= massa molar do ar no ambiente da balança R = constante molar do gás Tamb = temperatura absoluta no ambiente da balança 8.2. Validação dos instrumentos para o ensaio 8.2.1. Validação do controlo do caudal de amostragem proporcional por lote e razão mínima de diluição para a recolha de amostras de partículas por lote 8.2.1.1. Critérios de proporcionalidade para o CVS 8.2.1.1.1. Caudais proporcionais Para um dado par de medidores de caudais, usa-se a amostra e os caudais totais registados ou as suas médias de 1 Hz com os cálculos estatísticos previstos no apêndice A.3 do anexo 5. Determina-se o erro-padrão da estimativa (SEE) do caudal da amostra em função do caudal total. Para cada intervalo de ensaio, deve demonstrar-se que SEE é inferior ou igual a 3,5 % do caudal médio da amostra. 8.2.1.1.2. Caudais constantes