3.1.5. Desvio de calibração A resposta à calibração é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de calibração durante um intervalo de tempo de 30 segundos. O desvio da resposta de calibração durante um período de uma hora deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. 3.1.6. Tempo de subida O tempo de subida do analisador instalado no sistema de medição não deve exceder 3,5 segundos. Nota : Avaliar apenas o tempo de resposta do analisador não define com clareza a adequação do sistema total ao ensaio em condições transitórias. Os volumes, e especialmente os volumes mortos presentes no sistema, afectarão não só o tempo de transporte da sonda até ao analisador, mas também o tempo de subida. Do mesmo modo, os tempos de transporte dentro de um analisador seriam definidos como tempo de resposta do analisador, tal como o conversor ou os colectores de água dentro dos analisadores de NOx. A determinação do tempo total de resposta do sistema é descrita no ponto 1.5. do apêndice 5 ao presente anexo.