A.4.3.2. Recolha de dados pertinentes sobre as emissões No início da sequência de ensaio, deve iniciar-se em simultâneo a recolha de dados do NH3. Mede-se a concentração de NH3 em contínuo e regista-se com uma frequência mínima de 1 Hz num sistema informático. A.4.3.3. Operações após o ensaio Uma vez concluído o ensaio, a amostragem deve prosseguir até terem decorrido os tempos de resposta do sistema. Apenas se exigirá a determinação da deriva do analisador em conformidade com o ponto A.4.3.4.1, se não estiver disponível a informação indicada no ponto A.4.3.4.2. A.4.3.4. Deriva do analisador A.4.3.4.1. Assim que praticável, mas no máximo 30 minutos após a conclusão do ciclo de ensaio ou durante o período de estabilização, devem determinar-se as respostas ao zero e à calibração do analisador. A diferença entre os resultados anteriores e posteriores ao ensaio deve ser inferior a 2 % da escala completa. A.4.3.4.2. A determinação da deriva do analisador não é exigida nas seguintes condições: a)