é a concentração medida do NO diluído, em ppm; H m é a concentração máxima do vapor de água, em %; H é a concentração real do vapor de água, em %. 9.3.9.2.3. Coeficiente de atenuação máximo autorizado O coeficiente combinado para o CO2 e a água não deve ser superior a 2 % da escala completa. 9.3.9.3. Verificação da atenuação do analisador de NOx para o analisador NDUV Os hidrocarbonetos e a H2O podem interferir positivamente com um analisador NDUV, ao causar uma resposta semelhante ao NOx. Se o analisador NDUV usar algoritmos de compensação que utilizem medições de outros gases para efectuar esta verificação de interferência, tais medições devem ser efectuadas simultaneamente para controlar os algoritmos durante a verificação de interferência do analisador. 9.3.9.3.1. Procedimento O analisador NDUV deve ser posto a funcionar, operado, colocado no zero e calibrado de acordo com as instruções do seu fabricante. Recomenda-se que se extraiam gases de escape do motor para efectuar esta verificação. Deve ser utilizado um CLD para quantificar os NOx nos gases de escape. A resposta do CLD deve ser utilizada como valor de referência. Os HC presentes nos gases de escape também devem ser medidos com um analisador FID. A resposta do FID deve ser utilizada como valor de referência para os hidrocarbonetos.