4.1.4.1.4. Não deve ser utilizado nenhum dispositivo de secagem do gás a montante dos analisadores, a menos que seja demonstrado que não produz qualquer efeito sobre o teor dos compostos no caudal de gases. 4.1.4.2. Análise do monóxido de carbono (CO) e do dióxido de carbono (CO2) Os analisadores devem ser do tipo não dispersivo por absorção de infravermelhos (NDIR). 4.1.4.3. Análise de hidrocarbonetos (HC) para todos os combustíveis que não o gasóleo O analisador deve ser do tipo detetor de ionização por chama (FID), calibrado com gás propano expresso em equivalente de átomos de carbono (C1). 4.1.4.4. Análise de hidrocarbonetos (HC) para gasóleo e, opcionalmente, outros combustíveis