizada abaixo de 155 ppm (ou ppm C). 2.3.1.3. Ruído