3.1. Medição em gases brutos O presente ponto é aplicável se o CO2 for medido nos gases de escape brutos. 3.1.1. Medição Deve utilizar-se um analisador não dispersivo de infravermelhos (NDIR) para medir o CO2 dos gases de escape brutos emitidos pelo motor em ensaio, em conformidade com o ponto 9.4.6 do anexo 4B do presente regulamento. O sistema de medição deve cumprir os requisitos de linearidade do ponto 8.1.4 do anexo 4B do presente regulamento. O sistema de medição deve cumprir os requisitos do ponto 8.1.9 do anexo 4B do presente regulamento. 3.1.2. Avaliação dos dados Registam-se e armazenam-se os dados pertinentes em conformidade com o ponto 7.8.3.2 do anexo 4B do presente regulamento. 3.1.3. Cálculo das emissões médias do ciclo Se forem medidas em base seca, aplica-se a correção base seca/base húmida, em conformidade com o ponto A.8.2.2 do apêndice 8 ou o ponto A.7.3.2 do apêndice 7 do anexo 4B do presente regulamento, aos valores da concentração instantânea antes de se fazerem outros cálculos. Calcula-se a massa de CO2 (g/ensaio) multiplicando as concentrações instantâneas temporalmente alinhadas do caudal de CO2 pelo caudal dos gases de escape com integração ao longo do ciclo de ensaio em conformidade com as disposições de uma das alíneas seguintes: a) Ponto A.8.2.1.2 e ponto A.8.2.5 do apêndice 8 do anexo 4B, utilizando os valores de u do CO2 do quadro A.8.1 ou calculando os valores de u em conformidade com o ponto A.8.2.4.2 do apêndice 8 do anexo 4B do presente regulamento; b) Ponto A.7.3.1 e ponto A.7.3.3 do apêndice 7 do anexo 4B do presente regulamento. 3.2. Medição em gases diluídos