ix) Interrompe-se a recolha de amostras e param-se os integradores; b) Caso se efetue a medição com um orifício de escoamento crítico, pode utilizar-se o procedimento que se segue para a verificação com propano enquanto método alternativo da alínea anterior; i) Para a recolha de amostras por lote de HC, devem ser ligados ao sistema de recolha de amostras meios de armazenamento limpos, tais como sacos sem ar; ii) Os instrumentos de medição de HC devem ser postos a funcionar de acordo com as instruções do fabricante; iii)