A.7.7.3. Validação da deriva Após a aplicação de todas as outras correções - exceto a correção da deriva - a todos os sinais do analisador de gases, calculam-se as emissões específicas ao freio em conformidade com o ponto A.7.5 do anexo 4B, apêndice A.7. Em seguida corrigem-se todos os sinais do analisador de gases dos efeitos da deriva em conformidade com o presente apêndice. Recalculam-se as emissões específicas ao freio usando todos os sinais do analisador de gases corrigidos da deriva. Os resultados das emissões específicas ao freio são validados e comunicados antes e após a correção da deriva em conformidade com o ponto 8.2.2.2. A.7.7.4. Correção da deriva Corrigem-se todos os sinais do analisador de gases do seguinte modo. a) Corrige-se cada concentração registada, x i, para a recolha de amostras em contínuo ou por lote, ; b) Efetua-se a correção da deriva mediante a seguinte equação: em que: x idriftcor= concentração corrigida da deriva [μmol/mol] x refzero= concentração de referência do gás de colocação a zero, que é geralmente zero a não ser que se lhe conheça outro valor [μmol/mol] x refspan= concentração de referência do gás de regulação da sensibilidade [μmol/mol] x