9.5.4.1. Análise dos dados Deve calcular-se o caudal de ar (Q SSV) em cada posição de restrição (mínimo 16 posições) em m3/s a partir dos valores de medição do medidor de caudais, segundo o método prescrito pelo fabricante. Deve calcular-se o coeficiente de descarga a partir dos dados de calibração para cada regulação do seguinte modo: (89) em que: Q SSV é o caudal de ar em condições normais (101,3 kPa, 273 K), em m3/s T é a temperatura à entrada do venturi, em K d V é o diâmetro da garganta do SSV, em m r p é a relação da pressão estática na garganta do SSV com a pressão estática absoluta à entrada =