d em função de Re; k) O SSV só pode ser utilizado entre os caudais mínimo e máximo calibrados; l) Utilizam-se as equações do anexo 5, apêndice A.1 (abordagem com base na massa), ou do anexo 5, apêndice A.2 (abordagem molar), para determinar o caudal do SSV durante um ensaio. 8.1.8.4.5. Calibração ultrassónica (reservado) Figura A.4-4 Diagramas esquemáticos da calibração do CVS para o caudal dos gases de escape diluídos reference flow meter variable restrictor downstream pressure control reference flow meter variable restrictor blower reference flow meter variable speed blower 8.1.8.5. Verificação de CVS e do amostrador por lotes (verificação com propano) 8.1.8.5.1. Introdução a)