9.4.5.6. Misturador-doseador de gases Pode utilizar-se um misturador-doseador de gases para misturar os gases de calibração. Usa-se um misturador-doseador de gases que misture os gases de acordo com as especificações do ponto 9.5.1 e com as concentrações previstas durante os ensaios das emissões; podem usar-se misturadores-doseadores de gases de escoamento crítico, de tubo capilar ou de medição térmica do caudal mássico. As correções da viscosidade devem ser aplicadas conforme necessário (se tal não for feito pelo software interno do misturador-doseador), de modo a assegurar uma correta divisão dos gases. O sistema do misturador-doseador deve satisfazer a verificação da linearidade do ponto 8.1.4.5. Em alternativa, o dispositivo misturador pode ser verificado com um instrumento que, por natureza, seja linear, p. ex., utilizando gás NO com um CLD. O valor de regulação da sensibilidade do instrumento deve ser ajustado com o gás de regulação da sensibilidade diretamente ligado ao instrumento. Deve verificar-se o misturador-doseador com as regulações utilizadas e compara-se o valor nominal com a concentração medida pelo instrumento. 9.4.6. Medições do CO e do CO2 Usa-se um analisador não dispersivo de infravermelhos (NDIR) para medir as concentrações de CO e de CO2 nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. O sistema baseado no NDIR deve satisfazer a calibração e as verificações do ponto 8.1.9.1. 9.4.7. Medições dos hidrocarbonetos 9.4.7.1. Detetor de ionização por chama 9.4.7.1.1. Aplicação Usa-se um detetor de ionização por chama aquecido (FID) para medir as concentrações de hidrocarbonetos nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. Determinam-se as concentrações de hidrocarbonetos numa base de carbono 1, C1. Determinam-se os valores para os hidrocarbonetos metânicos e não metânicos conforme descrito no ponto 9.4.7.1.4. Os analisadores FID aquecidos devem manter todas as superfícies expostas às emissões a uma temperatura de 191 ±11 °C. 9.4.7.1.2. Requisitos dos componentes O sistema baseado no FID para medir os THC ou o CH4 deve satisfazer todas verificações para a medição dos hidrocarbonetos previstas no ponto 8.1.10. 9.4.7.1.3. Combustível do FID e ar do queimador