v diminui, o que indica que o CFV está a funcionar fora da gama admissível. Calcula-se o K V médio e o desvio-padrão para um mínimo de 8 pontos na região do escoamento crítico. O desvio-padrão não deve exceder ± 0,3 % do valor médio de K V. 3.4. Calibração do venturi subsónico (SSV) A calibração do SSV baseia-se na equação de caudal para um venturi subsónico. O caudal dos gases é função da pressão e da temperatura à entrada, da queda de pressão entre a entrada e a garganta do SSV, conforme se indica a seguir: em que: A0 = conjunto de constantes e conversões de unidades = 0,006111 em unidades SI d= diâmetro da garganta do SSV (m) Cd = coeficiente de descarga do SSV pA = pressão absoluta à entrada do venturi (kPa) T= temperatura à entrada do venturi (K) r= razão entre a pressão absoluta estática na garganta do SSV e à entrada do ß= razão entre o diâmetro da garganta do SSV, d, e o diâmetro interno do 3.4.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (Q SSV) em cada regulação do caudal (mínimo 16 regulações) em m3/min normais a partir dos dados do medidor de caudais e utilizando o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de descarga a partir dos dados de calibração para cada regulação do seguinte modo: em que: QSSV =