(8-2) Devem ter-se em consideração as exatidões dos analisadores de gases para garantir a exatidão de q mp. 8.1.8.6.3. Requisitos especiais para a medição diferencial do caudal Recomenda-se vivamente uma verificação do caudal de carbono que utilize os gases de escape reais para detetar problemas de medição e de controlo e verificar o funcionamento correto do sistema de caudal parcial. A verificação do caudal de carbono deve ser efetuada, pelo menos, quando se instala um novo motor ou quando se muda algum elemento significativo na configuração do banco de ensaio. Deve fazer-se funcionar o motor à carga e à velocidade de binário máximo ou em qualquer outro modo em estado estacionário que produza 5 % ou mais de CO2. O sistema de recolha de amostras do caudal parcial deve funcionar com um fator de diluição de cerca de 15 para 1. Se for efetuada uma verificação do caudal de carbono, deve ser aplicado o procedimento indicado no anexo 4B, apêndice A.4. Calculam-se os caudais de carbono de acordo com as equações do anexo 4B, apêndice A.4. Todos os caudais de carbono devem concordar a 5 %. 8.1.8.6.3.1. Verificação prévia ao ensaio Duas horas antes da realização do ensaio efetua-se uma verificação prévia ao ensaio, do seguinte modo: Verifica-se a exatidão dos medidores de caudais pelo mesmo método que o utilizado para a calibração (ver ponto 8.1.8.6.2) para, pelo menos, dois pontos, incluindo valores do caudal de q mdw que correspondam a razões de diluição compreendidas entre 5 e 15 para o valor de q mdew utilizado durante o ensaio. Caso se possa demonstrar, através de registos do método de calibração descrito no ponto 8.1.8.6.2, que a calibração dos medidores de caudais é estável durante um período de tempo maior, a verificação prévia ao ensaio pode ser omitida.