A.3.1.5. Componentes da figura 11 NMC: Separador de hidrocarbonetos não metânicos Para oxidar todos os hidrocarbonetos com excepção do metano. HC Detector aquecido de ionização por chama (HFID) ou detector de ionização por chama (FID) para a medição das concentrações de HC e de CH4. A temperatura do HFID deve ser mantida entre 453 K e 473 K (180 °C e 200 °C). V1: Válvula selectora Para seleccionar o gás de colocação no zero e o gás de calibração. R: Regulador de pressão Para regular a pressão na conduta de recolha de amostras e o caudal para o HFID. A.3.2. Sistema de diluição e de recolha de amostras de partículas A.3.2.1. Descrição do sistema de diluição do caudal parcial O sistema de diluição apresentado baseia-se na diluição de uma parte da corrente de gases de escape. A separação dessa corrente e o processo de diluição que se lhe segue podem ser efectuados por diferentes tipos de sistemas de diluição. Para a subsequente recolha das partículas, pode fazer-se passar para o sistema de recolha de amostras de partículas a totalidade dos gases de escape diluídos ou apenas uma porção destes. O primeiro método é referido como sendo do tipo de recolha de amostras total, e o segundo, como sendo do tipo de recolha de amostras fraccionada. O cálculo do factor de diluição depende do tipo de sistema utilizado.