Ventoinha de pressão (tipo recolha fracionada, figura 13 apenas) Para regular o caudal do diluente, a ventoinha PB pode ser ligada aos reguladores de caudal FC1 ou FC2. A ventoinha PB não é necessária quando se utilizar uma válvula de borboleta. A ventoinha PB pode ser utilizada para medir o caudal do diluente, se calibrada. SB Ventoinha de aspiração (tipo recolha fracionada, figura 13 apenas) A ventoinha SB pode ser utilizada para medir o caudal dos gases de escape diluídos, se calibrada. DT Túnel de diluição (caudal parcial) O túnel de diluição: a) Deve ter um comprimento suficiente para permitir a mistura completa dos gases de escape e do diluente em condições de caudal turbulento (número de Reynolds, Re, superior a 4 000, em que Re se baseia no diâmetro interno do túnel de diluição) no caso de um sistema de recolha fracionada de amostras, o que significa que não é exigida uma mistura completa no caso de um sistema de recolha de amostras total; b) Deve ser fabricado em aço inoxidável;