Devem ter-se em consideração as exatidões dos analisadores de gases para garantir a exatidão de G SE. 2.6.2. Verificação do caudal de carbono Recomenda-se vivamente uma verificação do caudal de carbono que utilize os gases de escape reais para detetar problemas de medição e de controlo e verificar o funcionamento correto do sistema de diluição do caudal parcial. A verificação do caudal de carbono deve ser efetuada, pelo menos, quando se instala um novo motor ou quando se muda algum elemento significativo na configuração do banco de ensaio. Deve fazer-se funcionar o motor à carga e à velocidade de binário máximo ou em qualquer outro modo estacionário que produza 5 % ou mais de CO2. O sistema de recolha de amostras do caudal parcial deve funcionar com um fator de diluição de cerca de 15 para 1. 2.6.3. Verificação prévia ao ensaio Duas horas antes da realização do ensaio, deve efetuar-se uma verificação prévia, procedendo do seguinte modo: Verifica-se a exatidão dos medidores de caudais pelo mesmo método que o utilizado para a calibração para, pelo menos, dois pontos, incluindo valores do caudal de G DILW que correspondam a razões de diluição compreendidas entre 5 e 15 para o valor de G TOTW utilizado durante o ensaio. Caso se possa demonstrar, através de registos do método de calibração descrito anteriormente, que a calibração dos medidores de caudais é estável durante um período de tempo maior, a verificação prévia ao ensaio pode ser omitida. 2.6.4. Determinação do tempo de transformação As regulações do sistema para a avaliação do tempo de transformação são exatamente as mesmas que durante a medição durante o ensaio. Determina-se o tempo de transformação através do seguinte método: Instala-se em série com a sonda e, estreitamente ligado a esta, um medidor de caudais de referência independente e com uma gama de medição adequada ao caudal da sonda. Este medidor de caudais deve ter um tempo de transformação inferior a 100 ms para a dimensão do patamar do caudal utilizado na medição do tempo de resposta, com uma restrição do caudal suficientemente baixa para não afetar o rendimento dinâmico do sistema de diluição do caudal parcial e tendo em conta as boas práticas de engenharia.