Os aparelhos de exposição incluem o equipamento necessário para a medição e/ou o controlo do seguinte: — irradiância, — temperatura do negro padrão, — aspersão de água, — horário ou ciclo de funcionamento. Os aparelhos de exposição devem ser fabricados a partir de materiais inertes que não contaminem a água utilizada no ensaio. A irradiância deve ser medida na superfície de ensaio do provete e deve ser controlada de acordo com as recomendações do fabricante do aparelho de exposição. A exposição ultravioleta total (5) radiante (Joules por metro quadrado) deve ser medida ou calculada e deve ser considerada a principal medida de exposição dos provetes. 6.4.1.2. Provetes As dimensões do provete devem ser normalmente as especificadas no método de ensaio adequado à propriedade, ou propriedades, a medir após a exposição. O número de controlos e de provetes para cada condição de ensaio ou fase de exposição deve ser determinado, além dos que sejam necessários para avaliação visual, pelo número exigido pelos métodos de ensaio. Recomenda-se que as avaliações visuais sejam realizadas com os maiores provetes em ensaio. 6.4.1.3. Técnica