Podem ser obtidas exactidões aceitáveis para o qmp através de qualquer um dos seguintes métodos: As exactidões absolutas de qmdew e qmdw são 0,2 %, o que garante uma exactidão de qmp de 5 % com uma razão de diluição de 15. Todavia, ocorrerão erros maiores com quocientes de diluição superiores. A calibração de qmdw relativamente a qmdew é efectuada de modo a obter as mesmas exactidões para qmp que as obtidas no parágrafo acima. Para indicações pormenorizadas sobre essa calibração, ver ponto 3.2.1. do apêndice 5 do presente anexo. Determina-se indirectamente a exactidão de qmp a partir da exactidão da razão de diluição, conforme determinado por um gás marcador, por exemplo, o CO2. São novamente necessárias exactidões para o qmp equivalentes às previstas no parágrafo anterior. As exactidões absolutas de qmdew e qmdw situam-se a 2 % da escala completa, o erro máximo da diferença entre qmdew e qmdw situa-se a 0,2 %, e o erro de linearidade está a 0,2 % do valor mais elevado de qmdew observado durante o ensaio. 5. DETERMINAÇÃO DOS FUMOS O presente ponto fornece especificações para os equipamentos de ensaio obrigatórios e facultativos a utilizar para o ensaio ELR. Medem-se os fumos com um opacímetro que tenha um modo de leitura da opacidade e um modo de leitura do coeficiente de absorção da luz. O modo de leitura da opacidade apenas se utiliza para a calibração e a verificação do opacímetro. Os valores dos fumos do ciclo de ensaio são medidos no modo de leitura do coeficiente de absorção da luz. 5.1. Requisitos gerais O ensaio ELR exige a utilização de um sistema de medição e de tratamento dos dados dos fumos que inclua três unidades funcionais. Essas unidades podem ser integradas num componente único ou fornecidas como um sistema de componentes interligados. As três unidades funcionais são: a) um opacímetro que satisfaça as especificações do ponto 3 do apêndice 7;