Todos os analisadores contínuos devem ser colocados a zero e calibrados utilizando gases internacionalmente rastreáveis que cumpram as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo. Os analisadores FID devem ser calibrados numa base de carbono 1 (C 1). 7.3.1.6. Pré-condicionamento do filtro de partículas e pesagem da tara Os procedimentos para o pré-condicionamento do filtro de partículas e a pesagem da tara devem cumprir o disposto no ponto 8.2.3 do presente anexo. 7.3.2. Procedimentos pós-ensaio Devem ser tomadas as seguintes medidas após terminar a recolha de amostras das emissões: 7.3.2.1. Verificação da recolha proporcional de amostras Para qualquer amostra proporcional por lote, como uma amostra de saco ou amostra de partículas, deve verificar-se que a recolha proporcional de amostras foi mantida em conformidade com o ponto 8.2.1. Para o método do filtro único e o ciclo de ensaio em estado estacionário em modo discreto, calcula-se o fator de ponderação efetivo das partículas. Qualquer amostra que não cumpra os requisitos do ponto 8.2.1 do presente anexo é anulada. 7.3.2.2. Condicionamento e pesagem das partículas após o ensaio Os filtros de partículas usados devem ser colocados em recipientes cobertos ou selados ou os porta-filtros fechados, a fim de proteger os filtros de recolha de amostras da contaminação ambiente. Assim protegidos, os filtros carregados devem ser levados de novo para a câmara ou a sala de condicionamento dos filtros de partículas. Em seguida os filtros de recolha de amostras de partículas devem ser condicionados e pesados em conformidade com ponto 8.2.4 do presente anexo (pós-condicionamento e procedimentos completos de pesagem dos filtros de partículas). 7.3.2.3. Análise das amostras de gases recolhidas por lote Logo que possível, devem ser efetuadas as operações seguintes: a)