Venturi subsónico O SSV mede o caudal total dos gases de escape diluídos mediante a utilização da função de caudal de gás de um venturi subsónico segundo a pressão e a temperatura à entrada e a queda de pressão entre a entrada e a garganta do venturi. A contrapressão estática do escape medida com o sistema SSV a funcionar deve manter-se a ±1,5 kPa da pressão estática medida sem ligação à SSV a velocidade e carga do motor idênticos. A temperatura da mistura de gases imediatamente à frente da SSV deve estar a ± 11 K da temperatura média de funcionamento observada durante o ensaio, quando não for utilizada compensação do caudal (EFC). HE : Permutador de calor (facultativo) O permutador de calor deve ter uma capacidade suficiente para manter a temperatura dentro dos limites exigidos acima indicados. Se for utilizado EFC, o permutador de calor não é necessário. EFC : Compensação electrónica do caudal (facultativo) Se a temperatura à entrada da PDP, do CFV ou do SSV não for mantida dentro dos limites acima indicados, é necessário um sistema de compensação do caudal para efectuar a medição contínua do caudal e regular a recolha proporcional de amostras no sistema de diluição dupla. Para esse efeito, utilizam-se os sinais dos caudais medidos continuamente para corrigir a proporcionalidade do caudal das amostras através dos colectores de partículas do sistema de diluição dupla (ver figura 17) a ±2,5 %. DT