medição do caudal de ar e de combustível através de medidores de caudais adequados e cálculo do caudal dos gases de escape através da seguinte equação: GEXHW = GAIRW + GFUEL (para a massa dos gases de escape em húmido) A precisão da determinação do caudal dos gases de escape deve ser de ± 2,5 % da leitura ou superior. 2.4. Caudal dos gases de escape diluídos Para o cálculo das emissões nos gases de escape diluídos utilizando um sistema de diluição do caudal total (obrigatório para o ensaio ETC), é necessário conhecer o caudal dos gases de escape diluídos (ver ponto 4.3 do apêndice 2). Mede-se o caudal mássico total dos gases de escape diluídos (GTOTW) ou a massa total dos gases de escape diluídos durante o ciclo (MTOTW) com um sistema PDP ou CFV (ponto 2.3.1 do apêndice 6 do anexo 4). A precisão deve ser de ± 2 % da leitura ou superior, e é determinada de acordo com as disposições do ponto 2.4 do apêndice 5 do anexo 4. 3. DETERMINAÇÃO DOS COMPONENTES GASOSOS 3.1. Especificações gerais dos analisadores ---pagebreak--- L 375/136 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 Os analisadores devem ter uma gama de medidas adequada à precisão necessária para medir as concentrações dos componentes dos gases de escape (ponto 3.1.1). Recomenda-se que os analisadores funcionem de modo tal que as concentrações medidas fiquem compreendidas entre 15 % e 100 % da escala completa. Se os sistemas de visualização (computadores, dispositivos de registo de dados) puderem fornecer uma precisão e uma resolução suficientes abaixo de 15 % da escala completa, são também aceitáveis medições abaixo de 15 % da escala completa. Neste caso, devem ser feitas calibrações adicionais de pelo menos 4 pontos não nulos nominalmente equidistantes para assegurar a precisão das curvas de calibração, de