2.6.2.3. Tempo O erro relativo do tempo de referência deve ser inferior a 10–5. 2.6.3. Coeficiente de sensibilidade e erro de linearidade Para determinar o coeficiente de sensibilidade e o erro de linearidade, medir o sinal de saída do canal de dados em relação a um sinal de entrada conhecido para vários valores do mesmo. A calibração do canal de dados deve abranger toda a gama da respetiva classe de amplitude. Tratando-se de canais bidirecionais, devem ser utilizados valores positivos e negativos. Se o equipamento de calibração não for capaz de produzir o sinal de entrada requerido, por a grandeza a medir ter valores demasiado elevados, as calibrações devem ser efetuadas dentro dos limites dos padrões de calibração, registando-se esses limites no relatório de ensaio. O canal de dados completo deve ser calibrado numa frequência ou num espetro de frequências cujo valor significativo se situe entre FL e (FH/2,5). 2.6.4. Calibração da resposta em frequência Para determinar as curvas de resposta em fase e em amplitude em função da frequência, medir os sinais de saída do canal de dados, em fase e em amplitude, para vários valores de um sinal de entrada conhecido, compreendidos entre FL e o mais baixo dos dois valores seguintes: 10 vezes a CFC ou 3 000 Hz. 2.7. Efeitos do ambiente Regularmente, deve realizar-se um controlo para verificar se há influências ambientais (como fluxos elétricos ou magnéticos, velocidade do cabo, etc.). Para isso, poderá registar-se o sinal de saída de canais de reserva equipados com transdutores fictícios. Se forem obtidos sinais de saída significativos, deve proceder-se a uma ação corretiva, por exemplo a substituição dos cabos. 2.8. Seleção e designação do canal de dados A CAC e a CFC definem um canal de dados. A CAC deve ser de 1, 2 ou 5 elevados a 10. 3. MONTAGEM DOS TRANSDUTORES