A calibração deve ser verificada utilizando um gás de colocação no zero e um gás de calibração em conformidade com o ponto 2.14.2.3 do anexo B6. 5.3.1.2. Depois do ensaio, o gás de colocação no zero e o mesmo gás de calibração devem ser utilizados para um novo controlo em conformidade com o ponto 2.14.2.4 do anexo B6. 5.4. Procedimento de verificação da resposta do detetor do tipo de ionização por chama (FID) aos hidrocarbonetos 5.4.1. Otimização da resposta do detetor O detetor FID deve ser regulado em conformidade com as instruções fornecidas pelo fabricante. Na gama de funcionamento mais comum, deve utilizar-se propano/ar. 5.4.2. Calibração do analisador de hidrocarbonetos 5.4.2.1. O analisador deve ser calibrado utilizando propano/ar e ar de síntese purificado. 5.4.2.2. Deve estabelecer-se uma curva de calibração conforme descrito no ponto 5.2.2 do presente anexo. 5.4.3. Fatores de resposta de diferentes hidrocarbonetos e limites recomendados