Tv = temperatura à entrada do tubo de Venturi (K), Pv = pressão absoluta à entrada do tubo de Venturi (kPa). Estabelece-se uma curva de Kv em função da pressão à entrada do tubo de Venturi. Para um escoamento sónico, Kv tem um valor sensivelmente constante. Quando a pressão diminuir (ou seja, quando a depressão aumentar), o tubo de Venturi desbloqueia-se e Kv decresce. As variações resultantes de Kv não são toleráveis. Para um número mínimo de oito pontos na região crítica, calcula-se o Kv médio e o desvio-padrão. Se o desvio-padrão exceder 0,3 % do Kv médio, devem-se tomar medidas para remediar tal facto. Figura 6/3 Configuração de calibração para o sistema CFV-CVS Apêndice 7 Controlo do conjunto do sistema 1. Para controlar a conformidade com as disposições do ponto 4.7 do anexo 4, determina-se a precisão global da aparelhagem de recolha CVS e de análise, introduzindo uma massa conhecida de gás poluente no sistema enquanto este estiver a funcionar como para um ensaio normal; em seguida, efectua-se a análise e calcula-se a massa de poluente segundo as fórmulas constantes do apêndice 8 do anexo 4, tomando todavia como massa volúmica do propano o valor de 1,967 g/l em condições normais. As duas técnicas a seguir descritas garantem uma precisão suficiente.