4.3. Equipamento para medição do número de partículas (se for exigida a medição do número de partículas) 4.3.1. Especificação 4.3.1.1. Descrição geral do sistema 4.3.1.1.1. O sistema de recolha de amostras de partículas é composto por uma sonda ou ponto de recolha de amostras que extrai uma amostra de um fluxo homogeneamente misturado num sistema de diluição, um separador de partículas voláteis (VPR), situado a montante de um contador do número de partículas (CNP) e uma tubagem de transferência adequada. Ver figura A5/14. 4.3.1.1.2. Recomenda-se a instalação de um pré-classificador granulométrico (PCF) (por exemplo, ciclone, impactor, etc.) antes da entrada do SPV. O diâmetro de partícula que constitui o ponto de corte de 50% do PCF deve situar-se entre 2,5 μm e 10 μm, para o caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras de partículas. O PCF deve permitir que, no mínimo, 99% da concentração mássica de partículas com 1 μm que entram no PCF o atravessem até à sua saída com o caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras de partículas. Uma sonda de recolha de amostras que funcione como classificador granulométrico, tal como se vê na figura A5/11, constitui uma alternativa aceitável à utilização de um PCF. 4.3.1.2. Requisitos gerais 4.3.1.2.1.