3.2. Medição em gases diluídos O presente ponto é aplicável se o CO2 for medido nos gases de escape diluídos. 3.2.1. Medição Deve utilizar-se um analisador não dispersivo de infravermelhos (NDIR) para medir o CO2 dos gases de escape diluídos emitidos pelo motor em ensaio, em conformidade com o ponto 9.4.6 do anexo 4B do presente regulamento. A diluição dos gases de escape é feita com ar ambiente filtrado, ar de síntese ou azoto. A capacidade de escoamento do sistema de caudal total deve ser suficiente para eliminar completamente a condensação de água nos sistemas de diluição e de recolha de amostras. O sistema de medição deve cumprir os requisitos de linearidade do ponto 8.1.4 do anexo 4B do presente regulamento. O sistema de medição deve cumprir os requisitos do ponto 8.1.9 do anexo 4B do presente regulamento. 3.2.2. Avaliação dos dados Registam-se e armazenam-se os dados pertinentes em conformidade com o ponto 7.8.3.2 do anexo 4B do presente regulamento. 3.2.3. Cálculo das emissões médias do ciclo Se forem medidas em base seca, aplica-se a correção base seca/base húmida, em conformidade com o ponto A.8.3.2 do apêndice 8 ou o ponto A.7.4.2 do apêndice 7 do anexo 4B do presente regulamento, aos valores da concentração instantânea antes de se fazerem outros cálculos. Calcula-se a massa de CO2 (g/ensaio) multiplicando as concentrações de CO2 pelos caudais dos gases de escape diluídos em conformidade com as disposições de uma das alíneas seguintes: a) Ponto A.8.3.1 e ponto A.8.3.4 do apêndice 8 do anexo 4B do presente regulamento, utilizando os valores de u do CO2 do quadro A.8.2 ou calculando os valores de u em conformidade com o ponto A.8.3.3 do apêndice 8 do anexo 4B; b)