Para a recolha subsequente das partículas, faz-se passar uma amostra dos gases de escape diluídos para o sistema de recolha de partículas com diluição dupla (ver figura 17). Embora seja em parte um sistema de diluição, o sistema de diluição dupla pode ser considerado uma variante de um sistema de recolha de partículas, dado que compartilha a maioria das peças com um sistema normal de recolha de partículas. Figura 15 Diagrama do sistema de diluição do caudal total (CVS) A.3.2.5. Componentes da figura 15 EP : Tubo de escape O comprimento do tubo de escape desde a saída do colector de escape do motor, a saída do turbocompressor ou do dispositivo de pós-tratamento até ao túnel de diluição não deve ser superior a 10 m. Se o comprimento for superior a 4 m, toda a tubagem para além dos 4 m deve ser isolada, excepto a parte necessária para a montagem em linha de um aparelho para medir os fumos, se necessário. A espessura radial mínima do isolamento deve ser de 25 mm. A condutividade térmica do material de isolamento deve ter um valor não superior a 0,1 W/mK medida a 673 K. Para reduzir a inércia térmica do tubo de escape, recomenda-se uma relação espessura/diâmetro igual ou inferior a 0,015. A utilização de secções flexíveis deve ser limitada a uma relação comprimento/diâmetro igual ou inferior a 12. PDP : Bomba volumétrica