contidas nos critérios de elegibilidade ENERGY STAR para computadores, Versão 5.0. 1. UEE: UEE é o acrónimo de «unidade em ensaio», que neste caso se refere ao computador que está a ser ensaiado. 2. FAI: FAI é o acrónimo de «fonte de alimentação ininterrupta», que se refere a uma combinação de conversores, interruptores e meios de armazenamento de energia, por exemplo, baterias, que constituem uma fonte de alimen­ tação capaz de manter a continuidade da corrente na carga em caso de falha da alimentação na entrada. II. Requisitos dos ensaios 1. Dispositivo de medição aprovado Os dispositivos de medição aprovados terão os seguintes atributos (1): — resolução de potência igual a 1 mW ou melhor; — um fator de pico da corrente disponível de 3 ou mais, no valor de gama nominal; e — um limite inferior da gama de corrente de 10 mA ou inferior. Propõem-se os seguintes atributos, para além dos indicados anteriormente: — resposta em frequência de, pelo menos, 3 kHz; e — calibração segundo uma norma reconhecida pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) dos Estados Unidos. Convém ainda que os instrumentos de medição possam calcular com precisão a potência média durante qualquer intervalo de tempo selecionado pelo utilizador (que se obtém geralmente mediante um cálculo matemático interno que divide a energia acumulada pelo tempo, dentro do dispositivo de medição; é esta a abordagem mais exata). Como alternativa, o instrumento de medição teria de poder integrar a energia durante qualquer intervalo de tempo selecionado pelo utilizador com uma resolução de energia inferior ou igual a 0,1 mWh e integrar o tempo indicado com uma resolução de 1 segundo ou inferior. 2. Precisão Nas medições de potência iguais ou superiores a 0,5 W, é admissível uma incerteza igual ou inferior a 2 % com um nível de confiança de 95 %. Nas medições de potência inferiores a 0,5 W, é admissível uma incerteza igual ou inferior