B: Banho de arrefecimento (facultativo) Para arrefecer e condensar a água contida na amostra de gases de escape. O banho deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 273 K e 277 K (0 oC a 4 oC), utilizando gelo ou um sistema de refrigeração. O banho é facultativo se o analisador não sofrer interferências de vapor de água, tal como previsto nos pontos 1.9.1. e 1.9.2. do apêndice 5 do presente anexo. Se a água for removida por condensação, a temperatura ou o ponto de orvalho dos gases recolhidos deve ser monitorizada quer dentro do colector de água quer a jusante. A temperatura ou o ponto do orvalho dos gases recolhidos não deve exceder 280 K (7 oC). Não são admitidos exsicantes químicos para a remoção da água da amostra. T1, T2, T3: Sensores de temperatura Para monitorizar a temperatura da corrente de gás. T4: Sensor de temperatura Para monitorizar a temperatura do conversor NO2: NO. T5: Sensor de temperatura Para monitorizar a temperatura do banho de arrefecimento. G1, G2, G3: Manómetros Para medir a pressão nas condutas de recolha de amostras. R1, R2: Reguladores de pressão Para regular a pressão do ar e do combustível, respectivamente, que chegam ao HFID. R3, R4, R5: Reguladores de pressão Para regular a pressão nas condutas de recolha de amostras e o caudal para os analisadores. FL1, FL2, FL3: Medidores de caudais Para monitorizar o caudal de derivação das amostras. FL4, FL5, FL6: Medidores de caudais (facultativos) Para monitorizar o caudal através dos analisadores. V1 a V5: Válvulas selectoras Para seleccionar o gás a enviar para os analisadores (amostra, gás de calibração ou gás de colocação no zero). V6, V7: Válvulas solenóides Para contornar o conversor C de NO2: NO. V8: Válvula de agulha Para equilibrar o caudal através do conversor C de NO2: NO e da derivação. V9, V10: Válvulas de agulha Para regular o caudal para os analisadores. V11, V12: Válvulas de purga (facultativas) Para drenar o condensado do banho B.