2.2.5. Veda-se a câmara e mede-se a concentração de fundo de hidrogénio, a temperatura e a pressão barométrica. Obtêm-se assim os valores das leituras iniciais CH2i, Ti e Pi utilizados no cálculo das concentrações de fundo no recinto. 2.2.6. Mantém-se o recinto nestas condições e deixa-se a ventoinha de mistura a funcionar durante um período de quatro horas. 2.2.7. No final desse período, utiliza-se o mesmo analisador para medir a concentração de hidrogénio na câmara. São igualmente medidas a temperatura e a pressão barométrica. Obtêm-se assim as leituras finais CH2f, Tf e Pf. 2.2.8. Calcula-se a variação da massa de hidrocarbonetos no recinto durante o tempo do ensaio, conforme indicado no ponto 2.4 do presente anexo, que não deve exceder 0,5 g. 2.3. Ensaio de calibração e de retenção de hidrogénio na câmara O ensaio de calibração e de retenção de hidrogénio na câmara permite verificar o volume calculado (ver ponto 2.1 acima) e medir também eventuais taxas de fugas. A taxa de fuga do recinto deve ser determinada no momento da entrada em serviço do recinto, bem como após quaisquer operações levadas a cabo no recinto que possam afetar a sua integridade e, a partir desse momento, pelo menos uma vez por mês. Se forem feitos seis controlos de retenção mensais consecutivos sem que seja necessária nenhuma ação corretora, a taxa de fuga do recinto pode, a partir de então, ser determinada trimestralmente, desde que não seja necessária nenhuma ação corretora. 2.3.1. Purga-se o recinto até se obter uma concentração estável de hidrogénio. Liga-se a ventoinha de mistura, se ainda não estiver ligada. O analisador é reposto a zero e, se necessário, calibrado e regulado. 2.3.2. O recinto deve ser bloqueado na posição de volume nominal. 2.3.3. Liga-se então o sistema de regulação da temperatura ambiente (se ainda não estiver ligado), regulando-o para uma temperatura inicial de 293 K. 2.3.4. Quando a temperatura do recinto estabilizar a 293 K ± 2 K, veda-se o recinto e mede-se a concentração de fundo, a temperatura e a pressão barométrica. São estes os valores das leituras iniciais CH2i, Ti e Pi utilizados na calibração do recinto.