c pre,s é a concentração do gás de calibração medida pelo analisador antes do ensaio, em ppm c post,z é a concentração do gás de colocação no zero medida pelo analisador após o ensaio, em ppm c post,s é a concentração do gás de calibração medida pelo analisador após o ensaio, em ppm cgas é a concentração do gás da amostra, em ppm Devem ser calculadas duas séries de resultados de medições de emissões específicas para cada componente, em conformidade com o ponto 8.6.3, depois da aplicação de quaisquer outras correções. Deve calcular-se uma série, utilizando concentrações não corrigidas, e a outra série, utilizando as concentrações corrigidas dos efeitos da deriva de acordo com a equação 66.