4.3. A curva de calibração não deve diferir mais do que ± 2% do valor nominal de cada gás de calibração. 4.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtido em conformidade com o ponto 3.2, elabora-se um quadro que indique os valores reais de concentração em relação aos valores indicados, com intervalos não superiores a 1% da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. O quadro deve também conter outros dados pertinentes como: a) valores indicados pelo potenciómetro, em zero e calibrado (quando aplicável), b) escala nominal, c) dados de referência de cada gás de calibração utilizado, d) valor real e valor indicado para cada gás de calibração utilizado juntamente com as diferenças percentuais, e) combustível e tipo do FID, f) pressão de ar do FID. ---pagebreak--- E/ECE/324 PTL 375/458 Rev.1/Add.82/Rev.3 Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 216 Anexo 4 – Apêndice 1 4.5. Poder-se-ão aplicar outras técnicas (computadores, comutadores de gama electrónica) se se demonstrar às entidades competentes que as mesmas garantem uma precisão equivalente. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT E/ECE/324 Jornal Oficial da União Europeia Rev.1/Add.82/Rev.3L 375/459