conc CO = concentração de CO em base seca (ppm) conc HC = concentração de HC (ppm) Nota: O cálculo refere-se a um combustível para motores diesel com uma razão H/C igual a 1,8. O medidor de caudais de ar deve satisfazer as especificações de exatidão do quadro 3, o analisador de CO2 as do ponto 1.4.1 e o sistema completo as relativas ao caudal dos gases de escape. Facultativamente, o equipamento de medição da razão ar/combustível, nomeadamente um sensor do tipo Zirconia, pode ser utilizado para a medição da razão ar/combustível de acordo com as especificações do ponto 1.4.4. 1.2.6. Caudal total dos gases de escape diluídos Ao utilizar um sistema de diluição do caudal total, deve medir-se o caudal total dos gases de escape diluídos (G TOTW) com uma PDP, um CFV ou um SSV (anexo 4A, apêndice 4, ponto 1.2.1.2). A exatidão deve estar em conformidade com o disposto no anexo 4A, apêndice 2, ponto 2.2. 1.3. Exatidão A calibração de todos os instrumentos de medição deve ser feita com base em normas nacionais ou internacionais e satisfazer os requisitos estabelecidos no quadro 3.