5 s 1 Hz 2,0 % de pt ou 2,0 % de medição 1,0 % de pt ou 1,0 % de medição 9.4.4. Medição dos parâmetros do motor e das condições ambientes 9.4.4.1. Sensores de velocidade e binário 9.4.4.1.1. Aplicação Os instrumentos de medição do trabalho à entrada e e à saída durante o funcionamento do motor devem satisfazer as especificações do presente ponto. Recomendam-se sensores, transdutores e medidores que satisfaçam as especificações constantes do quadro 9.3. Os sistemas completos para medir o trabalho à entrada e à saída devem satisfazer a verificação da linearidade prevista no ponto 8.1.4. 9.4.4.1.2. Trabalho do veio Calcula-se o trabalho e a potência a partir dos resultados dos transdutores da velocidade e do binário, em conformidade com o ponto 9.4.4.1. Os sistemas completos para medir a velocidade e o binário devem satisfazer a calibração e as verificações previstas nos pontos 8.1.7 e 8.1.4. O binário induzido pela inércia de componentes em aceleração e desaceleração ligados ao volante de inércia, tais como o veio motor e o rotor do dinamómetro, deve ser compensado, conforme necessário, com base nas boas práticas de engenharia. 9.4.4.2. Transdutores de pressão, sensores de temperatura e sensores do ponto de orvalho Os sistemas completos para medir a pressão, a temperatura e o ponto de orvalho devem cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.7. Os transdutores de pressão devem estar localizados num ambiente com temperatura controlada ou devem compensar as variações de temperatura ao longo da gama de funcionamento prevista. Os materiais dos transdutores devem ser compatíveis com o fluido que é medido. 9.4.5. Medições relativas aos caudais