Si = 1 Yi-2 = Yi-1 = 0 Os tempos t10 e t90 são interpolados. A diferença de tempo entre t90 e t10 define o tempo de resposta tF para esse valor de fc. Se este tempo de resposta não for suficientemente próximo do tempo de resposta requerido, continua-se a iteração até o tempo de resposta real estar a 1 % da resposta requerida como segue: [(t90 - t10) - tF] ≤ 0,01 × tF 7.2. Avaliação dos dados Recolhem-se os valores de medição dos fumos com uma frequência mínima de 20 Hz. 7.3. Determinação dos fumos 7.3.1. Conversão dos dados Uma vez que a unidade básica de medição de todos os opacímetros é a transmitância, convertem-se os valores dos fumos da transmitância (τ) para o coeficiente de absorção da luz (k) do seguinte modo: e N = 100 - τ em que: k = coeficiente de absorção da luz, m-1