1.3.3. Análise da massa de hidrocarbonetos totais (THC) – motores de ignição por compressão: O analisador deve ser do tipo de ionização por chama, com detector, válvulas, tubagens, etc., aquecidos a 463 K (190 °C) ±10 K (HFID). É calibrado com gás propano expresso em equivalente de átomos de carbono (C1). 1.3.4. Análise de óxidos de azoto (NOx): O analisador deve ser quer do tipo de quimiluminescência (CLA), quer do tipo não dispersivo de absorção de ressonância no ultravioleta (NDUVR), ambos com conversores NOx-NO. 1.3.5. Análise do metano (CH4): O analisador deve ser do tipo de cromatógrafo em fase gasosa, combinado com ionização por chama (FID), ou do tipo de ionização por chama (FID) com um separador de hidrocarbonetos não-metânicos, calibrado com propano expresso em equivalente de átomos de carbono (C1). 1.3.6. Os analisadores devem ter uma gama de medição compatível com a precisão requerida para a medição das concentrações de poluentes nas amostras de gases de escape. 1.3.7. O erro de medição não deve ser superior a ± 2 % (erro intrínseco do analisador), não tendo em conta o verdadeiro valor dos gases de calibração. 1.3.8. Para concentrações inferiores a 100 ppm, o erro de medição não deve exceder ± 2 ppm. 1.3.9. A amostra de ar ambiente deve ser medida no mesmo analisador com uma gama adequada. 1.3.10. Não deve ser utilizado qualquer dispositivo de secagem do gás a montante dos analisadores, a menos que seja demonstrado que tal não produz qualquer efeito sobre o teor em poluentes do caudal de gases. 1.4. Descrições do sistema recomendado A figura 10 apresenta o desenho esquemático do sistema de recolha de amostras das emissões gasosas Figura 10 Esquema de recolha de amostras das emissões gasosas Os componentes do sistema são os seguintes: 1.4.1.