9. ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SUA VERIFICAÇÃO O presente anexo não contém informações pormenorizadas relativas ao caudal, à pressão, nem aos sistemas ou aos aparelhos de medição da temperatura. Em vez disso, o ponto 9.2 limita-se a referir os requisitos de linearidade dos aparelhos ou sistemas necessários para realizar um ensaio de emissões. 9.1. Especificação do banco dinamométrico Deve utilizar-se um banco dinamométrico para motores com características adequadas para realizar o ciclo de ensaio adequado descrito nos pontos 7.2.1 e 7.2.2. A instrumentação para a medição do binário e da velocidade deve permitir a medição da potência no veio que seja suficientemente exata para respeitar os critérios de validação do ciclo. Podem ser necessários cálculos adicionais. A exatidão do equipamento de medição deve ser de modo a não exceder os requisitos de linearidade indicados no ponto 9.2, quadro 7. 9.2. Requisitos de linearidade A calibração de todos os instrumentos e sistemas de medição deve ser conforme às normas nacionais (internacionais). Os instrumentos e sistemas de medição devem obedecer aos requisitos de linearidade indicados no quadro 7. No que respeita aos analisadores de gás, a verificação da linearidade nos termos do ponto 9.2.1 deve ser feita, pelo menos, de três em três meses, ou sempre que haja uma reparação ou mudança do sistema que possa influenciar a calibração. Para os outros instrumentos e sistemas, a verificação da linearidade é feita segundo os requisitos dos procedimentos de auditoria interna, pelo fabricante dos instrumentos ou em conformidade com os requisitos da norma ISO 9000. Quadro 7 Requisitos de linearidade dos instrumentos e sistemas de medição Sistema de medição Declive a1