NOxmeas; vi) Desliga-se o ozonizador mas mantém-se o caudal de gás através do sistema. O analisador do NOX vai indicar os NOX na mistura de NO + O2. Regista-se a concentração de NOX calculando a resposta média de uma amostra de dados recolhidos durante 30 s a partir do analisador e regista-se este valor como x NOx+O2mix; vii) Fecha-se o débito de O2. O analisador do NOX vai indicar os NOX na mistura original de NO no N2. Regista-se a concentração de NOX calculando a resposta média de uma amostra de dados recolhidos durante 30 s a partir do analisador e regista-se este valor como x NOxref. Este valor não deve ser superior em mais de 5 % ao valor de x NOref; d)