c) Se o arrefecimento causar condensação de água, não é permitido recolher amostras de NOx a jusante do arrefecimento, a menos que o refrigerador satisfaça a verificação do desempenho prevista no ponto 8.1.11.4. d) Se o arrefecimento causar condensação de água antes de o caudal atingir um medidor de caudais, deve medir-se o ponto de orvalho, T dew e a pressão p total à entrada do medidor de caudais. Estes valores são utilizados nos cálculos das emissões em conformidade com os apêndices A.7-A.8. 9.4.5.5. Medidor de caudais de amostras na recolha de amostras por lote Usa-se um medidor de caudais de amostras para determinar o caudal das amostras ou o caudal total de amostras total recolhido num sistema de recolha de amostras por lote durante um intervalo de ensaio. Pode usar-se a diferença entre dois medidores de caudais para calcular o caudal das amostras para um túnel de diluição, por exemplo para a medição de partículas num sistema de diluição do caudal parcial e para a medição de partículas num sistema de diluição secundária do caudal. As especificações para a medição diferencial do caudal para extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos constam do ponto 8.1.8.6.1 e a calibração da medição diferencial do caudal consta do ponto 8.1.8.6.2. O sistema completo para o medidor do caudal de amostras deve cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.8. 9.4.5.6. Misturador-doseador de gases Pode utilizar-se um misturador-doseador de gases para misturar os gases de calibração.