9.4.5.5. Medidor de caudais de amostras na recolha de amostras por lote Usa-se um medidor de caudais de amostras para determinar o caudal das amostras ou o caudal total de amostras total recolhido num sistema de recolha de amostras por lote durante um intervalo de ensaio. Pode usar-se a diferença entre dois medidores de caudais para calcular o caudal das amostras para um túnel de diluição, por exemplo para a medição de partículas num sistema de diluição do caudal parcial e para a medição de partículas num sistema de diluição secundária do caudal. As especificações para a medição diferencial do caudal para extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos constam do ponto 8.1.8.6.1 e a calibração da medição diferencial do caudal consta do ponto 8.1.8.6.2 do presente anexo. O sistema completo para o medidor do caudal de amostras deve cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.8 do presente anexo. 9.4.5.6. Misturador-doseador de gases Pode utilizar-se um misturador-doseador de gases para misturar os gases de calibração. Usa-se um misturador-doseador de gases que misture os gases de acordo com as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo e com as concentrações previstas durante os ensaios das emissões. Podem usar-se misturadores-doseadores de gases de escoamento crítico, de tubo capilar ou de medição térmica do caudal mássico. As correções da viscosidade devem ser aplicadas conforme necessário (se tal não for feito pelo software interno do misturador-doseador), de modo a assegurar uma correta divisão dos gases. O sistema do misturador-doseador deve satisfazer a verificação da linearidade do ponto 8.1.4.5 do presente anexo. Em alternativa, o dispositivo misturador pode ser verificado com um instrumento que, por natureza, seja linear, p. ex., utilizando gás NO com um CLD. A sensibilidade do instrumento deve ser regulada com o gás de regulação da sensibilidade diretamente ligado ao instrumento. Deve verificar-se o misturador-doseador com as regulações utilizadas e compara-se o valor nominal com a concentração medida pelo instrumento. 9.4.6. Medições do CO e do CO2 Usa-se um analisador não dispersivo de infravermelhos (NDIR) para medir as concentrações de CO e de CO2 nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo.