MÉTODO DE CALIBRAÇÃO DA APARELHAGEM 1. ESTABELECIMENTO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO 1.1. Cada gama de medição normalmente utilizada deve ser calibrada em conformidade com as disposições do ponto 4.3.3 do anexo 4 pelo método a seguir indicado. 1.2. A curva de calibração do analisador é estabelecida através de pelo menos cinco pontos de calibragem espaçados o mais uniformemente possível. A concentração nominal do gás de calibração com a concentração mais elevada deve ser, pelo menos, igual a 80% da escala completa. 1.3. A curva de calibração é calculada pelo método dos «quadrados mínimos». Se o grau polinominal resultante for superior a 3, o número de pontos de calibragem deve ser pelo menos igual a este grau polinominal mais 2. 1.4. A curva de calibração não deve diferir mais do que ± 2% do valor nominal de cada gás de calibração. 1.5. Traçado da curva de calibração A partir da curva de calibração e dos pontos de calibragem é possível verificar se a calibragem foi efectuada correctamente. Devem ser indicados os diferentes parâmetros característicos do analisador, em especial: a escala, a sensibilidade, o ponto zero, a data de realização da calibração. 1.6. Podem ser aplicadas outras técnicas (utilização de um computador, comutação de gama electrónica, etc.), se se demonstrar ao serviço técnico que garantem uma precisão equivalente. 1.7. Verificação da calibração 1.7.1. Cada gama de medição normalmente utilizada deve ser verificada antes de cada análise em conformidade com as disposições a seguir indicadas.