partículas carregados devem ser levados para a sala o mais tardar uma hora após a conclusão do ensaio para lá serem condicionados durante um período compreendido entre 2 e 36 horas. Procede-se em seguida à sua pesagem. 7.2.2. Antes da análise de cada amostra, a gama do analisador a utilizar para cada poluente deve ser colocada no zero com o gás de colocação no zero adequado. 7.2.3. Os analisadores devem então ser regulados em relação às curvas de calibração por meio de gases de calibração de concentrações nominais compreendidas entre 70% e 100% da gama. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/353 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º. 83 página 111 Apêndice 3 7.2.4. Os zeros dos analisadores são então reverificados. Se o valor lido se afastar mais de 2% da escala completa em relação ao valor obtido quando se efectuou a regulação prevista no ponto 7.2.2, repete-se a operação. 7.2.5. As amostras são então analisadas. 7.2.6. Após a análise, os pontos de zero e de calibração são reverificados utilizando os mesmos gases. Se estes novos valores não se afastarem mais de 2 % dos obtidos quando se efectuou a regulação prevista no ponto 7.2.3, consideram-se válidos os resultados da análise. 7.2.7. Em todos os pontos da presente secção, os caudais e as pressões dos vários gases