1.4.1.2. Repetibilidade A repetibilidade, definida como 2,5 vezes o desvio-padrão de dez respostas consecutivas a um determinado gás de calibração ou de regulação da sensibilidade, não deve ser superior a ± 1 % da concentração máxima para cada gama utilizada acima de 155 ppm (ou ppm C) ou ± 2 % de cada gama utilizada abaixo de 155 ppm (ou ppm C). 1.4.1.3. Ruído A resposta pico a pico do analisador a gases de colocação a zero e de regulação da sensibilidade durante qualquer período de 10 segundos não deve exceder 2 % da escala completa em todas as gamas utilizadas. 1.4.1.4. Deriva do zero A deriva do zero durante um período de uma hora deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. A resposta ao zero é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de colocação a zero durante um intervalo de tempo de 30 segundos. 1.4.1.5. Deriva da regulação da sensibilidade A deriva da regulação da sensibilidade durante um período de uma hora deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. A regulação da sensibilidade é definida como a diferença entre a resposta à regulação da sensibilidade e a resposta ao zero. A resposta à regulação da sensibilidade é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de regulação da sensibilidade durante um intervalo de tempo de 30 s. 1.4.2. Secagem dos gases O dispositivo facultativo de secagem dos gases deve ter um efeito mínimo na concentração dos gases medidos. Os exsicantes químicos não constituem um método aceitável de remoção da água da amostra. 1.4.3. Analisadores Os pontos 1.4.3.1 a 1.4.3.5 do presente apêndice descrevem os princípios de medição a utilizar. O apêndice 4 do anexo 4A contém uma descrição pormenorizada dos sistemas de medição. Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados. Para os analisadores não lineares, é admitida a utilização de circuitos de linearização. 1.4.3.1. Análise do monóxido de carbono (CO) O analisador de monóxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 1.4.3.2. Análise do dióxido de carbono (CO2) O analisador de dióxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR).