nível de confiança de 95 %. Nas medições de potência inferiores a 0,5 W, é admissível uma incerteza igual ou inferior a 0,01 W com um nível de confiança de 95 %. O instrumento de medição da potência terá uma resolução de: (1) As características dos dispositivos de medição aprovadas provêm da norma CEI 62301 Versão 1.0: Measurement of Standby Power. ---pagebreak--- L 63/30 PT Jornal Oficial da União Europeia 6.3.2013 — 0,01 W ou melhor para as medições de potência de 10 W ou inferiores; — 0,1 W ou melhor para as medições de potência superiores a 10 W e não superiores a 100 W; e — 1 W ou melhor para as medições de potência superiores a 100 W. Todos os dados relativos à potência deverão ser expressos em watts e ser arredondados às centésimas. Para as cargas iguais ou superiores a 10 W, serão registados três dígitos significativos. 3. Condições de ensaio Tensão de alimentação: América do Norte/Taiwan: 115 (± 1 %) volts CA, 60 Hz (± 1 %) Europa/Austrália/Nova Zelândia: 230 (± 1 %) volts CA, 50 Hz (± 1 %) Japão: 100 (± 1 %) volts, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %)