9.4.4. Filtros de recolha de amostras de partículas Durante a sequência de ensaio, os gases de escape diluídos devem ser amostrados por meio de um filtro que cumpra os requisitos previstos nos pontos 9.4.4.1 a 9.4.4.3. 9.4.4.1. Características dos filtros Independentemente do tipo de filtro este deve possuir uma eficiência de recolha de partículas de DOP (ftalato de dioctilo) ou de PAO (poli-alfa-olefinas) de 0,3 μm de, pelo menos, 99 %. Para cumprir este requisito, podem utilizar-se as medições do fabricante dos filtros de amostragem refletidas nas classificações do produto. O material filtrante deve ser: a) Fibra de vidro revestida de fluorocarbono (PTFE), ou b) Membrana de fluorocarbono (PTFE). 9.4.4.2. Dimensão dos filtros O filtro deve ser circular, com um diâmetro nominal de 47 mm (tolerância de 46,50 ± 0,6 mm) e um diâmetro exposto (diâmetro de mancha do filtro) de, pelo menos, 38 mm. 9.4.4.3. Velocidade nominal através do filtro A velocidade nominal através do filtro deve situar-se entre 0,90 e 1,00 m/s, com menos de 5 % dos valores de caudal registados a exceder este intervalo. Se a massa total de partículas no filtro exceder 400 μg, a velocidade nominal através do filtro pode ser reduzida para 0,50 m/s. A velocidade nominal deve ser calculada, dividindo o caudal volumétrico da amostra à pressão a montante do filtro e à temperatura da superfície do filtro pela superfície exposta do filtro. 9.4.5. Características da câmara de pesagem e da balança analítica O ambiente da câmara (ou sala) deve estar isento de quaisquer contaminantes ambientes (tais como poeira, aerossol ou material semivolátil) que possam contaminar os filtros de partículas. A câmara de pesagem deve respeitar as características exigidas durante, pelo menos, 60 minutos antes da pesagem dos filtros.