vii) Comuta-se imediatamente de novo para a descarga no gás de calibração do NO2 utilizado para determinar x NOxref. Deve dar-se tempo para a estabilização da resposta aos NOX totais, tendo em conta apenas o tempo de transporte e de resposta do instrumento. Calcula-se a resposta média de 30 s de dados dos NOX totais e regista-se este valor como x NOxmeas; viii) Corrige-se x NOxmeas para x NOxdry com base no vapor de água residual que passou através do secador de amostras à temperatura e pressão à saída do secador de amostras; c) Avaliação do desempenho. Se x NOxdry for menor do que 95 % de x