Repetem-se os passos das alíneas f) e g) do presente ponto para registar os dados para pelo menos 10 caudais. i) Determina-se uma forma funcional de C d em função de Re utilizando os dados recolhidos e as equações dos apêndices A.7-A.8; j) Deve verificar-se a calibração executando uma verificação do CVS (ou seja, uma verificação com propano) da forma descrita no ponto 8.1.8.5, utilizando a nova equação C d em função de Re; k) O SSV só pode ser utilizado entre os caudais mínimo e máximo calibrados; l) Utilizam-se as equações do anexo 4B, apêndice A.7 (abordagem molar) ou anexo 4B, apêndice A.8 (abordagem mássica) para determinar o caudal do SSV durante um ensaio. 8.1.8.4.5. Calibração ultrassónica (reservado) Figura 8.1 Diagramas esquemáticos da calibração do CVS para o caudal dos gases de escape diluídos 8.1.8.5. Verificação de CVS e do amostrador por lotes (verificação com propano) 8.1.8.5.1. Introdução a)