A humidade e a temperatura ambiente devem ser registadas. 9.4.5.2. Pesagem dos filtros de referência Devem ser pesados, pelo menos, dois filtros de referência não utilizados no prazo de 12 horas, mas, de preferência, em simultâneo com as pesagens do filtro de recolha de amostras. Esses filtros devem ser do mesmo material que os filtros de recolha de amostras. A correcção de flutuabilidade deve ser aplicada às pesagens. Se o peso de algum filtro de referência variar entre pesagens dos filtros de recolha de amostras em mais de 10 µg, todos os filtros de recolha de amostras devem ser descartados, repetindo-se o ensaio de emissões. Os filtros de referência devem ser substituídos periodicamente com base nas boas práticas de engenharia, pelo menos, uma vez por ano. 9.4.5.3. Balança analítica A balança analítica utilizada para determinar o peso dos filtros deve obedecer aos critérios de verificação da linearidade previstos no ponto 9.2, quadro 7. Isto implica uma precisão (desvio-padrão) de, pelo menos, 2 μg e uma resolução de, pelo menos, 1 μg (1 algarismo = 1 μg). Para garantir a pesagem exacta dos filtros, recomenda-se que a balança seja: a) instalada numa plataforma de isolamento do ruído e vibração externos, b) protegida contra correntes de convecção por meio de um pára-vento antiestático que esteja electricamente ligado à terra. 9.4.5.4. Eliminação dos efeitos da electricidade estática O filtro deve ser neutralizado antes da pesagem, por exemplo, através de um neutralizador de polónio ou um dispositivo igualmente eficaz. Se for utilizado um filtro de membrana PTFE, deve ser medida a electricidade estática, recomendando-se que esta seja neutra a ±2,0 V. A carga de electricidade estática deve ser reduzida ao mínimo junto da balança, designadamente através das seguintes medidas: