Manter a temperatura dos gases a 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) imediatamente antes do filtro aquecido HF2 e do HFID. HSL2 Conduta aquecida de recolha de NOx A conduta de recolha de amostras deve: a) Ser mantida a uma temperatura de parede de 328 K a 473 K (55 °C a 200 °C) até ao conversor, para a medição em base seca, e até ao analisador, para a medição em base húmida; b) Ser de aço inoxidável ou de PTFE. HP Bomba de recolha de amostras aquecida A bomba deve ser aquecida até à temperatura da conduta HSL. SL Conduta de recolha de amostras de CO e CO2