Abre-se o débito de O2 do ozonizador e regula-se o caudal de modo que o valor indicado pelo analisador para o NO seja inferior a x NOref em cerca de 10 %. Regista-se a concentração de NO calculando a resposta média de uma amostra de dados recolhidos durante 30 s a partir do analisador e regista-se este valor como x NO+O2mix; iv) Liga-se o ozonizador e regula-se a geração de ozono de modo que o valor do NO medido pelo analisador seja aproximadamente 20 % de x NOref, mantendo, pelo menos, 10 % de NO que não tenha reagido. Regista-se a concentração de NO calculando a resposta média de uma amostra de dados recolhidos durante 30 s a partir do analisador e regista-se este valor como x NOmeas; v) Liga-se o analisador de NOX no modo NOX e medem-se os NOX totais. Regista-se a concentração de NOX calculando a resposta média de uma amostra de dados recolhidos durante 30 s a partir do analisador e regista-se este valor como x