9.3.1. Características dos analisadores 9.3.1.1. Informações de carácter geral Os analisadores devem ter uma gama de medida e um tempo de resposta adequados à exactidão necessária para medir as concentrações dos componentes dos gases de escape em condições transitórias e estacionárias. A compatibilidade electromagnética (CEM) do equipamento deve ser tal que minimize erros adicionais. 9.3.1.2. Exactidão A exactidão é definida como o desvio entre a leitura do analisador e o valor de referência. A exactidão não deve exceder ± 2 % da leitura ou ±0,3 % da escala completa, consoante o que for maior. 9.3.1.3. Precisão A precisão, definida como 2,5 vezes o desvio-padrão de dez respostas consecutivas a um determinado gás de calibração, não deve ser superior a 1 % da concentração máxima para cada gama utilizada acima de 155 ppm (ou ppm C) ou 2 % de cada gama utilizada abaixo de 155 ppm (ou ppm C). 9.3.1.4. Ruído A resposta pico a pico do analisador a gases de colocação no zero e de calibração durante qualquer período de 10 segundos não deve exceder 2 % da escala completa em todas as gamas utilizadas. 9.3.1.5. Desvio do zero A resposta ao zero é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de colocação no zero durante um intervalo de tempo de 30 segundos. O desvio do zero, durante um período de uma hora, deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. 9.3.1.6. Desvio de calibração A resposta à calibração é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de calibração durante um intervalo de tempo de 30 segundos. O desvio da resposta de calibração durante um período de uma hora deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. 9.3.1.7. Tempo de subida O tempo de subida do analisador instalado no sistema de medição não deve exceder 2,5 segundos. 9.3.1.8. Secagem do gás Os gases de escape podem ser medidos secos ou húmidos. O dispositivo de secagem do gás, caso seja utilizado, deve ter um efeito mínimo na composição dos gases medidos. Os exsicantes químicos não constituem um método aceitável de remoção da água da amostra. 9.3.2. Analisadores de gás 9.3.2.1. Introdução