pressão barométrica (corrigida) (Pb) ± 0,03 kPa, temperatura do ar à entrada de LFE, debitómetro (ETI) ± 0,15 K, depressão a montante de LFE (EPI) ± 0,01 kPa, queda de pressão através da tubagem de LFE (EDP) ± 0,0015 kPa, débito de ar (Qs) ± 0,5%, depressão à entrada de CFV (PPI) ±0,02 kPa, temperatura à entrada do tubo de Venturi (Tv) ± 0,2 K. 4.3.4. Instala-se o equipamento em conformidade com a figura 3 do presente apêndice e controla-se a estanquidade. Qualquer fuga que exista entre o dispositivo de medição do débito e o tubo de Venturi de escoamento crítico afectará gravemente a precisão da calibração. 4.3.5. Abre-se completamente a válvula de comando do débito, põe-se em funcionamento o ventilador e deixa-se o sistema atingir o seu regime estabilizado. Registam-se os valores indicados por todos os instrumentos. 4.3.6. Faz-se variar a regulação da válvula de comando do débito e executam-se pelo menos oito medições, repartidas pela gama de escoamento crítico do tubo de Venturi. 4.3.7. Utilizam-se os valores registados aquando da calibração para determinar os elementos a seguir indicados. O débito de ar (Qs) em cada ponto do ensaio é calculado a partir dos valores de medição do debitómetro, segundo o método previsto pelo fabricante. Calculam-se os valores do coeficiente de calibração para cada ponto do ensaio: sendo: Qs = débito em m3/min a 273,2 K e 101,33 kPa, Tv = temperatura à entrada do tubo de Venturi (K), ---pagebreak--- E/ECE/324 PTL 375/416 Rev.1/Add.82/Rev.3