≥ 0,998 Balança de pesagem das partículas ≤ 1 % max 0,99 — 1,01 ≤ 1 % max ≥ 0,998 9.2.1. Verificação da linearidade 9.2.1.1. Introdução Deve proceder-se a uma verificação de linearidade para cada sistema de medição enunciado no quadro 6. Devem ser introduzidos no sistema de medição pelo menos 10 valores de referência, sendo os valores medidos comparados aos valores de referência por regressão linear dos mínimos quadrados. Os limites máximos indicados no quadro 6 referem-se aos valores máximos esperados durante o ensaio. 9.2.1.2. Requisitos gerais Os sistemas de medição devem ser aquecidos de acordo com as recomendações do fabricante. Os sistemas de medição devem ser utilizados aos valores de temperatura, pressão e caudal especificados para cada um deles. 9.2.1.3. Procedimento A verificação da linearidade deve ser feita para cada gama normalmente utilizada, em conformidade com a sequência seguinte: a) O instrumento é posto em zero mediante a introdução de um sinal de zero. No caso dos analisadores de gás, introduz-se ar sintético purificado (ou azoto) directamente na entrada do analisador. b) Regula-se o instrumento mediante a introdução de um sinal adequado. Para os analisadores de gás, deve ser introduzido um gás de calibração apropriado directamente na entrada do analisador.