período de tempo e, como tal, também devem basear-se em medições da potência real. ---pagebreak--- 6.3.2013 PT Jornal Oficial da União Europeia L 63/79 Resolução: Para medições diretas de potência, a resolução dos aparelhos de medida deve estar em conformi­ dade com os seguintes requisitos da IEC 62301: «O instrumento de medição da potência terá uma resolução de: — 0,01 W ou melhor para as medições de potência de 10 W ou inferiores; — 0,1 W ou melhor para as medições de potência superiores a 10 W e não superiores a 100 W; — 1 W ou melhor para as medições de potência superiores a 100 W.» (12) Para além disso, os aparelhos de medida deverão ter uma resolução de 10 W ou superior para medições de potência acima dos 1,5 kW. As medições de energia acumulada devem ter resoluções que estejam de forma geral em consonância com esses valores quando convertidas para potência média. Para medições de energia acumulada, o valor mais importante para determinar a precisão necessária é o valor máximo de potência durante o período de medições, não a média, uma vez que é o valor máximo que determina o aparelho de medida e a configuração. Precisão As medições efetuadas no âmbito destes procedimentos devem ter sempre um grau de precisão de, pelo menos, 5 %, embora os fabricantes consigam normalmente melhor. Os procedimentos de ensaio podem