1.5.4. Calibração Calibra-se cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas. Utilizando ar de síntese purificado (ou azoto), colocam-se a zero os analisadores de CO, CO2, NOx, HC e O2. Introduzem-se os gases de calibração adequados nos analisadores, sendo os valores registados e as curvas de calibração estabelecidas em conformidade com o ponto 1.5.6. Verifica-se novamente a regulação do zero e repete-se, se necessário, o processo de calibração. 1.5.5. Estabelecimento da curva de calibração 1.5.5.1. Orientações gerais A curva de calibração do analisador é estabelecida por pelo menos seis pontos de calibração (excluindo o zero) espaçados tão uniformemente quanto possível. A concentração nominal mais elevada deve ser igual ou superior a 90 % da escala completa. A curva de calibração é calculada pelo método dos mínimos quadrados. Se o grau do polinómio resultante for superior a três, o número de pontos de calibração (incluindo o zero) deve ser pelo menos igual a esse grau acrescido de duas unidades. A curva de calibração não deve afastar-se mais de ± 2 % do valor nominal de cada ponto de calibração nem mais de ± 0,3 % da escala completa no zero. A partir da curva e dos pontos de calibração, é possível verificar se a calibração foi efetuada de modo correto. Devem ser indicados os diferentes parâmetros característicos do analisador, em especial: a) A gama de medição; b) A sensibilidade; c) A data de realização da calibração.