Regulador de caudais Pode ser utilizado um regulador de caudais para regular o caudal de diluição que passa através da ventoinha de pressão PB e/ou da ventoinha de aspiração SB. Pode ser ligado aos sinais do sensor para o caudal dos gases de escape, conforme o ponto 8.3.1. O regulador de caudais pode ser instalado a montante ou a jusante da respectiva ventoinha. Quando se utiliza ar pressurizado, o FC 1 controla directamente o caudal de ar. FM1 : Medidor de caudais Contador de gás ou outro aparelho adequado para medir o caudal do ar de diluição. FM1 é facultativo se PB for calibrada para medir o caudal. DAF : Filtro do ar de diluição O ar de diluição (ar ambiente, ar de síntese ou azoto) é filtrado com um filtro absoluto (HEPA) com um rendimento inicial mínima de recolha de 99,97 %. O ar de diluição deve ter uma temperatura de mais de 288 K (15 oC), podendo ser desumidificado. FM2 : Medidor de caudais (tipo recolha fraccionada, figura 13 apenas) Contador de gás ou outro aparelho adequado para medir o caudal dos gases de escape diluídos. FM2 é facultativo se a ventoinha de aspiração SB for calibrada para medir o caudal.