8.1.10.2. : Interferência do O2 no FID durante a análise dos gases de escape brutos Para todos os analisadores FID: aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. Para os analisadores FID dos THC: aquando da instalação inicial, após operações importantes de manutenção e após otimização do FID em conformidade com o ponto 8.1.10.1. 8.1.11.1.: Efeito de atenuação do CO2 e da H2O nos analisadores CLD Aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.11.3.: Interferência dos HC e da H2O no analisador NDUV Aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.11.4.: Penetração do NO2 no secador de amostras (refrigerador) Aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.11.5.: Conversão com o conversor NO2-NO