9.4.7.2.4. Otimização Pode otimizar-se um separador de hidrocarbonetos não metânicos para maximizar a penetração da CH4 e a oxidação de todos os outros hidrocarbonetos. Pode humedecer-se uma amostra e diluí-la com ar purificado ou oxigénio (O2) a montante do separador de hidrocarbonetos não metânicos para otimizar o seu desempenho. Qualquer humidificação e diluição da amostra devem ser tidas em conta no cálculo das emissões. 9.4.7.3. Cromatógrafo de fase gasosa Aplicação: Pode usar-se um cromatógrafo de fase gasosa para medir as concentrações de CH4 nos gases de escape diluídos na recolha de amostras por lote. Embora também se possa também usar um separador de hidrocarbonetos não metânicos para medir o CH4, conforme descrito no ponto 9.4.7.2, deve usar-se um procedimento de referência baseado num cromatógrafo de fase gasosa para comparação com qualquer proposta de procedimento de medição alternativo em conformidade com o ponto 5.1.3. 9.4.8. Medições dos NOx São especificados dois instrumentos de medição para a medição dos NOx, sendo possível utilizar qualquer um deles, desde que responda aos critérios especificados nos pontos 9.4.8.1 ou 9.4.8.2, respetivamente. Deve usar-se o detetor de quimioluminescência como procedimento de referência para comparação com qualquer proposta de procedimento de medição alternativo em conformidade com o disposto no ponto 5.1.3 do presente anexo. 9.4.8.1. Detetor de quimioluminescência 9.4.8.1.1. Aplicação Usa-se um detetor de quimioluminescência (CLD) combinado com um conversor NO2-NO para medir a concentração de NOx nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. 9.4.8.1.2. Requisitos dos componentes O sistema baseado no CLD deve satisfazer a verificação do efeito de atenuação prevista no ponto 8.1.11.1. Pode usar-se um CLD, aquecido ou não, assim como um CLD que funcione à pressão atmosférica ou em vácuo. 9.4.8.1.3. Conversor NO2-NO Coloca-se um conversor NO2-NO interno ou externo que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5 a montante do CLD e o configura-se o conversor com uma derivação para facilitar essa verificação. 9.4.8.1.4. Efeitos da humidade