A concentração do gás de ensaio deve situar-se a um nível que dê uma resposta de cerca de 80 % da escala completa. A concentração deve ser conhecida com uma exatidão de ± 2 % em relação a um padrão gravimétrico expresso em volume. Além disso, a garrafa de gás deve ser pré-condicionada durante 24 horas à temperatura de 298 K (25 °C) ± 5 K. Os gases de ensaio a utilizar e as gamas de fatores de resposta recomendadas são os seguintes: Metano e ar de síntese purificado : 1,00 ≤ R f ≤ 1,15 Propileno e ar de síntese purificado : 0,90 ≤ R f ≤ 1,1 Tolueno e ar de síntese purificado : 0,90 ≤ R f ≤ 1,10 Estes valores são relativos ao fator de resposta (R f) de 1,00 para o propano e o ar de síntese purificado. 1.8.3. Verificação da interferência do oxigénio A verificação da interferência do oxigénio deve ser determinada ao colocar o analisador em serviço e após os grandes intervalos de serviço.