d) O analisador FID deve ser posto a funcionar de acordo com as instruções do fabricante; e) Usa-se gás de regulação da sensibilidade ao CH4 para calibrar o FID com o separador. A sensibilidade do FID deve ser regulada numa base C1. Por exemplo, se o gás de regulação da sensibilidade tiver um valor de referência de 100 μmol/mol para o CH4, a resposta correta do FID a esse gás de regulação da sensibilidade é 100 μmol/mol, porque existe um átomo de carbono por molécula de CH4; f) Introduz-se a mistura de gases de análise do C2H6 a montante do separador de hidrocarbonetos não metânicos; g) Estabiliza-se a resposta do analisador. O tempo de estabilização pode incluir o tempo para purgar o separador de hidrocarbonetos não metânicos e a resposta do analisador; h) Enquanto o analisador mede uma concentração estável, registam-se 30 s de dados e calcula-se a média aritmética dos valores destes pontos de dados; i) Divide-se a média pelo valor de referência de C2H6, convertida para uma base C1. O resultado é a combinação do fator de resposta e da fração de penetração ao C2H6 RFPF C2H6[NMC-FID], equivalente a (1 - E