= constante empírica = 104,4 K Visto que Q SSV é um dos valores da fórmula do número de Reynolds, os cálculos devem começar com um valor inicial estimado para Q SSV ou C d do venturi de calibração e ser repetidos até que o valor de Q SSV convirja. O método de convergência deve ter uma exatidão mínima de 0,1 %. Os valores calculados de Cd para um mínimo de 16 pontos na região do caudal subsónico retirados da equação de ajustamento da curva de calibração devem ter uma tolerância de ± 0,5 % do Cd medido para cada ponto de calibração. 3.5. Verificação do sistema completo Determina-se a exatidão global do sistema de recolha CVS e do sistema de análise pela introdução de uma massa conhecida de gás poluente no sistema com este a funcionar normalmente. Efetua-se a análise e calcula-se a massa do poluente de acordo com o anexo 4A, apêndice 3, ponto 2.4.1, exceto no caso do propano, em que se utiliza um fator de 0,000472 em vez de 0,000479 para os HC. Utiliza-se uma das duas técnicas a seguir descritas. 3.5.1. Medição com um orifício de escoamento crítico