4.3.1.3.4. O PNC deve: a) Funcionar em condições de fluxo total; b) Efetuar a contagem com uma exatidão de ± 10% no intervalo compreendido entre 1 por cm3 e o limiar superior a partir do qual o PNC deixa de poder funcionar em modo de contagem partícula a partícula, segundo uma norma adequada identificável. Em concentrações inferiores a 100 por cm3, poderão ser necessárias medições cuja média seja calculada para períodos de amostragem de longa duração, a fim de demonstrar a exatidão do PNC, com um grau elevado de confiança estatística; c) Ter uma resolução de pelo menos 0,1 partícula por cm3 a concentrações inferiores a 100 por cm3;