1.3. Requisitos específicos 1.3.1. Sonda de recolha de amostras de partículas 1.3.1.1. A sonda de recolha de amostras deve ter a eficácia prevista no ponto 1.3.1.4 no que diz respeito à classificação granulométrica. Para conseguir essa eficácia, é recomendada a utilização de uma sonda de recolha de amostras de arestas vivas, tubo aberto e orientada diretamente para montante e ainda de um pré-classificador (ciclone, impactor, etc.). Uma sonda de recolha de amostras adequada, como a indicada na figura A4-A.Ap4-13, pode ser utilizada alternativamente, desde que atinja a eficácia de pré-classificação prevista no ponto 1.3.1.4. 1.3.1.2. A sonda de recolha deve estar instalada próximo do eixo do túnel, a uma distância entre 10 e 20 diâmetros do túnel a jusante da entrada de caudal de gases de escape no túnel e deve ter um diâmetro interno de pelo menos 12 mm. Se forem recolhidas simultaneamente várias amostras a partir de uma sonda de recolha única, o caudal recolhido a partir da sonda deve dividir-se em subcaudais idênticos, a fim de evitar quaisquer efeitos de distorção da recolha de amostras. Se forem utilizadas várias sondas, cada uma delas deve ser dotada de arestas vivas, tubo aberto e estar orientada diretamente no sentido do caudal. As sondas devem estar igualmente espaçadas em torno do eixo longitudinal central do túnel de diluição, não devendo distar mais de 5 cm umas das outras. 1.3.1.3. A distância entre a ponta da sonda de recolha de amostras e o suporte do filtro deve ser pelo menos igual a cinco vezes o diâmetro da sonda, sem todavia exceder 1 020 mm. 1.3.1.4. O pré-classificador (por exemplo, ciclone, impactor, etc.) deve estar situado a montante do conjunto de suporte dos filtros. O diâmetro das partículas do pré-classificador deve ter um ponto de corte a 50 % compreendido entre 2,5 μm e 10 μm para o caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras de partículas. O pré-classificador deve deixar passar pelo menos 99 % da concentração mássica de partículas de 1 μm ao caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras das emissões mássicas. Contudo, em alternativa, é também admissível a utilização de uma sonda de recolha de amostras, que funcione como pré-classificador granulométrico adequado, como se vê na figura A4-A.Ap3-13.