é o diâmetro da garganta do SSV, em m μ é a viscosidade absoluta ou dinâmica do gás, em kg/ms b é 1,458 × 106 (constante empírica), em kg/ms K0,5 S é 110,4 (constante empírica), em K Visto que Q SSV é um dos valores da equação Re, os cálculos devem começar com um valor inicial aleatório para Q SSV ou C d do venturi de calibração e ser repetidos até que o valor de Q SSV convirja. O método de convergência deve ter uma exactidão de, no mínimo, 0,1 % de ponto. Os valores calculados de C d para um mínimo de 16 pontos na região de caudal subsónico retirados da equação de ajustamento da curva de calibração devem ter uma tolerância de ±0,5 % do C d medido para cada ponto de calibração. 9.5.5. Controlo do sistema total