90 — t 10). Para o alinhamento temporal do analisador e dos sinais do caudal dos gases de escape, o tempo de transformação é definido como tempo necessário a contar da alteração (t 0) até à obtenção da resposta correspondente a 50 % da leitura final (t 50). O tempo de resposta do sistema deve ser ≤ 10 segundos, com um tempo de subida de ≤ 2,5 segundos, conforme o ponto 9.3.1.7., para todos os componentes limitados (CO, NOx, HC ou NMHC) e todas as gamas utilizadas. Ao utilizar um NMC para a medição dos NMHC, o tempo de resposta do sistema pode exceder 10 s. 9.3.6. Ensaio de rendimento do conversor de NOx O rendimento do conversor utilizado para a conversão de NO2 em NO é ensaiada conforme indicado nos pontos 9.3.6.1. a 9.3.6.8. (figura 8). Figura 8 Diagrama do dispositivo de rendimento do conversor de NO2 9.3.6.1. Dispositivo do ensaio O rendimento do conversor é testado por meio de um ozonizador, utilizando-se o dispositivo esquematizado na figura 8 e o procedimento seguinte. 9.3.6.2. Calibração Calibram-se o CLD e o HCLD na gama de funcionamento mais comum seguindo as especificações do fabricante e utilizando um gás de colocação no zero e um gás de calibração (cujo teor de NO deve ser igual a cerca de 80 % da gama de funcionamento; a concentração de NO2 da mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO para que o gás de calibração não passe através do conversor. A concentração indicada tem que ser registada. 9.3.6.3. Cálculo O rendimento do conversor em % é calculada do seguinte modo: (61) em que: a concentração de NOx de acordo com o ponto 9.3.6.6.;