ensaio a temperatura da mistura ar/gases de escape, medida imediatamente a montante da bomba volumétrica, a 6 K do valor previsto. Este dispositivo não deve modificar o teor em poluentes dos gases diluídos recolhidos a jusante para análise. 3.1.3.4. Um dispositivo de regulação de temperatura (TC), utilizado para pré-aquecer o permutador de calor antes do ensaio e para manter a sua temperatura durante o ensaio a 6 K da temperatura prevista. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/395 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 153 Anexo 4 – Apêndice 1 3.1.3.5. Uma bomba volumétrica (PDP), utilizada para deslocar um caudal de volume constante da mistura ar/gases de escape; a bomba deve ter capacidade suficiente para impedir uma condensação de água na aparelhagem em quaisquer condições que possam ocorrer durante o ensaio; para tal, utiliza-se geralmente uma bomba volumétrica com uma capacidade: 3.1.3.5.1. dupla do caudal máximo de gases de escape originado pelas fases de aceleração do ciclo de ensaio; ou 3.1.3.5.2. suficiente para que a concentração em volume de CO2 no saco de recolha dos gases