D = percentagem da resposta do analisador na escala completa devido a A g) A percentagem de interferência do oxigénio (%O 2 I) deve ser inferior a ± 3,0 % relativamente a todos os gases de verificação da interferência do oxigénio necessários antes da realização do ensaio. h) Caso a interferência do oxigénio seja superior a ± 3,0 %, ajusta-se progressivamente o caudal de ar acima e abaixo das especificações do fabricante, repetindo-se o estabelecido no ponto 1.8.1 para cada caudal. i)