j) Todos os dispositivos eletrónicos de integração devem ser colocados ou recolocados a zero, antes do início de qualquer intervalo de ensaio. 7.3.1.4. Calibração dos analisadores de gases Selecionam-se as gamas de medição adequadas para os analisadores de gases. São permitidos os analisadores de emissões com comutador de gamas automático ou manual. Durante um ensaio com rampas de transição ou NRTC e durante um período de recolha de amostras de uma emissão gasosa no final de cada modo de ensaio com modos discretos a gama dos analisadores de emissões não pode ser comutada. Do mesmo modo, o valor dos ganhos do(s) amplificador(es) operacional(is) analógico(s) do analisador não pode(m) ser alterado(s) durante o ciclo de ensaio. Todos os analisadores contínuos devem ser colocados a zero e calibrados utilizando gases internacionalmente rastreáveis que cumpram as especificações do ponto 9.5.1. Os analisadores FID devem ser calibrados numa base de carbono 1 (C 1). 7.3.1.5. Pré-condicionamento do filtro de partículas e pesagem da tara Os procedimentos para o pré-condicionamento do filtro de partículas e a pesagem da tara devem cumprir o disposto no ponto 8.2.3. 7.3.2. Procedimentos pós-ensaio Devem ser tomadas as seguintes medidas após terminar a recolha de amostras das emissões: 7.3.2.1. Verificação da recolha proporcional de amostras Para qualquer amostra proporcional por lote, como uma amostra de saco ou amostra de partículas, deve verificar-se que a recolha proporcional de amostras foi mantida em conformidade com o ponto 8.2.1. Para o método do filtro único e o ciclo de ensaio em estado estacionário com modos discretos, calcula-se o fator de ponderação efetivo das partículas. Qualquer amostra que não cumpra os requisitos do ponto 8.2.1 é anulada. 7.3.2.2. Condicionamento e pesagem das partículas após o ensaio