O instrumento de medição da potência deve ter uma resolução de: — 0,01 W ou melhor para a medição de potências não superiores a 10 W; — 0,1 W ou melhor para a medição de potências superiores a 10 W e não superiores a 100 W; e — 1 W ou melhor para a medição de potências superiores a 100 W. Propõem-se os seguintes atributos, além dos indicados acima: — resposta em frequência de, pelo menos, 3 kHz; e — calibração com uma norma reconhecida pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) dos EUA. É também conveniente que os instrumentos possam medir a potência média durante qualquer intervalo de tempo selecionado pelo utilizador (os aparelhos de maior precisão efetuam um cálculo interno dividindo a energia acumulada pelo tempo decorrido). Como alternativa, o instrumento de medição deve ter a capacidade de integrar a energia durante qualquer intervalo de tempo selecionado pelo utilizador com uma resolução de energia de 0,1 mWh, ou resolução superior, e de integrar o tempo indicado com uma resolução de 1 segundo, ou resolução superior. D. Precisão Na medição de potências iguais ou superiores a 0,5 W, é admissível uma incerteza igual ou inferior a 2 % com um nível de confiança de 95 %. Na medição de potências inferiores a 0,5 W, é admissível uma incerteza igual ou inferior a 0,01 W com um nível de confiança de 95 % (5). Todas as medições devem ser expressas em watts e arredondadas às décimas. E. Ambiente de câmara escura Todos os ensaios de luminância devem ser efetuados em ambiente de câmara escura. A iluminação do ecrã (E) medida no modo «desligado» deve ser inferior ou igual a 1,0 lux. As medições devem ser feitas num ponto situado