≤ 1 % max 0,99 - 1,01 ≤ 1 % max ≥ 0,998 Balança de pesagem das partículas ≤ 1 % max 0,99 - 1,01 ≤ 1 % max ≥ 0,998 9.2.1. Verificação da linearidade 9.2.1.1. Introdução Deve proceder-se a uma verificação da linearidade para cada sistema de medição enunciado no quadro 7. Devem ser introduzidos no sistema de medição pelo menos 10 valores de referência, ou conforme especificado de outro modo, sendo os valores medidos comparados aos valores de referência por regressão linear dos mínimos quadrados, em conformidade com a equação 11 do ponto 7.8.7. Os limites máximos indicados no quadro 7 referem-se aos valores máximos esperados durante o ensaio. 9.2.1.2. Requisitos gerais Os sistemas de medição devem ser aquecidos de acordo com as recomendações do fabricante dos instrumentos. Os sistemas de medição devem ser utilizados aos valores de temperatura, pressão e caudal especificados para cada um deles. 9.2.1.3. Procedimento A verificação da linearidade deve ser feita para cada gama normalmente utilizada, em conformidade com a sequência seguinte: