c) As pinças devem estar ligadas à terra por uma correia, ou o operador deve usar uma pulseira de ligação à terra de forma que a pulseira e a balança tenham a mesma ligação à terra; d) Deve prever-se um neutralizante da eletricidade estática que esteja eletricamente ligado à terra em comum com a balança para eliminar a carga estática das amostras de partículas. 9.4. Instrumentos de medição 9.4.1. Introdução 9.4.1.1. Âmbito de aplicação O presente ponto especifica os instrumentos de medição e os requisitos para os sistemas associados relativos aos ensaios de emissões. Incluem-se aqui instrumentos de laboratório para medição de parâmetros do motor, condições ambientes, parâmetros dos caudais e concentrações das emissões (brutas ou diluídas). 9.4.1.2. Tipos de instrumentos Todos os instrumentos referidos no presente anexo devem ser usados tal como descrito no próprio anexo (ver o quadro 8.2 para a medição de quantidades efetuada por estes instrumentos). Sempre que um instrumento mencionado no presente anexo seja utilizado de uma forma não especificada, ou que outro instrumento é utilizado no seu lugar, são aplicáveis os requisitos de equivalência conforme especificados no ponto 5.1.3. Se se especificar mais do que um instrumento para uma determinada medição, um deles será identificado pela entidade homologadora, mediante pedido, como a referência a fim de mostrar que um procedimento alternativo é equivalente ao procedimento especificado. 9.4.1.3. Sistemas redundantes Com a aprovação prévia da entidade homologadora, podem ser usados para todos os instrumentos de medição descritos no presente ponto dados de múltiplos instrumentos com vista a calcular resultados de um único ensaio. Os resultados de todas as medições devem ser registados e os dados brutos devem ser conservados, conforme descrito no ponto 5.3 do presente anexo. Este requisito aplica-se independentemente de as medições serem efetivamente utilizadas nos cálculos. 9.4.2. Registo e controlo de dados