A temperatura dos gases de escape pode ser monitorizada durante o ensaio. 3.3. Opacímetro de fluxo parcial Com o opacímetro de fluxo parcial (figura 24), recolhe-se do tubo de escape uma amostra representativa dos gases de escape que é passada através de uma linha de transferência para a câmara de medição. Com este tipo de opacímetro, o comprimento efectivo do percurso óptico é função da concepção do opacímetro. Os tempos de resposta referidos no ponto a seguir aplicam-se ao caudal mínimo do opacímetro, conforme especificado pelo fabricante. Figura 24 Opacímetro de fluxo parcial 3.3.1. Componentes da figura 24 EP: Tubo de escape O tubo de escape deve ser um tubo rectilíneo de comprimento pelo menos igual a 6 diâmetros de tubo a montante e 3 diâmetros do tubo a jusante da ponta da sonda. SP: Sonda de recolha de amostras A sonda de recolha de amostras deve ser um tubo aberto virado para montante instalado no eixo do tubo de escape ou próximo dele. A folga em relação à parede do tubo de escape deve ser de pelo menos 5 mm. O diâmetro da sonda deve assegurar uma recolha de amostras representativa e um caudal suficiente através do opacímetro. TT: Tubo de transferência O tubo de transferência deve: a) ser tão curto quanto possível e assegurar uma temperatura dos gases de escape de 373 K ± 30 K (100 oC ± 30 oC) à entrada da câmara de medição, b) ter uma temperatura de parede suficientemente acima do ponto de orvalho dos gases de escape para impedir a condensação; c) ter um diâmetro igual ao da sonda de recolha de amostras ao longo de todo o comprimento;