, o resultado do medidor de referência deve ser convertido num caudal molar por meio das equações (A.5-136), (A.5-137) e (A.5-138), salientando-se que, embora os valores para o caudal volúmico, caudal mássico, pressão, temperatura e massa molar possam variar durante um ensaio de emissões, devem ser mantidos tão constantes quanto praticável para cada ponto de regulação durante a calibração de um medidor de caudais: (A.5-136) em que: = caudal molar de referência (mol/s) = caudal volúmico de referência, corrigido para uma pressão e uma temperatura normalizadas [m3/s]