b) analisadores NDIR, para a medição do monóxido de carbono e do dióxido de carbono; c) analisador HCLD ou CLD para a medição dos óxidos de azoto. A amostra para todos os componentes deve ser colhida com uma única sonda e repartida em seguida pelos diferentes analisadores. Facultativamente, podem ser utilizadas duas sondas de recolha de amostras instaladas na proximidade imediata uma da outra. Deve velar-se por que nenhum componente dos gases de escape (incluindo a água e o ácido sulfúrico) se condense inadvertidamente em qualquer ponto do sistema de análise. Figura 9 Diagrama do sistema de análise dos gases de escape brutos para o CO, o CO2, os NOx e os HC Figura 10 Diagrama do sistema de análise dos gases de escape diluídos para o CO, o CO2, os NOx e os HC A.2.1.3. Componentes das figuras 9 e 10 EP Tubo de escape SP