4.2.1.3.1.4. O pré-classificador (por exemplo, ciclone, impactor, etc.) deve estar situado a montante do conjunto de suporte do filtro. O ponto de corte a 50% do diâmetro das partículas no pré-classificador deve situar-se entre 2,5 μm e 10 μm, para o caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras para medição das partículas. O pré-classificador deve permitir, no mínimo, que 99% da concentração mássica de partículas de 1 μm que entram no pré-classificador passem através da sua saída ao caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras para medição das partículas. 4.2.1.3.2. Tubo de transferência de partículas (PTT) Os eventuais cotovelos do PTT devem ser suaves e ter o maior raio possível. 4.2.1.3.3. Diluição secundária 4.2.1.3.3.1.