Podem ser utilizados outros métodos baseados nas boas práticas de engenharia e com o acordo prévio das partes envolvidas. Nota: Recomenda-se um misturador-doseador de gases com uma exatidão de ± 1 % para o estabelecimento da curva de calibração exata do analisador. O misturador-doseador de gases deve ser calibrado pelo fabricante do instrumento. 1.3. Processo de funcionamento dos analisadores e do sistema de recolha de amostras O processo de funcionamento dos analisadores deve ser o indicado nas instruções de arranque e funcionamento do respetivo fabricante. Devem ser respeitados os requisitos mínimos indicados nos pontos 1.4 a 1.9. 1.4. Ensaio de estanquidade Deve ser efetuado um ensaio de estanquidade do sistema. Para o efeito, desliga-se a sonda do sistema de escape e obtura-se a sua extremidade. Liga-se a bomba do analisador. Após um período inicial de estabilização, todos os medidores de caudais devem indicar zero. Se tal não acontecer, as condutas de recolha de amostras devem ser verificadas e a anomalia corrigida. A taxa de fugas máxima admissível no lado do vácuo é de 0,5 % do caudal em utilização para a parte do sistema que está a ser verificada. Os caudais do analisador e do sistema de derivação podem ser utilizados para estimar os caudais em utilização. Outro método consiste na introdução de uma modificação do patamar de concentração no início da conduta de recolha de amostras, passando do gás de colocação a zero para o gás de regulação da sensibilidade. Se após um período adequado de tempo a leitura revelar uma concentração inferior à introduzida, este facto aponta para problemas de calibração ou de estanquidade. 1.5. Processo de calibração 1.5.1. Dispositivo instrumental O dispositivo instrumental deve ser calibrado, sendo as curvas de calibração verificadas em relação a gases padrão. Os caudais de gases utilizados devem ser os mesmos que para a recolha de gases de escape. 1.5.2. Tempo de aquecimento O tempo de aquecimento deve ser conforme às recomendações do fabricante. Se não for especificado, recomenda-se um mínimo de duas horas para o aquecimento dos analisadores. 1.5.3. Analisador NDIR e HFID Regula-se o analisador NDIR conforme necessário e otimiza-se a chama de combustão do analisador HFID (ponto 1.8.1). 1.5.4. Calibração Calibra-se cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas.