deve ter um diâmetro interior mínimo de 12 mm, c) pode ser aquecido até se obter uma temperatura da parede não superior a 325 K (52 oC) por aquecimento directo ou por pré-aquecimento do ar de diluição, desde que a temperatura do ar não exceda 325 K (52 oC) antes da introdução dos gases de escape no túnel de diluição; d) pode ser isolado. 2.4. Sistema de recolha de partículas O sistema de recolha de partículas serve para recolher as partículas em filtros. No caso da diluição do caudal parcial com recolha total de amostras, que consiste em fazer passar a amostra total dos gases de escape diluídos através dos filtros, o sistema de diluição (ponto 2.2., figuras 14 e 18) e de recolha formam usualmente uma só unidade. No caso da diluição do caudal total ou parcial com recolha de amostras fraccionadas, que consiste na passagem através dos filtros de apenas uma parte dos gases de escape diluídos, os sistemas de diluição (ponto 2.2, figuras 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 19, e ponto 2.3., figura 20) e de recolha de amostras formam habitualmente unidades diferentes. No presente regulamento, o sistema de diluição dupla, (figura 22) de um sistema de diluição do caudal total é considerado como variante específica de um sistema típico de recolha de partículas conforme indicado na figura 21. O sistema de diluição dupla inclui todas as peças importantes do sistema de recolha de partículas, tais como suportes de filtros e bomba de recolha. Para evitar qualquer impacto nos circuitos de regulação, recomenda-se que a bomba de recolha de amostras funcione durante todo o ensaio. Para o método do filtro único, deve-se utilizar um sistema de derivação para fazer passar a amostra através dos filtros nas alturas desejadas. A interferência da comutação nos circuitos de comando deve ser reduzida ao mínimo. Figura 21 Sistema de recolha de partículas