a) O tempo de resposta do sistema deve ser ≤ 10 s, com um tempo de subida ≤ 2,5 segundos ou com um tempo de subida e de descida ≤ 5 s cada um para todos os componentes medidos (CO, NOx, CO2 e HC) e todas as gamas utilizadas. Ao utilizar um NMC para a medição dos NMHC, o tempo de resposta do sistema pode exceder 10 s. Todos os dados (concentração, combustível e caudais de ar) têm de ser desfasados em função dos respetivos tempos de resposta medidos antes de se efetuarem os cálculos das emissões previstos nos apêndices A.7-A.8. b) Para demonstrar níveis aceitáveis de atualização e de registo no que respeita à resposta global do sistema, este deve cumprir um dos seguintes critérios: i) O produto do tempo de subida médio pela frequência a que o sistema regista uma concentração atualizada não pode ser inferior a 5. O tempo de subida médio nunca poderá ser superior a 10 s; ii) A frequência a que o sistema regista a concentração deve ser, pelo menos, de 2 Hz (ver também o quadro 9.2). 8.1.5.4. Procedimento Deve utilizar-se o seguinte procedimento para verificar a resposta de cada sistema com analisador de gases contínuo: a)