2.3.2. Calibração do analisador de hidrocarbonetos Calibra-se o analisador utilizando propano em ar e ar sintético purificado (ver ponto 3 do presente apêndice). Estabelecer a curva de calibração conforme descrito no ponto 2.1 do presente apêndice. 2.3.3. Fatores de reação de diferentes hidrocarbonetos e limites recomendados O fator de resposta (Rf) relativo a uma determinada espécie de hidrocarboneto é a relação entre a leitura C1 do FID e a concentração no cilindro de gás, expressa em ppm de C1. A concentração do gás de ensaio deve estar a um nível que dê uma resposta de cerca de 80 % da deflexão da escala completa para as gamas de funcionamento. A concentração deve ser conhecida com uma precisão de ± 2 % em relação a um padrão gravimétrico expresso em volume. Além disso, os cilindros de gás devem ser pré-condicionados durante 24 horas a uma temperatura entre 293 K e 303 K (20 °C e 30 °C). Os fatores de resposta devem ser determinados ao colocar um analisador em serviço e, daí em diante, a intervalos estabelecidos para grandes manutenções. Os gases de ensaio a utilizar e os fatores de resposta recomendados são os seguintes: Metano e ar purificado: 1,00 < Rf < 1,15 ou 1,00 < Rf < 1,05 para os veículos alimentados a GN/biometano Propileno e ar purificado: 0,90 < Rf < 1,00 Tolueno e ar purificado: 0,90 < Rf < 1,00