f) Se não se tiver registado qualquer resposta, x prezero, do analisador à concentração do gás zero num intervalo pré-ensaio, considera-se x prezero igual à concentração de referência do gás de calibração do zero: x prezero = x refzero; g) Em geral, a concentração de referência do gás zero, xrefzero, é zero: xrefzero = 0 μmol/mol. No entanto, em alguns casos, poderá saber-se de antemão que xrefzero possui uma concentração diferente de zero. Por exemplo, se um analisador de CO2 for colocado a zero utilizando o ar ambiente, pode usar-se a concentração de CO2 por defeito no ar ambiente, que é 375 μmol/mol. Neste caso, xrefzero = 375 μmol/mol. Se um analisador for colocado a zero utilizando um xrefzero diferente de zero, o analisador deve ser calibrado para indicar a concentração real de xrefzero. Por exemplo, se xrefzero = 375 μmol/mol, o analisador deve ser calibrado para indicar um valor de 375 μmol/mol quando o gás zero passa no analisador. (1) A massa molar efetiva dos NOx é definida pela massa molar do dióxido de azoto, NO2. (2) A massa molar efetiva de HC é definida por uma razão atómica hidrogénio/carbono, α, de 1,85; (3) Gama válida para todas as calibrações e todos os ensaios de emissões ao longo da gama da pressão atmosférica (80000 a 103325) kPa.