para λ < 2; ± 5 % da leitura para 2 ≤ λ < 5; ± 10 % da leitura para 5 ≤ λ. Para se obter a exactidão acima especificada, o sensor deve ser calibrado conforme as instruções do fabricante. 9.3.3. Gases O prazo de conservação de todos os gases deve ser respeitado. 9.3.3.1. Gases puros A pureza exigida para os gases é definida pelos limites de contaminação abaixo indicados. Deve dispor-se dos seguintes gases: a) Para os gases de escape brutos Azoto purificado (Contaminação ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) Oxigénio purificado (Pureza > 99,5 % vol O2) Mistura hidrogénio-hélio (combustível do queimador do FID)