k) Utilizam-se as equações do anexo 5, apêndice A.2 (abordagem molar) ou A.1 (abordagem mássica), para determinar a equação do caudal da PDP para os ensaios de emissões; l) Deve verificar-se a calibração executando uma verificação do CVS (ou seja, uma verificação com propano) da forma descrita no ponto 8.1.8.5 abaixo; m) Não é permitido utilizar a PDP com uma pressão de entrada inferior à pressão ensaiada durante a calibração. 8.1.8.4.3. Calibração do CFV Um venturi de escoamento crítico (CFV) deve ser calibrado para verificar o seu coeficiente de descarga, C d, ao mais baixo diferencial de pressão estática esperado entre a entrada e a saída do CFV. Calibra-se um medidor de caudais da CFV do seguinte modo: a) Liga-se o sistema da forma representada na figura A.4-4; b)