Calibração do caudal dos gases de escape diluídos (CVS) O presente apêndice 1 descreve os cálculos para a calibração de vários medidores de caudais. O ponto A.7.6.1 do presente apêndice 1 descreve, em primeiro lugar, como converter os resultados do medidor de caudais de referência para utilização nas equações de calibração, que são apresentadas em base molar. Os restantes pontos descrevem os cálculos de calibração que são específicas a determinados tipos de medidores de caudais. A.7.6.1. Conversões do medidor de referência As equações de calibração da presente secção usam caudais molares,, como uma quantidade de referência. Se o medidor de referência indicar um caudal numa quantidade diferente, como o caudal volúmico normalizado,, o caudal volúmico efetivo,, ou caudal mássico,, o resultado do medidor de referência deve ser convertido num caudal molar com as seguintes equações, salientando-se que, embora os valores para o caudal volúmico, caudal mássico, pressão, temperatura, e massa molar possam variar durante um ensaio de emissões, devem ser mantidos tão constantes quanto praticável para cada ponto de regulação durante a calibração de um medidor de caudais: (A.7–57) em que: = caudal molar de referência [mol/s] =