O PNC deve cumprir as prescrições do ponto 1.3.4. 2. CALIBRAÇÃO/VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA DE AMOSTRAS DE PARTÍCULAS (1) 2.1. Calibração do contador do número de partículas 2.1.1. O serviço técnico verificará a existência de um certificado de calibração do PNC que ateste a sua conformidade com uma norma identificável, estabelecida no período de 12 meses anterior ao ensaio das emissões. 2.1.2. O PNC deve também ser recalibrado após qualquer operação de manutenção importante, sendo neste caso necessário um novo certificado de calibração. 2.1.3. A calibração deve ser efetuada de acordo com um método de calibração normalizado: a) Por comparação da resposta do PNC a calibrar com a de um eletrómetro de aerossol calibrado que analise simultaneamente as partículas-padrão separadas eletroestaticamente; ou b) Por comparação da resposta do PNC a calibrar com a de um segundo PNC que tenha sido diretamente calibrado pelo método descrito acima.