2.3.1.3. Ruído A resposta pico a pico do analisador a gases de colocação a zero e de regulação da sensibilidade durante qualquer período de 10 s não deve exceder 2 % da escala completa em todas as gamas utilizadas. 2.3.1.4. Deriva do zero A deriva do zero durante um período de uma hora deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. A resposta ao zero é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de colocação a zero durante um intervalo de tempo de 30 segundos. 2.3.1.5. Deriva regulação da sensibilidade A deriva de regulação da sensibilidade durante um período de uma hora deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. A regulação da sensibilidade é definida como a diferença entre a resposta à regulação da sensibilidade e a resposta ao zero. A resposta à regulação da sensibilidade é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de regulação da sensibilidade durante um intervalo de tempo de 30 s. 2.3.1.6. Tempo de subida Para a análise dos gases de escape brutos, o tempo de subida do analisador instalado no sistema de medição não deve exceder 2,5 s. Nota: A mera avaliação do tempo de resposta do analisador não define com clareza a adequação do sistema completo ao ensaio em condições transitórias. Os volumes, e especialmente os volumes mortos presentes no sistema, afetarão não só o tempo de transporte da sonda até ao analisador, mas também o tempo de subida. Do mesmo modo, os tempos de transporte dentro de um analisador seriam definidos como tempo de resposta do analisador, tal como o conversor ou os coletores de água dentro dos analisadores de NOx. A determinação do tempo total de resposta do sistema está descrita no ponto 1.11.1 do apêndice 2. 2.3.2. Secagem dos gases Aplicam-se as mesmas especificações para o ciclo de ensaio NRSC (ver ponto 1.4.2). O dispositivo facultativo de secagem dos gases deve ter um efeito mínimo na concentração dos gases medidos. Os exsicantes químicos não constituem um método aceitável de remoção da água da amostra. 2.3.3. Analisadores Aplicam-se as mesmas especificações para o ciclo de ensaio NRSC (ver ponto 1.4.3), como se descreve adiante. Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados. Para os analisadores não lineares, é admitida a utilização de circuitos de linearização.