Se a densidade do material filtrante não for conhecida, utilizam-se as seguintes densidades: a) filtro de fibra de vidro revestido a teflon: 2 300 kg/m3 b) filtro de membrana em teflon: 2 144 kg/m3 c) filtro de membrana em teflon com anel de suporte de polimetilpenteno: 920 kg/m3 Para pesos de calibração de aço inoxidável, utiliza-se uma densidade de 8 000kg/m3. Se o material do peso de calibração for diferente, é necessário conhecer a sua densidade. É aplicada a seguinte equação: (71) com (72) em que: m uncor massa da amostra de partículas não corrigida, mg