f) Os valores médios aritméticos durante o período de 30 s são utilizados para calcular os parâmetros de regressão linear dos mínimos quadrados, conforme a equação 11 no ponto 7.8.7; g) Os parâmetros de regressão linear devem cumprir os requisitos do ponto 9.2, quadro 7; h) Verifica-se novamente a colocação no zero, repetindo-se o procedimento de verificação, se necessário. 9.3. Medição das emissões gasosas e sistema de recolha de amostras 9.3.1. Características dos analisadores 9.3.1.1. Generalidades Os analisadores devem ter uma gama de medição e um tempo de resposta adequados à exatidão necessária para medir as concentrações dos componentes dos gases de escape em condições transitórias e estacionárias. A compatibilidade eletromagnética (CEM) do equipamento deve ser tal que minimize erros adicionais. 9.3.1.2. Exatidão A exatidão, definida como o desvio entre a leitura do analisador e o valor de referência, não deve exceder ± 2 % da leitura ou ± 0,3 % da escala completa, consoante o que for maior. 9.3.1.3. Precisão A precisão, definida como 2,5 vezes o desvio-padrão de dez respostas consecutivas a um determinado gás de calibração, não deve ser superior a 1 % da concentração máxima para cada gama utilizada acima de 155 ppm (ou ppm C) ou 2 % de cada gama utilizada abaixo de 155 ppm (ou ppm C). 9.3.1.4. Ruído