os tempos de resposta física e eléctrica, que representam um filtro individual para cada tipo de opacímetro. O objectivo da aplicação de um filtro de Bessel consiste em garantir uma característica filtrante uniforme global de todo o sistema do opacímetro, que consiste em: - tempo de resposta física do opacímetro (tp); - tempo de resposta eléctrica do opacímetro (te); - tempo de resposta do filtro de Bessel aplicado (tF); O tempo global de resposta resultante do sistema, tAver, é dado por: 2 2 2 tAver = tF + tp + te , e deve ser igual para todas as espécies de opacímetros de modo a dar o mesmo valor de fumos. Assim sendo, um filtro de Bessel tem de ser criado de modo tal que o tempo de resposta do filtro (tF), juntamente com os tempos de resposta física (tp) e eléctrica (te) do opacímetro individual resultem no tempo de resposta global (tAver) requerido. Uma vez ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/215 que tp e te são valores dados para cada opacímetro, e tAver é definido como sendo 1,0 s no presente regulamento, tF pode ser calculado do seguinte modo: tF = tAver2 − tp2 − te2 Por definição, o tempo de resposta do filtro tF é o tempo de subida de um sinal de saída filtrado entre 10 % e 90 % num sinal de entrada em degrau. Assim sendo, a frequência de corte do filtro de Bessel tem de ser sujeita a iteração de modo tal que o tempo de resposta do filtro de Bessel se ajuste ao tempo de subida requerido. ]-[ la ng