dew observado durante o ensaio. 9.4.5. Especificações adicionais Todas as peças do sistema de diluição e do sistema de recolha de amostras, desde o tubo de escape até ao suporte dos filtros, que estejam em contacto com gases de escape brutos ou diluídos, devem ser concebidas para minimizar a deposição ou alteração das partículas. Todas as peças devem ser feitas de materiais condutores de electricidade que não reajam a componentes dos gases de escape, e devem ser ligadas à terra para impedir efeitos electrostáticos. 9.4.6. Calibração dos aparelhos de medição de caudais 9.4.6.1. Características gerais Cada medidor de caudais utilizado num sistema de recolha de partículas e de diluição do caudal parcial do fluxo é sujeito à verificação da linearidade, conforme o ponto 9.2.1., tantas vezes quantas as necessárias a fim de cumprir os requisitos de exactidão do presente gtr. No que se refere aos valores de referência do caudal, deve ser utilizado um medidor de caudais exacto, certificado de acordo com normas internacionais e/ou nacionais. 9.4.6.2. Calibração para a medição do caudal diferencial (diluição do caudal parcial apenas) O medidor de caudais ou os aparelhos de medição de caudais são calibrados de acordo com um dos seguintes procedimentos, de modo que o caudal da sonda qm p para o túnel obedeça aos requisitos de exactidão do ponto 9.4.4.: a) o medidor de caudais para o qm dw é ligado em série ao medidor para o qm dew, sendo a diferença entre os dois medidores calculada em, pelo menos, 5 pontos de regulação com os valores de caudal igualmente espaçados entre o valor mais baixo do qm dw utilizado durante o ensaio e o valor do qm