1. EQUIPAMENTO (ver figura A8-I) O feixe de um colimador K com semidivergência β/2 = 17,4 × 104 rd é limitado por um diafragma Dτ com abertura de 6 mm, contra o qual se coloca o suporte da amostra. Uma lente acromática convergente L2 com correção das anomalias esféricas liga o diafragma Dτ ao recetor R; o diâmetro da lente L2 deve ser tal que não diafragme a luz difundida pela amostra num cone com semiângulo de ataque β/2 = 14°. Coloca-se um diafragma anular DD, com ângulos αo/2 = 1° e αmáx/2 = 12°, num plano focal imagem da lente L2. A parte central não transparente do diafragma é necessária para eliminar a luz proveniente diretamente da fonte luminosa. Deve ser possível retirar a parte central do diafragma do feixe luminoso de tal modo que ela volte exatamente à sua posição inicial. A distância L2 Dτ e a distância focal F2 (1) da lente L2 devem ser escolhidas de modo que a imagem de Dτ cubra completamente o recetor R. Quando o fluxo incidente inicial for referido a 1 000 unidades, a precisão absoluta de cada leitura deve ser superior a 1 unidade. 2. MEDIÇÕES Devem ser efetuadas as seguintes leituras: Quadro A8-3 Leituras Leitura Com amostra