b) Um NDUV ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.4. 9.4.9. Medições do O2 Usa-se um analisador de deteção paramagnética (PMD) ou de deteção magnetopneumática (MPD) para medir as concentrações de O2 nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. 9.4.10. Medições da razão ar/combustível Pode usar-se um analisador por óxido de zircónio (ZrO2) para medir a razão ar/combustível nos gases de escape brutos na recolha de amostras em contínuo. As medições do O2 com as medições do ar de admissão e do débito de combustível podem ser utilizadas para calcular o caudal dos gases de escape em conformidade com os apêndices A7-A.8. 9.4.11. Medições das partículas com balança gravimétrica Usa-se uma balança para pesar as partículas líquidas recolhidas nos filtros de recolha de amostras. O requisito mínimo para a resolução da balança é que esta deve ser igual ou inferior à repetibilidade de 0,5 micrograma recomendada no quadro 9.3. Se a balança usar pesos de calibração internos para a regulação da sensibilidade e as verificações de linearidade de rotina, os pesos de calibração devem cumprir as especificações do ponto 9.5.2. A balança deve ser configurada para um tempo de estabelecimento ótimo e ter uma localização estável. 9.5. Gases de análise e normas relativas à massa 9.5.1. Gases de análise Os gases de análise devem cumprir as especificações de exatidão e de pureza do presente ponto. 9.5.1.1. Especificações para os gases Devem ter-se em consideração as seguintes especificações para os gases: a) Devem usar-se gases purificado para colocar a zero os instrumentos de medição e para misturar com gases de calibração. Devem usar-se gases cuja contaminação não seja superior ao valor mais alto dos valores seguintes na garrafa de gás ou à saída de um gerador de gás de colocação a zero: