3.3. A curva de calibragem não deve diferir mais de ± 2 % do valor nominal de cada gás de calibragem. 3.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtido em conformidade com o n.o 3.2, elabora-se um quadro que indique os valores das concentrações medidas nos analisadores em relação aos valores reais, com intervalos não superiores a 1 % da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. Esse quadro deve também conter outros dados relevantes como: Data de calibragem; Valores indicados pelo potenciómetro, em zero e calibrado (quando aplicável); Escala nominal; Dados de referência de cada gás de calibragem utilizado; Valor real e valor indicado para cada gás de calibragem utilizado juntamente com as diferenças percentuais; Pressão de calibragem do analisador. 3.5. Podem ser utilizados outros métodos (utilização de um computador, comutação de gama electrónica, etc.), se se demonstrar ao serviço técnico que garantem uma precisão equivalente. Apêndice 2 CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DA FAMÍLIA DE VEÍCULOS 1. PARÂMETROS QUE DEFINEM A FAMÍLIA RELATIVAMENTE ÀS EMISSÕES DE HIDROGÉNIO