— Banho de arrefecimento B Para arrefecer e condensar a água contida na amostra de gases de escape. O banho deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 273 e 277 K (0 e 4 °C) utilizando gelo ou refrigeração. O banho é facultativo se o analisador não sofrer interferências de vapor de água conforme determinado no anexo 4A, apêndice 2, pontos 1.9.1 e 1.9.2. Não são admitidos exsicantes químicos para a remoção da água da amostra. — Sensores de temperatura T1, T2, T3 Para monitorizar a temperatura da corrente de gases. — Sensor de temperatura T4 Temperatura do conversor NO2-NO — Sensor de temperatura T5 Para monitorizar a temperatura do banho de arrefecimento. — Manómetros G1, G2, G3 Para medir a pressão nas condutas de recolha de amostras. — Reguladores de pressão R1, R2 Para regular a pressão do ar e do combustível, respetivamente, que chegam ao HFID. — Reguladores de pressão R3, R4, R5 Para regular a pressão nas condutas de recolha de amostras e o caudal para os analisadores. — Medidores de caudais FL1, FL2, FL3 Para monitorizar o caudal de derivação das amostras. — Medidores de caudais FL4 a FL7 (facultativos) Para monitorizar o caudal através dos analisadores. — Válvulas seletoras V1 a V6 Para selecionar o gás a enviar para o analisador (amostra, gás de regulação da sensibilidade ou gás de colocação a zero). — Válvulas solenoides V7, V8 Para contornar o conversor NO2-NO. — Válvula de agulha V9 Para equilibrar o caudal através do conversor NO2-NO e da derivação. — Válvulas de agulha V10, V11 Para regular o caudal para os analisadores. — Válvula de purga V12, V13 Para drenar o condensado do banho B. — Válvula seletora V14 Para selecionar o saco de amostras ou o saco dos elementos de fundo. 1.2. Determinação das partículas