1.3.4. Análise do metano (CH4): O analisador deve ser do tipo de cromatógrafo em fase gasosa, combinado com ionização por chama (FID), ou do tipo de ionização por chama (FID) com um separador de hidrocarbonetos não-metânicos, calibrado com propano expresso em equivalente de átomos de carbono (C1). 1.3.5. Análise da água (H2O): O analisador deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). O NDIR deve ser calibrado com vapor de água ou com propileno (C3H6). Se o NDIR for calibrado com vapor de água, deve garantir-se que a não condensação da água nos tubos e nas ligações durante o procedimento de calibração. Se o NDIR for calibrado com propileno, o fabricante do analisador deve fornecer as informações de conversão da concentração de propileno na respetiva concentração de vapor de água. Os valores de conversão devem ser verificados periodicamente pelo fabricante do analisador e pelo menos uma vez por ano. 1.3.6. Análise do hidrogénio (H2): O analisador deve ser do tipo de espectrometria de massa por setor magnético, calibrado com hidrogénio. 1.3.7. Análise de óxidos de azoto (NOx): O analisador deve ser quer do tipo de quimiluminescência (CLA), quer do tipo não dispersivo de absorção de ressonância no ultravioleta (NDUVR), ambos com conversores NOx-NO. 1.3.8. Os analisadores devem ter uma gama de medição compatível com a precisão requerida para a medição das concentrações de poluentes nas amostras de gases de escape. 1.3.9. O erro de medição não deve ser superior a ± 2 % (erro intrínseco do analisador), não tendo em conta o verdadeiro valor dos gases de calibração. 1.3.10. Para concentrações inferiores a 100 ppm, o erro de medição não deve exceder ± 2 ppm. 1.3.11. A amostra de ar ambiente deve ser medida no mesmo analisador com uma gama adequada. 1.3.12. Não deve ser utilizado qualquer dispositivo de secagem do gás a montante dos analisadores, a menos que seja demonstrado que tal não produz qualquer efeito sobre o teor em poluentes do caudal de gases. 1.4. Descrições do sistema recomendado A figura A4-A.Ap3-10 apresenta o desenho esquemático do sistema de recolha de amostras das emissões gasosas.