2. PROCEDIMENTOS DE CONTROLO E DE VERIFICAÇÃO 2.1. Calibração do medidor de caudais O serviço técnico verificará a existência de um certificado de calibração do medidor de caudais, que ateste a sua conformidade com uma norma identificável e estabelecida no período de doze meses anterior ao ensaio, ou após qualquer reparação ou alteração suscetíveis de influenciar a calibração. 2.2. Calibração da microbalança O serviço técnico verificará a existência de um certificado de calibração da microbalança que ateste a sua conformidade com uma norma identificável e estabelecida no período de doze meses anterior ao ensaio. 2.3. Pesagem dos filtros de referência Para determinar os pesos específicos dos filtros de referência, devem ser pesados pelo menos dois filtros de referência não utilizados, de preferência, em simultâneo com as pesagens do filtro de recolha de amostras ou, o mais tardar, no prazo de 8 horas após essas pesagens. Os filtros de referência devem ter as mesmas dimensões e ser do mesmo material que o filtro de recolha de amostras. Se a variação do peso específico de qualquer filtro de referência entre as pesagens dos filtros de recolha de amostras for superior a ± 5μg, os filtros de recolha e os filtros de referência devem ser condicionados na sala de pesagem e pesados de novo. Para comparar as pesagens de um filtro de referência, deve estabelecer-se uma comparação entre os pesos específicos e a média móvel dos pesos específicos do filtro de referência em causa. A média móvel deve ser calculada a partir dos pesos específicos registados desde que os filtros de referência foram colocados na sala de pesagem. O período para estabelecer essa média deve ser de pelo menos um dia, mas não deve exceder 30 dias. Condicionamentos e pesagens repetidas e múltiplas da amostra e dos filtros de referência são permitidos no decurso de um período máximo de 80 horas após a medição dos gases no ensaio de emissões. Se, antes do final ou até ao final do período de 80 horas, mais de metade dos filtros de referência cumprirem o critério de ± 5 μg, a pesagem do filtro de recolha de amostras pode ser considerada válida.