é o caudal de ar em condições normais (101,3 kPa, 273 K), em m3/s d V é o diâmetro da garganta do SSV, em m μ é a viscosidade absoluta ou dinâmica do gás, em kg/ms b é 1,458 × 106 (constante empírica), em kg/ms K0,5; S é 110,4 (constante empírica), em K Visto que Q SSV é um dos valores da equação Re, os cálculos devem começar com um valor inicial aleatório para Q SSV ou C d do venturi de calibração e ser repetidos até que o valor de Q SSV convirja. O método de convergência deve ter uma exatidão de, no mínimo, 0,1 % de ponto. Os valores calculados de C