Antes de cada ensaio, o contador de partículas deve indicar uma concentração medida inferior a 0,5 partículas/cm-3, no caso de haver um filtro HEPA, que corresponda, pelo menos, à classe H13 da norma EN 1822:2008, ou de desempenho equivalente, à entrada do conjunto do sistema de amostragem de partículas (VPR e PNC). A.1.2.2.3.2. Há que verificar mensalmente que o valor indicado para o caudal admitido no contador de partículas não se afasta ±5 % do caudal nominal do contador quando a verificação é feita com um medidor de caudais calibrado. A.1.2.2.3.3. Há que verificar diariamente que, após a aplicação de um filtro HEPA, que corresponda, pelo menos, à classe H13 da norma EN 1822:2008, ou de desempenho equivalente, à entrada do contador de partículas, a concentração indicada por este aparelho é inferior ou igual a 0,2 cm-3. Removido o filtro, o contador de partículas, alimentado pelo ar ambiente, deve indicar uma concentração de pelo menos 100 partículas/cm-3. Ao repor o filtro, a concentração deve ser novamente inferior ou igual a 0,2 cm-3. A.1.2.2.3.4.