1.3.2. Bomba de recolha de amostras e medidor de caudais 1.3.2.1. A unidade de medição do caudal de gás é composta por bombas, reguladores de caudal e medidores de caudais. 1.3.2.2. A variação de temperatura do caudal de gás no medidor de caudais não pode ser superior a ± 3 K, exceto durante os ensaios de regeneração com veículos equipados com dispositivos de regeneração periódica. Além disso, a amostra do caudal mássico de partículas tem de manter-se proporcional ao caudal total dos gases de escape diluídos, com uma tolerância de ± 5 %. No caso de se verificar uma alteração inadmissível do volume do caudal, devida a uma carga demasiado elevada do filtro, o ensaio deve ser interrompido. Ao repetir o ensaio, deve diminuir-se o caudal utilizado. 1.3.3. Filtro e suporte do filtro 1.3.3.1. A jusante dos filtros, no sentido do caudal, está posicionada uma válvula. A válvula deve ser suficientemente rápida para se abrir e se fechar no intervalo de 1 s antes e depois do ensaio. 1.3.3.2. Recomenda-se que a massa recolhida no filtro de 47 mm de diâmetro (Pe) seja ≥ 20 μg, e que a carga do filtro seja maximizada em conformidade com os requisitos dos pontos 1.2.3, 1.3.2 e 1.3.3 do presente apêndice. 1.3.3.3. Para um dado ensaio, deve ser atribuído um valor único à velocidade nominal de passagem do gás através do filtro dentro da gama de 20 cm/s a 80 cm/s, a não ser que o sistema de diluição esteja a funcionar com um caudal de recolha proporcional ao caudal do CVS. 1.3.3.4. São necessários filtros de fibra de vidro revestidos de fluorocarbono ou filtros de membrana de fluorocarbono. Todos os tipos de filtro devem ter uma eficiência de retenção de partículas de 0,3 μm DOP (ftalato de dioctilo) ou de PAO (poli-alfa-olefina) CS 68649-12-7 ou CS 68037-01-4 de pelo menos 99 % a uma velocidade nominal de passagem dos gases no filtro de 5,33 cm/s, medida de acordo com uma das seguintes normas: a)