d) introduz-se um gás marcador no tubo de transferência TT; este gás marcador pode ser um componente dos gases de escape, como o CO2 ou os NOx; após diluição no túnel mede-se a quantidade do gás marcador; após diluição no túnel mede-se a quantidade do gás marcador em relação a 5 razões de diluição compreendidas entre 3 e 50: A exactidão do caudal da amostra é determinada a partir da relação de diluição r d: qm p = qm dew/r d (74) Têm-se em consideração as exactidões dos analisadores de gás para garantir a exactidão de qm p. 9.4.7. Disposições especiais para sistemas de diluição do caudal parcial 9.4.7.1. Verificação do caudal de carbono Recomenda-se vivamente uma verificação do caudal de carbono que utilize os gases de escape reais para detectar problemas de medição e de controlo e verificar o funcionamento correcto do sistema de diluição do caudal parcial. A verificação do caudal de carbono deve ser efectuada, pelo menos, quando se instala um novo motor ou quando se muda algum elemento significativo na configuração da célula de ensaio.