é a pressão absoluta à saída da bomba, em kPa. Deve executar-se um ajustamento linear pelo método dos mínimos quadrados para obter a equação de calibração como segue: (87) D 0 e m são as constantes da ordenada na origem e do declive, respectivamente, que descrevem as rectas de regressão. No que diz respeito ao sistema CVS com várias velocidades de funcionamento, as curvas de calibração obtidas para as diferentes gamas de caudais da bomba devem ser aproximadamente paralelas, e os valores da ordenada na origem (D 0) devem aumentar quando decrescer a gama do caudal da bomba. Os valores calculados a partir da equação devem situar-se a ±0,5 % do valor medido de V 0. Os valores de m variam de uma bomba para outra. O influxo de partículas ao longo do tempo fará com que o escorregamento da bomba diminua, conforme reflectido pelos valores inferiores de m. Assim sendo, a calibração deve ser efectuada aquando da entrada em serviço da bomba, após qualquer operação importante de manutenção e se a verificação total do sistema indicar uma alteração da taxa de escorregamento. 9.5.3. Calibração do venturi de escoamento crítico (CFV) A calibração do CFV é baseada na equação de caudal de um venturi de escoamento crítico. O caudal de gás é função da pressão e da temperatura à entrada do venturi. Para determinar a gama de escoamento crítico, deve traçar-se uma curva de K v em função da pressão à entrada do venturi. Para um escoamento crítico (bloqueado), K v terá um valor sensivelmente constante. Quando a pressão diminui (e a depressão aumenta), o venturi desbloqueia-se e K v diminui, o que indica que o CFV está a funcionar fora da gama admissível. 9.5.3.1. Análise dos dados Deve calcular-se o caudal de ar (qvCVS ) em cada posição de restrição (mínimo 8 posições) em m3/s a partir dos valores de medição do medidor de caudais, segundo o método prescrito pelo fabricante. Deve calcular-se o coeficiente de calibração a partir dos dados de calibração para cada posição como segue: