i) Caso a interferência do oxigénio seja superior a ± 3,0 % depois de se ajustar o caudal de ar, sujeitam-se o caudal de combustível e subsequentemente o caudal da amostra a variações, repetindo-se as operações prescritas no ponto 1.8.1 para cada nova regulação. j) Caso a interferência do oxigénio continue a ser superior a ± 3,0 %, reparam-se ou substituem-se o analisador, o combustível do FID ou o ar do queimador antes do ensaio. Repete-se o procedimento do presente ponto com o equipamento reparado ou substituído ou com novos gases. 1.9. Efeitos de interferência com os analisadores NDIR e CLD Os gases presentes no escape que não estejam a ser analisados podem interferir na leitura de vários modos. Há interferência positiva nos instrumentos NDIR quando o gás que interfere dá o mesmo efeito que o gás que está a ser medido, mas em menor grau. Há interferência negativa nos instrumentos NDIR quando o gás que interfere alarga a banda de absorção do gás que está a ser medido e, nos instrumentos CLD, quando o gás que interfere atenua a radiação. As verificações das interferência indicadas nos pontos 1.9.1 e 1.9.2 devem ser efetuadas antes da utilização inicial do analisador e após os grandes intervalos de serviço. 1.9.1. Verificação das interferências no analisador de CO A água e o CO2 podem interferir no desempenho do analisador de CO. Assim, borbulha-se em água à temperatura ambiente um gás de regulação da sensibilidade que contenha CO2 com uma concentração de 80 % a 100 % da escala completa da gama de funcionamento máxima utilizada durante o ensaio e regista-se a resposta do analisador. A resposta do analisador não deve ser superior a 1 % da escala completa para as gamas iguais ou superiores a 300 ppm ou superior a 3 ppm para as gamas inferiores a 300 ppm. 1.9.2. Verificações do efeito de atenuação no analisador de NOx