— Tubo de transferência TT (figuras 4 a 12) O tubo de transferência das amostras de partículas deve: — Ser tão curto quanto possível, mas o seu comprimento não deve exceder 5 m; — Ter um diâmetro igual ou superior ao da sonda, mas não superior a 25 mm; — Ter um ponto de saída no eixo do túnel de diluição virado para jusante. Se o tubo tiver um comprimento igual ou inferior a 1 metro, deve ser isolado com material de condutividade térmica máxima de 0,05 W/(m · K), devendo a espessura radial do isolamento corresponder ao diâmetro da sonda. Se o tubo tiver um comprimento superior a 1 m, deve ser isolado e aquecido de modo a obter-se uma temperatura mínima das paredes de 523 K (250 °C). Em alternativa, as temperaturas exigidas para as paredes do tubo de transferência podem ser determinadas através de cálculos clássicos de transferência de calor. — Transdutor de pressão diferencial DPT (figuras 4, 5 e 10) O transdutor de pressão diferencial deve ter uma gama de funcionamento máxima de ±500 Pa. — Regulador de caudais FC1 (figuras 4, 5 e 10) Num sistema isocinético (figuras 4 e 5), é necessário um regulador de caudais para manter uma diferença de pressão nula entre EP e ISP. A regulação pode ser feita: a) Regulando a velocidade ou o caudal da ventoinha de aspiração (SB) e mantendo a velocidade da ventoinha de pressão (PB) constante durante cada modo (figura 4); ou