Fotometria (ponto 2.6.1.2) x 2.3. Aderência (ponto 2.6.2) x Apêndice 2 MÉTODO DE MEDIÇÃO DA DIFUSÃO E DA TRANSMISSÃO DA LUZ 1. Equipamento (ver figura) O feixe de um colimador K com semidivergência β/2 = 17.4 × 104 é limitado por um diafragma Dτ com abertura de 6 mm, contra o qual se coloca o suporte da amostra. Uma lente acromática convergente L2, com correção das aberrações esféricas, liga o diafragma Dτ ao recetor R; o diâmetro da lente L2 deve ser tal que não diafragme a luz difundida pela amostra num cone com semiângulo de ataque β/2 = 14°.