1.6.7. Verificação da calibração Cada gama de funcionamento normalmente utilizada deve ser verificada antes de cada análise em conformidade com o processo a seguir indicado. Para verificar a calibração, utiliza-se um gás de colocação no zero e um gás de calibração cujo valor nominal seja superior a 80 % da escala completa da gama de medida. Se, para dois pontos dados, o valor encontrado não diferir do valor de referência declarado em mais de ± 4 % da escala completa, os parâmetros de ajustamento podem ser modificados. Se não for este o caso, deve ser estabelecida uma nova curva de calibração de acordo com o ponto 1.5.5. 1.7. Ensaio de rendimento do conversor de NOx O rendimento do conversor utilizado para a conversão de NO2 em NO é ensaiada conforme indicado nos pontos 1.7.1. a 1.7.8. (figura 6). 1.7.1. Instalação de ensaio Usando a instalação indicada na figura 6 (ver também ponto 3.3.5. do apêndice 4 do presente anexo) e o processo a seguir indicado, o rendimento dos conversores pode ser ensaiada através de um ozonizador. 1.7.2. Calibração Calibram-se o CLD e o HCLD na gama de funcionamento mais comum seguindo as especificações do fabricante e utilizando um gás de colocação no zero e um gás de calibração (cujo teor de NO deve ser igual a cerca de 80 % da gama de funcionamento; a concentração de NO2 da mistura de gases deve ser inferior a 5 % da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO para que o gás de calibração não passe através do conversor. A concentração indicada tem que ser registada.