2.14.2.2. Assim que se afigurar prático antes de cada análise, ajusta-se a zero o analisador na gama que se vai utilizar para cada composto, utilizando o gás de colocação a zero conveniente. 2.14.2.3. As curvas de calibração dos analisadores devem ser reguladas por meio de gases de calibração de concentrações nominais compreendidas entre 70% e 100% da escala para a gama em causa. 2.14.2.4. A regulação do zero dos analisadores deve voltar a ser, então, verificada: se o valor lido se afastar mais de 2% em relação ao valor obtido quando se efetuou a regulação prevista no ponto 2.14.2.2 do presente anexo, repete-se a operação para o analisador em causa. 2.14.2.5. As amostras são então analisadas. 2.14.2.6.