é a razão entre a pressão estática na garganta do SSV e a pressão estática absoluta à entrada r D é a razão entre o diâmetro da garganta do SSV, d, e o diâmetro interno do tubo de entrada, D. Se se utilizar um sistema com compensação de caudal (isto é, sem permutador de calor), as emissões mássicas instantâneas devem ser calculadas e integradas durante o ciclo. Neste caso, a massa instantânea dos gases de escape diluídos é calculada do seguinte modo: (55) em que: Δt i é o intervalo de tempo, em s O cálculo em tempo real é iniciado quer com um valor razoável para C d, tal como 0,98, quer com um valor razoável para Q ssv. Se o cálculo for iniciado com o Q ssv, o valor inicial de Q ssv deve ser utilizado para avaliar o número de Reynolds. Durante todos os ensaios das emissões, o número de Reynolds da garganta do SSV deve estar na gama de grandeza dos números de Reynolds utilizados para obter a curva de calibração desenvolvida no ponto 9.5.4. 8.5.2. Determinação dos componentes gasosos 8.5.2.1. Introdução