Sample Amostra Span Gás de calibração Bag sampling Método da recolha de amostras em sacos method Integrating method Método de integração ---pagebreak--- L 375/172 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 Componentes da figura 10 NMC Separador de hidrocarbonetos não metânicos Para oxidar todos os hidrocarbonetos com excepção do metano. HC Detector aquecido de ionização por chama Para medir a concentração de HC e CH4. Deve-se manter a temperatura entre 453 K e 473 K (180°C a 200°C). V1 Válvula selectora Para seleccionar os gases (amostra, gás de colocação no zero e gás de calibração). V1 é idêntica a V2 da figura 8. V2, V3 Válvulas solenóides Para contornar o NMC V4 Válvula de agulha Para equilibrar o caudal através do NMC e da derivação. R1 Regulador de pressão Para regular a pressão na conduta de recolha de amostras e o caudal para o HFID. R1 é idêntico a R3 da figura 8. FL1 Medidor de caudais Para medir o caudal de derivação da amostra. FL1 é idêntico a FL1 da figura 8. 2. DILUIÇÃO DOS GASES DE ESCAPE E DETERMINAÇÃO DAS PARTÍCULAS 2.1. Introdução Os pontos 2.2, 2.3 e 2.4 e as figuras 11 a 22 contêm descrições pormenorizadas dos sistemas recomendados de diluição e de recolha de amostras. Dado que várias configurações podem produzir resultados equivalentes, não é necessário respeitar rigorosamente essas figuras. Podem ser utilizados componentes adicionais tais como