Avaliação do desempenho. Calcula-se a eficiência do conversor de NOX substituindo as concentrações obtidas na equação (A.4-26): (A.4-26) e) Se o resultado for menor do que 95 %, repara-se ou substitui-se o conversor NO2-NO. 8.1.12. Medições das partículas 8.1.12.1. Verificações da balança de pesagem das partículas e do processo de pesagem 8.1.12.1.1. Âmbito e frequência O presente ponto descreve três verificações. a) Verificação independente do desempenho da balança de pesagem das partículas no prazo de 370 dias antes da pesagem de qualquer filtro; b)