Calcula-se a curva de calibração pelo método dos mínimos quadrados. Se o grau do polinómio resultante for superior a 3, o número de pontos de calibração deve ser pelo menos igual ao número do grau do polinómio acrescido de 2. 4.3.3.2.3. A curva de calibração não deve diferir mais do que 2% do valor nominal de cada gás de calibração. 4.3.3.2.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtidos em conformidade com o ponto 5 do anexo B5, elabora-se um quadro que indique os valores reais de concentração em relação aos valores indicados, com intervalos não superiores a 1% da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. O quadro deve também conter outros dados pertinentes como: a) Data de calibração, valores indicados pelo potenciómetro, a zero e regulação da sensibilidade (se aplicável); b)