9.4.5. Medições relativas aos caudais Com qualquer tipo de medidor de caudais (de combustível, de ar de admissão, dos gases de escape brutos, dos gases de escape diluídos, das amostras), o caudal deve ser condicionado conforme for necessário a fim de impedir que ondas, turbilhões, caudais circulantes ou impulsos do caudal afetem a exatidão e a repetibilidade do medidor. No caso de alguns medidores, este condicionamento pode ser obtido utilizando um comprimento suficiente de tubagem retilínea (tal como um comprimento equivalente a pelo menos 10 diâmetros do tubo) ou utilizando curvas nos tubos, aletas retificadoras, placas perfuradas (ou amortecedores de pulsação pneumáticos para o medidor do caudal de combustível) especialmente concebidas para criar um perfil de velocidade constante e previsível a montante do medidor. 9.4.5.1. Medidor do caudal de combustível O sistema completo para medir o caudal de combustível deve cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.8.1. Em todas as medições do caudal de combustível deve contabilizar-se o combustível que contorna o motor ou retorna do motor ao reservatório de combustível. 9.4.5.2. Medidor do caudal de admissão O sistema completo para medir o caudal de admissão deve cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.8.2. 9.4.5.3. Medidor do caudal dos gases de escape brutos 9.4.5.3.1. Requisitos dos componentes O sistema completo para medir o caudal de gases de escape brutos deve cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.4. Todos os medidores de caudais de gases de escape brutos devem ser concebidos de modo a compensar adequadamente as variações da termodinâmica, fluidez e composição dos gases de escape brutos. 9.4.5.3.2. Tempo de resposta do medidor de caudais Para se controlar um sistema de diluição do caudal parcial de modo a extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos, exige-se do medidor de caudais um tempo de resposta mais rápido do que o indicado no quadro 9.3 No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial com controlo em linha o tempo de resposta do medidor de caudais deve cumprir as especificações do ponto 8.2.1.2. 9.4.5.3.3. Arrefecimento dos gases de escape É permitido o arrefecimento dos gases de escape a montante do medidor de caudais com as seguintes restrições: a) Não é permitido recolher amostras de partículas a jusante do arrefecimento;