temperatura absoluta (K). O débito de gás é função da pressão e da temperatura de entrada. O processo de calibração a seguir descrito dá o valor do coeficiente de calibração correspondente aos valores medidos de pressão, temperatura e débito de ar. 4.3.2. Para a calibração da aparelhagem electrónica do tubo de Venturi CFV, segue-se o procedimento recomendado pelo fabricante. 4.3.3. Aquando das medições necessárias para a calibração do débito do tubo de Venturi de escoamento crítico, os seguintes parâmetros devem respeitar as tolerâncias de precisão indicadas: pressão barométrica (corrigida) (Pb) ±0,03 kPa, temperatura do ar à entrada de LFE, debitómetro (ETI) ±0,15 K, depressão a montante de LFE (EPI) ±0,01 kPa, queda de pressão através da tubagem de LFE (EDP) ±0,0015 kPa, débito de ar (Qs) ±0,5 %,