9.3.2.7. Medição da relação ar/combustível O equipamento de medição da relação ar/combustível utilizado para determinar o caudal dos gases de escape conforme especificado no ponto 8.3.1.6. é um sensor da relação ar/combustível de gama larga ou um sensor lambda do tipo zircónio. O sensor é montado directamente no tubo de escape num local em que a temperatura dos gases de escape seja suficientemente elevada para eliminar a condensação da água. A exactidão do sensor com a parte electrónica incorporada deve ter as seguintes tolerâncias: ± 3 % da leitura para λ < 2 ± 5 % da leitura para 2 ≤ λ < 5 ± 10 % da leitura para 5 ≤ λ Para se obter a exactidão acima especificada, o sensor deve ser calibrado conforme as instruções do fabricante. 9.3.3. Gases de calibração O prazo de conservação de todos os gases de calibração deve ser respeitado. A data de expiração desse prazo, indicada pelo fabricante dos gases, deve ser registada. 9.3.3.1. Gases puros A pureza exigida para os gases é definida pelos limites de contaminação abaixo indicados. Deve-se dispor dos seguintes gases: Azoto purificado (Contaminação ≤ 1 ppm C1, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) Oxigénio purificado (Pureza > 99,5 % vol O2) Mistura hidrogénio-hélio (40 % ± 2 % de hidrogénio, restante: hélio); (Contaminação ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2) Ar de síntese purificado (Contaminação ≤ 1 ppm C1, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) (Teor de oxigénio compreendido entre 18 e 21 % vol) 9.3.3.2. Gases de calibração Devem estar disponíveis misturas de gases com a composição química abaixo indicada: São admitidas outras combinações de gases desde que estes não reajam entre si. C3H8 e ar de síntese purificado (ver ponto 9.3.3.1.); CO e azoto purificado; NOx e azoto purificado (a quantidade de NO2 contida neste gás de calibração não deve exceder 5 % do teor de NO); CO2 e azoto purificado; CH4 e ar de síntese purificado; C2H6 e ar de síntese purificado; A concentração real de um gás de calibração deve ser o valor nominal com uma tolerância de ± 1 %, devendo a sua certificação ser feita conforme as normas nacionais e internacionais. Todas as concentrações dos gases de calibração devem ser indicadas em volume (percentagem ou ppm em volume).