A regulação prévia é necessária se os tempos de transformação combinados do sistema de partículas t 50,P, e do sinal do caudal mássico dos gases de escape, t 50,F, forem superiores a 0,3 s. Neste caso, efetua-se um pré-ensaio, e o sinal do caudal mássico dos gases de escape é utilizado para regular o caudal da amostra admitida no sistema de partículas. Obtém-se um controlo correto do sistema de diluição parcial, se o traço do tempo de q mew,pre do pré-ensaio, que controla q mp, for desfasado por um tempo de antecipação de t 50,P + t 50,F. Para estabelecer a correlação entre q mp,i e qmew,i , utilizam-se os dados obtidos durante o ensaio real, com o q mew,i alinhado em função do tempo por t 50,F relativo a q mp,i (não há contribuição de t 50,P para o alinhamento temporal). O desfasamento temporal entre q mew e q mp é a diferença dos seus tempos de transformação que foram determinados no ponto 8.1.8.6.3.2 do presente anexo. 8.2.2. Validação da gama do analisador de gases, validação da deriva e correção da deriva 8.2.2.1. Validação da gama Se um analisador tiver funcionado acima de 100 % da sua gama em algum momento durante o ensaio, procede-se da forma seguinte: 8.2.2.1.1. Recolha de amostras por lote Para a recolha de amostras por lote, reanalisa-se a amostra usando a gama mais baixa do analisador que resulte numa resposta máxima do instrumento abaixo de 100 %. Comunica-se o resultado da gama mais baixa em que o analisador funcione abaixo de 100 % da sua gama durante todo o ensaio. 8.2.2.1.2. Recolha de amostras em contínuo