3.4.4. Calibração de um tubo de Venturi subsónico (SSV) 3.4.4.1. A calibração do SSV baseia-se na equação do caudal de um tubo de Venturi subsónico. O caudal do gás depende da pressão à entrada e da temperatura, e da perda de pressão entre a entrada e a garganta do SSV. 3.4.4.2. Análise dos dados 3.4.4.2.1. Calcula-se o caudal de ar, QSSV, em cada regulação da restrição (mínimo 16 posições), em m3/s (condições normais), a partir dos valores do medidor de caudais, segundo o método prescrito pelo fabricante. Deve calcular-se o coeficiente de descarga Cd a partir dos dados de calibração para cada regulação através da seguinte equação: em que: QSSV