9.3.7.2. Factores de resposta para hidrocarbonetos Procede-se à verificação da linearidade do analisador utilizando propano em ar e ar de síntese purificado, conforme o ponto 9.2.1.3. Os factores de resposta devem ser determinados ao colocar um analisador em serviço e após longos intervalos de manutenção. O factor de resposta (r h) para uma dada espécie de hidrocarboneto é a relação entre a leitura C1 no FID e a concentração de gás no cilindro, expressa em ppm C1. A concentração do gás de ensaio deve situar-se a um nível que dê uma resposta de cerca de 80 % da escala completa. A concentração deve ser conhecida com uma exactidão de ± 2 % em relação a um padrão gravimétrico expresso em volume. Além disso, o cilindro de gás deve ser pré-condicionado durante 24 horas à temperatura de 298 K ± 5 K (25oC ± 5oC). Os gases de ensaio a utilizar e as gamas de factores de resposta correspondentes são os seguintes: a) Metano e ar de síntese purificado: 1,00 ≤ r h ≤ 1,15 b) Propileno e ar de síntese purificado: 0,90 ≤ r h ≤ 1,1