4.2. Calcula-se a curva de calibração pelo método dos quadrados mínimos. Se o grau do polinómio resultante for superior a 3, o número de pontos de calibração deve ser, pelo menos, igual ao número do grau do polinómio acrescido de 2. 4.3. A curva de calibração não deve diferir mais do que ±2 % do valor nominal de cada gás de calibração. 4.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtido em conformidade com o ponto 3.2, elabora-se um quadro que indique os valores reais de concentração em relação aos valores indicados, com intervalos não superiores a 1 % da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. O quadro deve também conter outros dados pertinentes como: a) valores indicados pelo potenciómetro, em zero e calibrado (quando aplicável), b) escala nominal, c) dados de referência de cada gás de calibração utilizado, d) valor real e valor indicado para cada gás de calibração utilizado juntamente com as diferenças percentuais, e) combustível e tipo do FID, f)