a) Abordagem molar. Para calibrar um medidor de caudais SSV, efetuam-se as operações seguintes: i) Calcula-se o número de Reynolds, Re #, para cada caudal molar de referência utilizando o diâmetro da garganta do venturi, d t. Dado que a viscosidade dinâmica, μ, é necessária para calcular Re #, pode usar-se um modelo de viscosidade específico para determinar μ para o gás de calibração (habitualmente, o ar), de acordo com as boas práticas de engenharia. Em alternativa, pode usar-se o modelo de viscosidade de Sutherland com três coeficientes para calcular μpor aproximação: (A.7–66) em que: