Filtro aquecido O filtro deve extrair quaisquer partículas sólidas da amostra de gases antes da entrada do analisador. A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. O filtro deve ser mudado quando necessário. HSL1: Conduta de recolha de amostras aquecida A conduta de recolha de amostras serve de passagem à amostra de gases recolhidos desde a sonda única até ao(s) ponto(s) de separação e ao analisador de HC. A conduta de recolha de amostras deve: a) ter um diâmetro interno mínimo de 4 mm e máximo de 13,5 mm; b) ser de aço inoxidável ou de PTFE; c) ser mantida a uma temperatura de parede de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C), medida em cada uma das secções aquecidas controladas separadamente, se a temperatura dos gases de escape na sonda de recolha de amostras for igual ou inferior a 463 K (190 °C); d) ser mantida a uma temperatura de parede superior a 453 K (180 °C), se a temperatura dos gases de escape na sonda de recolha de amostras for superior a 463 K (190 °C);