TOTW é efetuada de modo a obter as mesmas exatidões para G SE que as obtidas com o método da alínea a). Para os pormenores dessa calibração, ver o apêndice 2, ponto 2.6. c) Determina-se indiretamente a exatidão de G SE a partir da exatidão da razão de diluição, conforme determinado por um gás marcador, p. ex., o CO2. Do mesmo modo, são necessárias exatidões para o G SE equivalentes às obtidas pelo método da alínea a). d) A exatidão absoluta de G TOTW e G DILW situa-se a ± 2 % da escala completa, o erro máximo da diferença entre G TOTW e G DILW a ± 0,2 % e o erro de linearidade a ± 0,2 % do valor mais elevado de G TOTW observado durante o ensaio. 2.4.1. Filtros de recolha de amostras de partículas 2.4.1.1. Características dos filtros