28,836 massa molar do ar ao valor de referência da humidade (9,5 K), g/mol 8,3144 constante molar dos gases 9.4.4. Especificações para a medição do caudal diferencial (diluição do caudal parcial apenas) No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial, a exactidão do caudal recolhido qm p é de especial importância se não for medido directamente, mas determinado por medição diferencial do caudal: qm p = qm dew — qm dw (73) Neste caso, o erro máximo da diferença deve ser tal que a exactidão de q mp seja de ±5 % quando a razão de diluição for inferior a 15. O cálculo pode ser feito extraindo a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de cada instrumento. Podem ser obtidas exactidões aceitáveis para o qm p através de qualquer um dos seguintes métodos: a) As exactidões absolutas de q mdew e q