prespan igual à concentração de referência do gás de regulação da sensibilidade: c prespan = c refspan; f) Se não se tiver registado qualquer resposta, c prezero, do analisador à concentração do gás zero num intervalo pré-ensaio, considera-se c prezero igual à concentração de referência do gás de calibração do zero: c prezero = c refzero; g) Em geral, a concentração de referência do gás zero, c refzero, é zero: c refzero = 0 μmol/mol. No entanto, em alguns casos, poderá saber-se de antemão que c refzero possui uma concentração diferente de zero. Se um analisador for colocado a zero utilizando um c refzero diferente de zero, o analisador deve ser calibrado para indicar a concentração real de c refzero (1) Consoante o combustível.