9.3.2.7. Medição da relação ar/combustível O equipamento de medição da razão ar/combustível utilizado para determinar o caudal dos gases de escape, conforme especificado no ponto 8.4.1.6, deve ser um sensor da razão ar/combustível de gama larga ou um sensor lambda do tipo zircónio. O sensor deve ser montado diretamente no tubo de escape, num local em que a temperatura dos gases de escape seja suficientemente elevada para eliminar a condensação da água. A exatidão do sensor com a parte eletrónica incorporada deve ter as seguintes tolerâncias: ±3 % da leitura para λ < 2 ±5 % da leitura para 2 ≤ λ < 5 ±10 % da leitura para 5 ≤ λ Para se obter a exatidão acima especificada, o sensor deve ser calibrado conforme as instruções do fabricante. 9.3.3. Gases O prazo de conservação de todos os gases deve ser respeitado. 9.3.3.1. Gases puros A pureza exigida para os gases é definida pelos limites de contaminação abaixo indicados. Deve dispor-se dos seguintes gases: a) Para os gases de escape brutos