4.2.1.3.3.1.4. Se a amostra duplamente diluída regressar ao CVS, o local do retorno da amostra deve ser selecionado de tal modo que não interfira com a extração de outras amostras do CVS. 4.2.1.3.4. Bomba de recolha de amostras e medidor de caudais 4.2.1.3.4.1. A unidade de medição do caudal de gás da amostra é composta por bombas, reguladores de caudal e medidores de caudais. 4.2.1.3.4.2. A temperatura do fluxo de gás no medidor de caudal não pode flutuar mais de ± 3 °C, exceto: a)