8.3. Diluição de caudal parcial (PFS) e medição dos gases brutos Utilizam-se os sinais da concentração instantânea dos componentes gasosos para o cálculo das emissões mássicas por multiplicação pelo caudal máximo instantâneo dos gases de escape. O caudal mássico dos gases de escape pode ser medido directamente ou calculado utilizando os métodos da medição dos caudais do ar de admissão e do combustível, do gás marcador e da medição do caudal de ar de admissão e da relação ar/combustível). Deve-se prestar uma atenção especial aos tempos de resposta dos diferentes instrumentos. Essas diferenças serão tomadas em conta através do alinhamento temporal dos sinais. No que diz respeito às partículas, os sinais do caudal mássico dos gases de escape são utilizados para controlar o sistema de diluição do caudal parcial para se obter uma amostra proporcional ao caudal mássico dos gases de escape. A qualidade da proporcionalidade é verificada mediante a aplicação de uma análise de regressão entre a amostra e o caudal dos gases de escape, em conformidade com o ponto 8.3.3.3. Os princípios do ensaio completo estão representados esquematicamente na figura 6. Figura 6 Diagrama do sistema de medição do caudal total/parcial 8.3.1. Determinação do caudal mássico dos gases de escape 8.3.1.1. Introdução Para calcular as emissões contidas nos gases de escape brutos e para regular um sistema de diluição do caudal parcial, é necessário conhecer o caudal mássico dos gases de escape. Para determinar este caudal, pode-se utilizar qualquer um dos métodos descritos nos pontos 8.3.1.3 to 8.3.1.6. 8.3.1.2. Tempo de resposta Para efeitos do cálculo das emissões, o tempo de resposta de qualquer método descrito nos pontos 8.3.1.3 a 8.3.1.6 deve ser igual ou inferior ao tempo de resposta do analisador de ≤ 10 s, conforme definido no ponto 9.3.5. Para efeitos do controlo de um sistema de diluição do caudal parcial, é necessária uma resposta mais rápida. No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial é necessário um tempo de resposta ≤ 0,3 s. Para os sistemas de diluição do caudal parcial com controlo antecipado baseado num ensaio pré-registado, é necessário um tempo de resposta no sistema de medição do caudal dos gases de escape de ≤ 5 s, com um tempo de subida ≤ 1 segundo. O tempo de resposta do sistema deve ser especificado pelo fabricante do instrumento. Os requisitos relativos ao tempo de resposta para os sistemas de medição do caudal dos gases de escape e de diluição do fluxo parcial são os indicados no ponto 8.3.3.3.