rD = relação entre o diâmetro da garganta do SSV, d, e o diâmetro interno do tubo de entrada Se se utilizar um sistema com compensação do caudal (isto é, sem permutador de calor), as emissões mássicas instantâneas devem ser calculadas e integradas durante o ciclo. Neste caso, calcula-se a massa instantânea dos gases de escape diluídos do seguinte modo: Para o sistema PDP-CVS: med,i = 1,293 · V0 · NP,i · (pb - p1) · 273/(101,3 · T) em que: NP,i = rotações totais da bomba por intervalo de tempo, s; Para o sistema CFV-CVS: med,i = 1,293 · Δti · KV · pp/T 0,5 em que: Δti = intervalo de tempo, s. Para o sistema SSV-CVS: med,i = 1,293 · QSSV · Δti em que: Δti