Todos os dados (concentração, combustível e caudais de ar) têm de ser desfasados em função dos respetivos tempos de resposta medidos antes de se efetuarem os cálculos das emissões previstos no anexo 5. b) Para demonstrar níveis aceitáveis de atualização e de registo no que respeita à resposta global do sistema, este deve cumprir um dos seguintes critérios: i) O produto do tempo de subida médio pela frequência a que o sistema regista uma concentração atualizada não pode ser inferior a cinco. O tempo de subida médio nunca poderá ser superior a 10 s; ii) A frequência a que o sistema regista a concentração deve ser, pelo menos, de 2 Hz (ver também o quadro 7). 8.1.5.4. Procedimento Deve utilizar-se o seguinte procedimento para verificar a resposta de cada sistema com analisador de gases contínuo: a)