concentração de CO em base seca (ppm) conc HC = concentração de HC (ppm) Nota: O cálculo refere-se a um combustível para motores diesel com uma razão H/C igual a 1,8. O medidor de caudais de ar deve satisfazer as especificações de exatidão do quadro 3, o analisador de CO2 as do ponto 2.3.1 e o sistema completo as relativas ao caudal dos gases de escape. Facultativamente, o equipamento de medição da razão ar/combustível, nomeadamente um sensor do tipo Zirconia, pode ser utilizado para a medição do ar em excesso de acordo com as especificações do ponto 2.3.4. 2.2.4. Caudal dos gases de escape diluídos Para o cálculo das emissões contidas nos gases de escape diluídos, é necessário conhecer o caudal mássico dos gases de escape diluídos. Calcula-se o caudal total dos gases de escape diluídos durante o ciclo (kg/ensaio) a partir dos valores de medição ao longo do ciclo e dos dados de calibração correspondentes do dispositivo de medição do caudal (V