A.4.2.3.3. Verificação da interferência aplicável a analisadores laser de infravermelhos de NH3 (interferência cruzada) A.4.2.3.3.1. Âmbito e frequência Se o NH3 for medido com um analisador laser de infravermelhos, deve verificar-se a magnitude da interferência após a primeira instalação do analisador e após qualquer operação importante de manutenção. A.4.2.3.3.2. Princípios de medição para verificação da interferência Os gases de interferência podem interferir positivamente com determinados analisadores laser de infravermelhos ao causar uma resposta semelhante a NH3. Se o analisador usar algoritmos de compensação que utilizem medições de outros gases para efetuar a verificação desta interferência, tais medições devem ser efetuadas simultaneamente para controlar os algoritmos durante a verificação da interferência no analisador. Recorre-se às boas práticas de engenharia para determinar os gases de interferência para o analisador laser de infravermelhos. Importa salientar que as espécies de interferência, com exceção da H2O, dependem da banda de absorção de infravermelhos de NH3 selecionada pelo fabricante do instrumento. Determina-se a banda de absorção de infravermelhos de NH3 para cada analisador. Relativamente a cada banda de absorção de infravermelhos de NH3, recorre-se às boas práticas de engenharia para determinar os gases de interferência a utilizar na verificação. A.4.3. Procedimento de ensaio de emissões A.4.3.1. Verificação dos analisadores Antes de se proceder ao ensaio de emissões, seleciona-se a gama do analisador. Devem admitir-se os analisadores de emissões com comutador de seleção de gamas automático ou manual. Durante o ciclo de ensaio, não deve ser alterada a gama dos analisadores. Determina-se a resposta ao zero e à calibração, caso não se apliquem ao instrumento as disposições estabelecidas no ponto A.4.3.4.2. Para a resposta à calibração, deve utilizar-se um gás de NH3 que cumpra as especificações estabelecidas no ponto A.4.4.2.7. Admite-se a utilização de células de referência que contenham gás de calibração de NH3. A.4.3.2. Recolha de dados pertinentes sobre as emissões