act ≥ (T ref – 0,02 T bináriomáxmapeado) potência e quer binário quer velocidade 8. MÉTODOS DE MEDIÇÃO 8.1. Verificações de calibração e de desempenho 8.1.1. Introdução O presente ponto descreve verificações e calibrações necessárias dos sistemas de medição. Ver ponto 9.4 para as especificações aplicáveis a cada um dos instrumentos. As calibrações ou verificações devem, em geral, ser executadas ao longo de toda a cadeia de medição. Se a calibração ou a verificação de uma parte de um sistema de medição não for especificada, essa parte do sistema deve ser calibrada e o seu desempenho verificado com uma frequência compatível com as recomendações do fabricante do sistema de medição e com as boas práticas de engenharia. Devem utilizar-se normas reconhecidas internacionalmente para cumprir as tolerâncias especificadas para as calibrações e verificações. 8.1.2. Síntese das calibrações e verificações O quadro 8.1 sintetiza as calibrações e as verificações descritas no ponto 8 e indica quando estas devem ser efetuadas. Quadro 8.1 Síntese das calibrações e verificações Tipo de calibração ou verificação Frequência mínima (4) 8.1.3.: Exatidão, repetibilidade e ruído