O sistema baseado no NDIR deve satisfazer a calibração e as verificações estabelecidas nos pontos 8.1.9.1 ou 8.1.9.2 do presente anexo, consoante o caso. 9.4.7. Medições dos hidrocarbonetos 9.4.7.1. Detetor de ionização por chama 9.4.7.1.1. Aplicação Usa-se um detetor aquecido de ionização por chama aquecido (HFID) para medir as concentrações de hidrocarbonetos nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. Determinam-se as concentrações de hidrocarbonetos numa base de carbono 1, C1. Os analisadores FID aquecidos devem manter todas as superfícies expostas às emissões a uma temperatura de 464 ± 11 K (191 ± 11 °C). No que diz respeito aos motores a GN e a GPL e aos motores SI, o analisador de hidrocarbonetos pode ser do tipo não aquecido de ionização por chama (FID). 9.4.7.1.2. Requisitos dos componentes O sistema baseado no FID para medir os THC deve satisfazer todas verificações para a medição dos hidrocarbonetos previstas no ponto 8.1.10 do presente anexo. 9.4.7.1.3. Combustível do FID e ar do queimador O combustível do FID e ar do queimador devem cumprir as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo. O combustível do FID e o ar do queimador não se devem misturar antes de entrar no analisador FID de modo a garantir que o analisador FID opera com uma chama de difusão e não com uma chama de pré-mistura. 9.4.7.1.4. Reservado 9.4.7.1.5. Reservado 9.4.7.2. Reservado 9.4.8. Medições de NOX São especificados dois instrumentos de medição para a medição dos NOX, sendo possível utilizar qualquer um deles, desde que responda aos critérios especificados nos pontos 9.4.8.1 ou 9.4.8.2 do presente anexo, respetivamente. Deve usar-se o detetor de quimioluminescência como procedimento de referência para comparação com qualquer proposta de procedimento de medição alternativo em conformidade com o disposto no ponto 5.1.3 do presente anexo. 9.4.8.1. Detetor de quimioluminescência 9.4.8.1.1. Aplicação