Aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.11.5.: Conversão com o conversor NO2-NO Aquando da instalação inicial, no prazo de 35 dias antes do ensaio e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.12.1.: Balança de pesagem das partículas e pesagem Verificação independente: aquando da instalação inicial, no prazo de 370 dias antes do ensaio e após qualquer operação importante de manutenção. Verificações de colocação a zero, regulação da escala e amostra de referência: no prazo de 12 horas que antecede a pesagem e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.3. Verificações da exatidão, da repetibilidade e do ruído Os valores de desempenho dos diferentes instrumentos especificados no quadro 9.3 constituem a base para a determinação da exatidão, da repetibilidade e do ruído de um instrumento. Não é necessário verificar a exatidão, a repetibilidade ou o ruído dos instrumentos. No entanto, poderá ser útil considerar estas verificações para definir as especificações de um novo instrumento, para verificar o desempenho de um novo instrumento ou para desempanar um instrumento existente.