d é a concentração de NO de acordo com o ponto 9.3.6.5 9.3.6.4. Adição de oxigénio Através de um T, adiciona-se continuamente oxigénio ou ar de colocação no zero ao caudal de gás até que a concentração indicada seja cerca de 20 % menor do que a concentração de calibração indicada no ponto 9.3.6.2 (o analisador está no modo NO). Regista-se a concentração (c) indicada. O ozonizador mantém-se desativado ao longo deste processo. 9.3.6.5. Ativação do ozonizador Ativa-se agora o ozonizador para fornecer o ozono suficiente para fazer baixar a concentração de NO a cerca de 20 % (mínimo 10 %) da concentração de calibração indicada no ponto 9.3.6.2. Regista-se a concentração (d) indicada (o analisador está no modo NO). 9.3.6.6. Modo NOx Comuta-se o analisador de NO para o modo NOx para que a mistura de gases (constituída de NO, NO2, O2 e N2) passe agora através do conversor. Regista-se a concentração (a) indicada (o analisador está no modo NOx). 9.3.6.7. Desativação do ozonizador Desativa-se agora o ozonizador. A mistura de gases descrita no ponto 9.3.6.6 passa através do conversor para o detetor. Regista-se a concentração (b) indicada (o analisador está no modo NOx). 9.3.6.8. Modo NO Comutado para o modo NO com o ozonizador desativado, o caudal de oxigénio ou de ar de síntese deve ser desligado. A leitura de NOx do analisador não deve desviar-se mais de ± 5 % do valor medido de acordo com o ponto 9.3.6.2. (o analisador está no modo NO). 9.3.6.9. Intervalo dos ensaios O controlo da eficiência do conversor deve ser efetuado, pelo menos, uma vez por mês. 9.3.6.10. Eficiência exigida A eficiência do conversor E