2,42. em que : i é o valor da leitura inicial, f é o valor da leitura final. 3. CALIBRAGEM DO ANALISADOR DE HIDROGÉNIO O analisador deve ser calibrado usando uma mistura de hidrogénio e ar sintético purificado (ver n.o 4.8.2 do anexo 7) Cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas deve ser calibrada pelo processo a seguir indicado. 3.1. Determina-se a curva de calibragem através de, pelo menos, cinco pontos de calibragem espaçados tão uniformemente quanto possível ao longo da gama de funcionamento. A concentração nominal do gás de calibragem com a concentração mais elevada deve ser, pelo menos, igual a 80 % da escala completa. 3.2. Calcula-se a curva de calibragem pelo método dos quadrados mínimos. Se o grau do polinómio resultante for superior a 3, o número de pontos de calibragem deve ser, pelo menos, igual ao número do grau do polinómio acrescido de 2.