Para a mais elevada concentração de vapor de água prevista, H m, a técnica de remoção de água deve manter a humidade igual ou inferior a 5 g de água/kg de ar seco (ou cerca de 0,8 % do volume de H2O), o que corresponde a 100 % de humidade relativa a 277,1 K (3,9 °C) e 101,3 kPa. Esta especificação para a humidade é igualmente equivalente a cerca de 25 % de humidade relativa a 298 K (25 °C) e 101,3 kPa. Este controlo pode ser efetuado através da: a) Medição da temperatura à saída do secador de amostras; ou, b) Medição da humidade imediatamente a montante do CLD; ou, c) Execução do procedimento de verificação previsto no ponto 8.1.8.5.8 do presente anexo. 9.3.2.3.1.2. Tipos de secadores de amostras permitidos e procedimento para estimar o teor de humidade após a passagem pelo secador Pode utilizar-se qualquer dos tipos de secador de amostras descritos no presente ponto para reduzir os efeitos de água nas medições de emissões gasosas. a)