a) Para os analisadores de gases por lote e contínuos, regista-se o valor médio do analisador após estabilização do analisador com um gás de colocação a zero. A estabilização pode incluir o tempo para purgar o analisador de qualquer amostra de gás, bem como qualquer tempo adicional de resposta do analisador. b) Regista-se o valor médio do analisador após estabilização do gás de regulação da sensibilidade no analisador. A estabilização pode incluir o tempo para purgar o analisador de qualquer amostra de gás, bem como qualquer tempo adicional de resposta do analisador. c) Usam-se estes dados para validar e corrigir a deriva, tal como descrito no ponto 8.2.2. 7.4. Ciclos de ensaio Aplicam-se os seguintes ciclos de funcionamento: a) Para os motores de velocidade variável, o ciclo de ensaio com 8 modos ou o ciclo correspondente com rampas de transição, e o ciclo NRTC em condições transitórias como especificado no anexo 5; b) Para os motores de velocidade constante, o ciclo de ensaio com 5 modos ou o ciclo correspondente com rampas de transição como especificado no anexo 5. 7.4.1. Ciclos de ensaio em estado estacionário