b) O analisador de HC deve ser colocado a zero através da introdução de ar de colocação a zero na entrada do analisador; c) Regula-se a sensibilidade do analisador de HC com a introdução de gás de regulação da sensibilidade ao C3H8 na entrada do analisador; d) O ar de colocação a zero deve ser descarregado na sonda de HC ou numa instalação entre a sonda de HC e a conduta de transferência; e) A concentração estável de HC do sistema de recolha de amostras de HC deve ser medida durante um escoamento de ar de colocação a zero em excesso. No caso da medição dos HC por lote, enche-se o recipiente do lote (por exemplo, um saco) e mede-se a concentração dos HC em excesso; f) Se a concentração de HC em excesso for superior a 2 μmol/mol, o procedimento não pode avançar enquanto a contaminação não tiver sido eliminada. Deve determinar-se a fonte da contaminação e tomar medidas corretivas, tais como limpar o sistema ou substituir as partes contaminadas; g) Se a concentração de HC em excesso não for superior a 2 μmol/mol, este valor deve ser registado como x HCinit e utilizado para corrigir a contaminação por HC da forma descrita no anexo 4B, apêndice A.7 (abordagem molar) ou no anexo 4B, apêndice A.8 (abordagem mássica).