1.2. Requisitos aplicáveis ao sistema de recolha de amostras 1.2.1. A amostra de gases de escape diluídos é recolhida a montante do dispositivo de aspiração, mas a jusante dos aparelhos de condicionamento (se existirem). 1.2.2. O caudal não deve afastar-se da média mais de ± 2 %. 1.2.3. O caudal da recolha deve ser, no mínimo, de 5 litros/minuto e, no máximo, de 0,2 % do caudal dos gases de escape diluídos. Deve aplicar-se um limite equivalente a sistemas de recolha de fluxo de massa constante. 1.2.4. Efetua-se uma recolha de ar de diluição a um caudal constante próximo da entrada de ar ambiente (a jusante do filtro, se estiver instalado). 1.2.5. O ar de diluição não deve ser contaminado pelos gases de escape que provêm da zona de mistura. 1.2.6. O caudal de recolha do ar de diluição deve ser comparável ao dos gases de escape diluídos. 1.2.7. Os materiais utilizados para as operações de recolha devem ser tais que não modifiquem a concentração dos poluentes. 1.2.8. Podem utilizar-se filtros para extrair as partículas sólidas da amostra. 1.2.9. As diversas válvulas que permitem dirigir o caudal de gases de escape devem ser de regulação e ação rápidas. 1.2.10. Podem ser utilizadas ligações de fecho rápido estanques ao gás entre as válvulas de três vias e os sacos de recolha, fechando-se as ligações automaticamente do lado do saco. Podem ser utilizados outros sistemas para encaminhar as amostras até ao analisador (válvulas de corte de três vias, por exemplo). 1.2.11. Armazenamento da amostra As amostras de gás são recolhidas em sacos com uma capacidade suficiente para não reduzir o caudal de recolha; devem ser feitos de um material que não tenha influência nas próprias medições nem na composição química das amostras de gases em mais de ± 2 % após 20 minutos (por exemplo: películas, ou hidrocarbonetos polifluorados, por exemplo). 1.2.12. Sistema de recolha de hidrocarbonetos — motores diesel