em que: qm ew,i caudal mássico instantâneo do combustível, kg/s qm aw,i caudal mássico instantâneo do ar de admissão, kg/s qm f,i caudal mássico instantâneo do combustível, kg/s Os medidores de caudais devem cumprir os requisitos de linearidade previstos no ponto 9.2., devendo no entanto ser suficientemente precisos para cumprirem igualmente os requisitos de linearidade relativos ao caudal dos gases de escape. 8.3.1.5. Método de medição de um gás marcador Este método envolve a medição da concentração de um gás marcador nos gases de escape. Injecta-se uma quantidade conhecida de um gás inerte (p. ex., hélio puro) no caudal dos gases de escape como marcador. O gás é misturado e diluído com os gases de escape, mas não deve reagir no tubo de escape. A concentração do gás deve ser então medida na amostra de gases de escape.