mew,i, utilizam-se os dados obtidos durante o ensaio real, com o q mew,i alinhado em função do tempo por t50,F relativo a q mp,i (não há contribuição de t 50,P para o alinhamento temporal). Noutros termos, a deslocação temporal entre q mew e q mp é a diferença dos seus tempos de transformação, determinados no ponto 9.4.6.6. 9.4.6.2. Características da medição do caudal diferencial No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial, a exactidão do caudal da amostra q mp é de especial importância, se não for medido directamente, mas determinado por medição diferencial do caudal: (83) Neste caso, o erro máximo da diferença deve ser tal que a exactidão de q mp seja de ±5 % quando a razão de diluição for inferior a 15. O cálculo pode ser feito com base no valor médio quadrático dos erros de cada instrumento. Podem ser obtidas exactidões aceitáveis para o q mp através de qualquer um dos seguintes métodos: a) As exactidões absolutas de q mdew e q mdw são ±0,2 %, o que garante uma exactidão de q mp ≤ 5 % com uma razão de diluição de 15. Todavia, ocorrerão erros maiores com razões de diluição mais elevadas;