3.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtido em conformidade com o n.o 3.2 precedente, elabora-se um quadro que indique os valores das concentrações medidas nos analisadores em relação aos valores reais, com intervalos não superiores a 1 % da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. Esse quadro deve também conter outros dados relevantes como: a) Data de calibragem; b) Valores indicados pelo potenciómetro, em zero e calibrado (quando aplicável); c) Escala nominal; d) Dados de referência de cada gás de calibragem utilizado;