não ser aquecida, em caso de medição FID (a frio). SP3: Sonda de recolha de amostras de CO, CO2 e NOx nos gases de escape diluídos (apenas figura 10) A sonda deve: a) estar no mesmo plano que a sonda SP2; b) estar suficientemente afastada (radialmente) de outras sondas e da parede do túnel, de modo a não sofrer a influência de quaisquer ondas ou turbilhões; c) ser aquecida e isolada ao longo de todo o seu comprimento até uma temperatura mínima de 328 K (55 °C), para evitar a condensação de água. HF1: Pré-filtro aquecido (facultativo) A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. HF2: Filtro aquecido