NOxdry for menor do que 95 % de x NOxref, repara-se ou substitui-se o secador de amostras. 8.1.11.5. Verificação da conversão com o conversor NO2-NO 8.1.11.5.1. Âmbito e frequência Se for usado um analisador que meça apenas o NO para determinar os NOX, deve usar-se um conversor NO2-NO a montante do analisador. Esta verificação deve ser efetuada após a instalação inicial do conversor, após qualquer operação importante de manutenção e no prazo de 35 dias antes de um ensaio de emissões. Repete-se esta verificação com esta frequência, a fim de verificar se a atividade catalítica do conversor NO2-NO não se deteriorou. 8.1.11.5.2. Princípios de medição Um conversor NO2-NO permite a um analisador que meça apenas o NO determinar os NOX totais mediante conversão dos NO2 nos gases de escape para NO. 8.1.11.5.3. Requisitos do sistema Um conversor NO2-NO deve permitir a medição de, pelo menos, 95 % do NO2 total na concentração máxima prevista de NO2. 8.1.11.5.4. Procedimento Deve utilizar-se o seguinte procedimento para verificar o desempenho de um conversor NO2-NO: a) Para configurar o instrumento, devem observar-se as instruções de arranque e de funcionamento dos fabricantes do analisador e do conversor NO2-NO. Regula-se o analisador e o conversor na medida do necessário para otimizar o desempenho; b) Liga-se uma entrada do ozonizador a uma fonte de ar de calibração do zero ou de oxigénio e a saída a uma entrada de um T. Liga-se um gás de regulação da sensibilidade ao NO a outra entrada e liga-se a entrada do conversor NO2-NO à última entrada;