Apêndice 2 Método de calibração (NRSC, NRTC (1) ) 1. CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 1.1. Introdução Cada analisador deve ser calibrado tantas vezes quantas as necessárias para satisfazer os requisitos de exatidão do presente regulamento. Descreve-se no presente ponto o método de calibração a utilizar para os analisadores indicados no apêndice 1, ponto 1.4.3. A pedido do fabricante, e com o acordo da entidade homologadora, os métodos descritos no anexo 4B, pontos 8.1 e 8.2, podem ser utilizados como alternativa aos referidos no ponto 1 do presente apêndice. 1.2. Gases de calibração O prazo de validade de todos os gases de calibração deve ser respeitado. A data de expiração dos gases de calibração, indicada pelo fabricante, deve ser registada. 1.2.1. Gases puros A pureza exigida para os gases é definida pelos limites de contaminação indicados a seguir. Deve dispor-se dos seguintes gases: a) Azoto purificado (contaminação ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) b) Oxigénio purificado (pureza > 99,5 % vol. O2) c) Mistura hidrogénio-hélio (40 % ± 2 % de hidrogénio, restante: hélio) (contaminação ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO2)