f) Usam-se as recomendações do fabricante e as boas práticas de engenharia para selecionar a ordem em que a série de valores de referência é introduzida; g) As grandezas de referência devem ser geradas e introduzidas conforme descrito no ponto 8.1.4.4 do presente anexo. No caso dos analisadores de gases, aplicam-se concentrações de gases que se saiba cumprirem as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo, introduzindo-as diretamente na entrada do analisador; h) Deve ser dado tempo ao instrumento para estabilizar enquanto mede o valor de referência; i) Usando pelo menos a frequência de registo mínima, conforme especificado no quadro 7, mede-se o valor de referência durante 30 s e regista-se a média aritmética dos valores