O desalinhamento do rolo deve ser inferior a 0,25 mm em todos os pontos medidos. 2.2.2. O diâmetro do rolo deve ser de ± 1,0 mm do valor nominal especificado em todos os pontos de medição. 2.2.3. O dinamómetro deve dispor de um sistema de medição do tempo para determinar as taxas de aceleração e para medir os tempos de desaceleração livre do veículo/dinamómetro. A variação da exatidão deste sistema de medição do tempo não deve ultrapassar ± 0,001% após 1 000 segundos de funcionamento. Esta verificação deve ser efetuada após a instalação inicial. 2.2.4. O dinamómetro deve ter um sistema de medição de velocidade com uma exatidão de, pelo menos, ± 0,080 km/h, a verificar após a instalação inicial. 2.2.5.