Para refrigeradores: aquando da instalação e após qualquer operação importante de manutenção. Para membranas osmóticas: aquando da instalação, no prazo de 35 dias a contar do ensaio e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.8.8.: Estanquidade Antes de cada ensaio de laboratório em conformidade com o ponto 7.1. 8.1.9.1. : Interferência do CO2 e da H2O nos analisadores NDIR Aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.9.2. : Interferência do CO2 e da H2O nos analisadores NDIR de CO Aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.10.1. : Calibração do FID Otimização e verificação do FID para os THC Calibrar, otimizar e determinar a resposta ao CH4: aquando da instalação inicial e após qualquer operação importante de manutenção. Verificação da resposta ao CH4: aquando da instalação inicial, no prazo de 185 dias antes do ensaio e após qualquer operação importante de manutenção.