propano: (pureza mínima de 99,5 %). ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/347 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º. 83 página 105 Apêndice 3 4.5.2. Gases de calibração Devem estar disponíveis misturas de gases com as seguintes composições químicas: C8 H8 e ar sintético purificado (ver ponto 4.5.1 do presente anexo); CO e azoto purificado; CO2 e azoto purificado; NO e azoto purificado. (A proporção de NO2 contida neste gás de calibração não deve exceder 5 % do teor em NO). A concentração real de um gás de calibração deve estar conforme com o valor nominal com uma variação de ± 2 %. As concentrações previstas no apêndice 6 do presente anexo podem também ser obtidas com um misturador-doseador de gases, por diluição com N2 purificado ou com ar sintético purificado. A precisão do dispositivo misturador deve ser tal que o teor dos gases de calibração diluídos possa ser determinado a ± 2 %. 4.6. Equipamento complementar 4.6.1. Temperaturas As temperaturas indicadas no apêndice 8 devem ser medidas com uma precisão de ± 1,5 K. 4.6.2. Pressão A pressão atmosférica deve poder ser medida com um erro de ± 0,1 kPa.