conforme indicado nos pontos 1.7.1 a 1.7.8 (figura 6). ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/149 Figura 6: Esquema de um conversor de NO2 Legenda da figura 6: EN PT Solenoid valve válvula solenóide Variac variac Ozonator ozonizador To analyser Para o analisador 1.7.1. Instalação de ensaio Usando a instalação indicada na figura 6 (ver também ponto 3.3.5 do apêndice 4 do anexo 4) e o processo a seguir indicado, a eficiência dos conversores pode ser ensaiada através de um ozonizador. 1.7.2. Calibração Calibram-se o CLD e o HCLD na gama de funcionamento mais comum seguindo as especificações do fabricante e utilizando um gás de colocação no zero e um gás de calibração (cujo teor de NO deve ser igual a cerca de 80 % da gama de funcionamento; a concentração de NO2 da mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO para que o gás de calibração não passe através do conversor. A concentração indicada tem que ser registada. 1.7.3. Cálculos Calcula-se a eficiência do conversor de NOx do seguinte modo: ⎛ a − b⎞