E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º. 83 página 104 Apêndice 3 4.4. Medição do volume 4.4.1. O método de medição do volume total de gás de escape diluído aplicado ao sistema de recolha a volume constante deve ser tal que tenha uma precisão de ± 2 %. 4.4.2. Calibração do sistema de recolha a volume constante A aparelhagem de medição do volume no sistema de recolha a volume constante deve ser calibrada por um método capaz de garantir a precisão requerida e a intervalos suficientemente próximos para garantir a manutenção daquela precisão. Um exemplo de método de calibração que permite obter a precisão requerida é dado no apêndice 6 do presente anexo. Neste método, utiliza-se um dispositivo de medição de caudais do tipo dinâmico, que convém aos caudais elevados que aparecem na utilização do sistema de recolha a volume constante. O dispositivo deve ter uma precisão comprovada e conforme a uma norma nacional ou internacional oficial. 4.5. Gases 4.5.1. Gases puros Conforme o caso, os gases puros empregues para a calibração e utilização da aparelhagem devem responder às seguintes condições: azoto purificado: (pureza ± 1 ppm C, ± 1 ppm CO, ± 400 ppm CO2, ± 0,1 ppm NO); ar sintético purificado: (pureza: 1 ppm C, 1 ppm CO, 400 ppm CO2, 0,1 ppm NO); concentração em volume de oxigénio de 18% a 21%; oxigénio purificado: (pureza > 99,5 % de O2 em volume); hidrogénio purificado (e mistura contendo hélio): (pureza ± 1 ppm C, ± 400 ppm CO2); monóxido de carbono: (pureza mínima de 99,5 %); propano: (pureza mínima de 99,5 %). ---pagebreak--- 27.12.2006 PT