9.3.6.8. Modo NO Comutado para o modo NO com o ozonizador desactivado, o caudal de oxigénio ou de ar de síntese é também desligado. A leitura de NOx do analisador não deve desviar-se mais de ± 5 % do valor medido de acordo com o ponto 9.3.6.2. (o analisador está no modo NO). 9.3.6.9. Intervalo dos ensaios O controlo do rendimento do conversor deve ser efectuado pelo menos uma vez por mês. 9.3.6.10. Rendimento exigida O rendimento do conversor E NOx não deve ser inferior a 95 %. Se, estando o analisador na gama mais comum, o ozonisador não permitir obter uma redução de 80 % para 20 % conforme o ponto 9.3.6.5., deve-se utilizar a gama mais alta que dê esta redução. 9.3.7. Regulação do FID 9.3.7.1. Optimização da resposta do detector O detector deve ser regulado em conformidade com as instruções fornecidas pelo fabricante. Deve-se utilizar um gás de calibração contendo propano no ar para optimizar a resposta na gama de funcionamento mais comum. Com os caudais de combustível e de ar regulados de acordo com as recomendações do fabricante, introduz-se no analisador um gás de calibração com uma concentração de 350 ppm ± 75 ppm C. Determina-se a resposta a um dado caudal de combustível a partir da diferença entre a resposta com um gás de calibração e a resposta com um gás de colocação no zero. O caudal de combustível deve ser aumentado e reduzido progressivamente em relação à especificação do fabricante. Registam-se as respostas com o gás de calibração e o gás de colocação no zero a esses caudais de combustível. Traça-se a curva da diferença entre as duas respostas, e ajusta-se o caudal de combustível em função da parte rica da curva. Esta é a regulação inicial do caudal, que poderá necessitar de uma maior optimização consoante os resultados dos factores de resposta aos hidrocarbonetos e da verificação da interferência do oxigénio de acordo com os pontos 9.3.7.2. e 9.3.7.3. Se os factores de interferência do oxigénio ou de resposta dos hidrocarbonetos não satisfizerem as especificações a seguir indicadas, o caudal de ar será progressivamente aumentado e reduzido relativamente às especificações do fabricante e os pontos 9.3.7.2. e 9.3.7.3. devem ser repetidos para cada caudal. A título facultativo, a optimização pode ser feita mediante os procedimentos esboçados no documento SAE n.o. 770141. 9.3.7.2. Factores de resposta para hidrocarbonetos