Utiliza-se a mesma metodologia para integrar a potência de referência e a potência real do motor. Se tiverem de ser determinados valores entre valores de referência adjacentes ou valores medidos adjacentes, deve utilizar-se a interpolação linear. Ao integrar o trabalho efetuado no ciclo real, quaisquer valores de binário negativos devem ser reduzidos a zero e incluídos. Se a integração for realizada a uma frequência inferior a 5 Hz e se, durante um dado intervalo de tempo, o valor do binário variar de positivo para negativo ou de negativo para positivo, calcula-se a porção negativa, que é seguidamente reduzida a zero. A porção positiva é incluída no valor integrado. 7.5. Procedimentos prévios ao ensaio 7.5.1. Instalação do equipamento de medição Devem instalar-se os instrumentos e as sondas de recolha de amostras necessários. Liga-se o tubo de escape ao sistema de diluição do caudal total, se utilizado. 7.5.2. Preparação do equipamento de medição para amostragem Devem ser tomadas as seguintes medidas antes do início da recolha de amostras das emissões: a) Devem efetuar-se verificações de estanquidade no prazo de 8 horas antes da recolha de amostras de emissões, de acordo com o ponto 9.3.4; b) Para a amostragem por lote, devem ser ligados ao sistema de recolha de amostras meios de armazenamento limpos, tais como sacos sem ar; c) Todos os instrumentos de medição devem ser postos a funcionar de acordo com as instruções do seu fabricante e as boas práticas de engenharia; d)