= diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba (kPa) pA = pressão absoluta à saída da bomba (kPa) Executa-se um ajustamento linear pelo método dos mínimos quadrados para obter a equação de calibração como segue: D0 e m são as constantes da ordenada e do declive, respetivamente, que descrevem as retas de regressão. Num sistema CVS com múltiplas velocidades, as curvas de calibração obtidas para as diferentes gamas de caudais da bomba devem ser sensivelmente paralelas e os valores da ordenada na origem (D 0) devem aumentar à medida que diminui a gama do caudal da bomba. Os valores calculados a partir da equação devem situar-se a ± 0,5 % do valor medido de V 0. Os valores de m variam de uma bomba para outra. O influxo de partículas ao longo do tempo fará com que o escorregamento da bomba diminua, conforme refletido pelos valores inferiores de m. Assim sendo, a calibração deve ser efetuada aquando da entrada em serviço da bomba, após qualquer operação importante de manutenção e se a verificação do sistema completo (ponto 3.5) indicar uma alteração da taxa de escorregamento. 3.3. Calibração do venturi de escoamento crítico (CFV) A calibração do CFV é baseada na equação de caudal de um venturi de escoamento crítico. O caudal dos gases é função da pressão e da temperatura à entrada, como se indica a seguir: