equação linear que exprime a relação entre o caudal da bomba e a função de correlação. Se a bomba do sistema CVS tiver várias velocidades de funcionamento, deve-se executar uma operação de calibração para cada velocidade utilizada. Deve-se manter a estabilidade da temperatura durante a calibração. 2.2.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (Qs) em cada regulação da restrição (mínimo 6 regulações) em m3/min standard a partir dos dados do medidor de caudais e utilizando o método prescrito pelo fabricante. O caudal de ar é então convertido em caudal da bomba (V0) em m3/rot à temperatura e pressão absolutas à entrada da bomba do seguinte modo: Qs T 1013 . V0 = ∗ ∗ n 273 PA em que: Qs = caudal de ar nas condições normais (101,3 kPa, 273 K), m3/s; T = temperatura à entrada da bomba, em K; pA = pressão absoluta à entrada da bomba (pB - p1), kPa; n = velocidade da bomba, rot/s Para ter em conta a interacção das variações de pressão da bomba e a taxa de escorregamento da bomba, calcula-se a função de correlação (X0) entre a velocidade da bomba, o diferencial de pressão entre a entrada e saída da bomba e a pressão absoluta à saída da bomba do seguinte modo: 1 ∆pp X0 = ∗ n pA