b) O separador de hidrocarbonetos não metânicos deve ser posto a funcionar e operado de acordo com as instruções do seu fabricante, incluindo no que se refere a qualquer otimização da temperatura; c) Confirma-se que o analisador FID cumpre todas as especificações do ponto 8.1.10.1; d) O analisador FID deve ser posto a funcionar e operado de acordo com as instruções do fabricante; e) O analisador FID deve ser colocado a zero e calibrado como o seria durante os ensaios de emissões. O FID deve ser calibrado com gás de regulação da sensibilidade ao CH4 contornando o separador. Note-se que o FID deve ser calibrado numa base C1. Por exemplo, se o gás de regulação da sensibilidade tiver um valor de referência de 100 μmol/mol para o metano, a resposta correta do FID a esse gás de regulação da sensibilidade é 100 μmol/mol, porque existe um átomo de carbono por molécula de CH4; f) Introduz-se a mistura de gases de análise do C2H6 a montante do separador de hidrocarbonetos não metânicos no mesmo ponto em foi introduzido gás de colocação a zero; g)