Para efeitos do controlo de um sistema de diluição do caudal parcial, é necessária uma resposta mais rápida. Para os sistemas de diluição do escoamento parcial com controlo em linha, é necessário um tempo de resposta ≤ 0,3 s. Para os sistemas de diluição do caudal parcial com controlo antecipado baseado num ensaio pré-registado, é necessário um tempo de resposta no sistema de medição do caudal dos gases de escape de ≤ 5 s, com um tempo de subida ≤ 1 segundo. O tempo de resposta do sistema deve ser especificado pelo fabricante do instrumento. Os requisitos combinados para o tempo de resposta do sistema de medição do caudal dos gases de escape e de diluição do caudal parcial são indicados no ponto 9.4.6.1. 8.4.1.3. Método de medição direta A medição direta do caudal instantâneo dos gases de escape deve ser efetuada pelos seguintes sistemas: a) Dispositivos de diferencial de pressão, tal como tubeiras de caudal (ver norma ISO 5167); b) Medidor de caudais ultrassónico; c) Medidor de caudais por vórtices. Devem ser tomadas precauções para evitar erros de medição suscetíveis de influenciar os valores das emissões. Tais precauções incluem a instalação cuidadosa do dispositivo no sistema de escape do motor, de acordo com as recomendações do fabricante e com as boas práticas de engenharia. Em especial, o rendimento do motor e as emissões não devem ser afetados pela instalação do dispositivo. Os medidores de caudais devem cumprir os requisitos de linearidade do ponto 9.2. 8.4.1.4. Método de medição do ar e do combustível