T = temperatura média dos gases de escape diluídos à entrada da bomba durante o ciclo, K Para o sistema CFV-CVS: MTOTW = 1,293 * t * Kv * pA / T 0,5 em que: MTOTW = massa dos gases de escape diluídos em base húmida durante o ciclo, kg; t = tempo do ciclo, em segundos; KV = coeficiente de calibração do tubo de Venturi de escoamento crítico para condições normais; pA = pressão absoluta à entrada do venturi, kPa; T = temperatura absoluta à entrada do venturi, K. Caso se utilize um sistema com compensação do fluxo (ou seja, sem permutador de calor), calculam-se e integram-se durante o ciclo as emissões mássicas instantâneas. Neste caso, calcula-se a massa instantânea dos gases de escape diluídos do seguinte modo: Para o sistema PDP-CVS: MTOTW,i = 1,293 * V0 * NP,i * (pB - p1) * 273 / (101,3 ≅ T) em que: MTOTW,i = massa instantânea dos gases de escape diluídos em base húmida, kg; NP,i = rotações totais da bomba por intervalo de tempo, s; Para o sistema CFV-CVS: MTOTW,i = 1,293 * ∆ti * KV * pA / T 0,5 em que: MTOTW,i = massa instantânea dos gases de escape diluídos em base húmida, kg; ∆ti = intervalo de tempo, s. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/113 Se a massa total de amostras de partículas (MSAM) e gases poluentes exceder 0,5 % do caudal total no CVS (MTOTW), corrige-se o fluxo no CVS em função da MSAM ou o fluxo da amostra de partículas volta para o sistema CVS antes do dispositivo de medição do fluxo (PDP ou CFV). 4.2. Correcção da humidade para os NOx