vários orifícios. O diâmetro interior não deve ser maior do que o diâmetro interior da conduta de recolha. A espessura da parede da sonda não deve ser superior a 1 mm. ---pagebreak--- L 375/164 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 Deve haver um mínimo de três orifícios em três planos radiais diferentes, dimensionados para recolher aproximadamente o mesmo caudal. A sonda deve abarcar pelo menos 80 % do diâmetro do tubo de escape. Podem utilizar-se uma ou duas sondas de recolha. SP2 Sonda de recolha de HC nos gases de escape diluídos (figura 8 apenas) A sonda deve: − ser, por definição, constituída pela primeira secção de 254 mm a 762 mm da conduta de recolha aquecida HSL1; − ter um diâmetro interior mínimo de 5 mm; − ser instalada no túnel de diluição DT (ver ponto 2.3, figura 20) num ponto em que o ar de diluição e os gases de escape estejam bem misturados (ou seja, aproximadamente a uma distância de 10 vezes o diâmetro do túnel a jusante do ponto em que os gases de escape entram no túnel de diluição); − estar suficientemente afastada (radialmente) de outras sondas e da parede do túnel de modo a não sofrer a influência de quaisquer ondas ou turbilhões; − ser aquecida de modo a aumentar a temperatura da corrente de gás até 463 K ± 10 K (190°C ± 10°C) à saída da sonda. SP3 Sonda de recolha de CO, CO2, NOx nos gases de escape diluídos (figura 8 apenas) A sonda deve: − estar no mesmo plano que a sonda SP2; − estar suficientemente afastada (radialmente) de outras sondas e da parede do túnel de modo a não sofrer a influência de quaisquer ondas ou turbilhões; − estar aquecida e isolada ao longo de todo o seu comprimento até uma temperatura