bomba e após qualquer operação importante de manutenção. 4.3. Calibração do tubo de Venturi de escoamento crítico (CFV) 4.3.1. A calibração do tubo de Venturi CFV é baseada na equação de débito para um tubo de Venturi de escoamento crítico: sendo: Qs = caudal, Kv= coeficiente de calibração, P = pressão absoluta (kPa), T = temperatura absoluta (K). O débito de gás é função da pressão e da temperatura de entrada. O processo de calibração a seguir descrito dá o valor do coeficiente de calibração correspondente aos valores medidos de pressão, temperatura e débito de ar. 4.3.2. Para a calibração da aparelhagem electrónica do tubo de Venturi CFV, segue-se o procedimento recomendado pelo fabricante. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/415 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 173 Anexo 4 – Apêndice 1 4.3.3. Aquando das medições necessárias para a calibração do débito do tubo de Venturi de escoamento crítico, os seguintes parâmetros devem respeitar as tolerâncias de precisão indicadas: pressão barométrica (corrigida) (Pb) ± 0,03 kPa,