As concentrações médias de fundo (conc d) podem ser determinadas a partir das leituras efetuadas nos sacos do ar de diluição ou das leituras de fundo contínuas (não nos sacos) e dos dados de calibração correspondentes. Se forem utilizados os ciclos com rampas de transição do anexo 5, ponto 1.2, alíneas a) ou b), respetivamente, são aplicáveis os procedimentos de avaliação dos dados e de cálculo do anexo 4B, ponto 7.8.2.2, e os subpontos pertinentes dos pontos A.8.2, A.8.3 e A.8.4. Os resultados finais do ensaio devem ser calculados em conformidade com as equações A.8-60 e A.8-61 ou A.7-49 e A.7-50, respetivamente. 1.2. Emissões de partículas Para a avaliação das partículas, registam-se para cada modo as massas totais das amostras (M SAM,i) que passam através dos filtros. Levam-se os filtros para a câmara de pesagem, condicionam-se durante pelo menos uma hora, mas não mais de 80 horas, e pesam-se. Regista-se a massa bruta dos filtros e subtrai-se a tara (ver ponto 3.1 do anexo 4A). A massa de partículas (M f para o método do filtro único, M f,i para o método dos filtros múltiplos) é a soma das massas das partículas recolhidas nos filtros primário e secundário. Se tiver de ser aplicada uma correção em relação às condições de fundo, registam-se a massa do ar de diluição (M DIL) através do filtro e a massa de partículas (M d). Se tiver sido feita mais de uma medição, calcula-se o quociente M d/M DIL para cada medição e calcula-se a média dos valores. Se forem utilizados os ciclos com rampas de transição do anexo 5, ponto 1.2, alíneas a) ou b), respetivamente, são aplicáveis os procedimentos de avaliação dos dados e de cálculo do anexo 4B, ponto 7.8.2.2, e os subpontos pertinentes dos pontos A.8.2, A.8.3 e A.8.4. Os resultados finais do ensaio devem ser calculados em conformidade com as equações A.8-64 ou A.7-53, respetivamente. 1.3. Cálculo das emissões gasosas Os resultados finais dos ensaios a indicar devem ser obtidos como se indica a seguir: 1.3.1. Determinação do caudal de gases de escape