3.2. Secagem do gás O dispositivo facultativo de secagem do gás deve ter um efeito mínimo na concentração dos gases medidos. Os exsicantes químicos não constituem um método aceitável de remoção da água da amostra. 3.3. Analisadores Os pontos 3.3.1. a 3.3.4. descrevem os princípios de medição a utilizar. O anexo 7 contém uma descrição pormenorizada dos sistemas de medição. Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados. Para os analisadores não lineares, é admitida a utilização de circuitos de linearização. 3.3.1. Análise do monóxido de carbono (CO) O analisador de monóxido de carbono deve ser do tipo não-dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 3.3.2. Análise do dióxido de carbono (CO2) O analisador de dióxido de carbono deve ser do tipo não-dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 3.3.3. Análise dos hidrocarbonetos (HC) No que diz respeito aos motores diesel a GPL, o analisador de hidrocarbonetos deve ser do tipo aquecido de ionização por chama (HFID) com detector, válvulas, tubagens, etc., aquecidos de modo a manter a temperatura do gás a 463 K ±10 K (190 ±10 oC). No que diz respeito aos motores a GN, o analisador de hidrocarbonetos pode ser do tipo não aquecido de ionização por chama (FID), dependendo do método utilizado (ver ponto 1.3. do anexo 7).