= temperatura à entrada do tubo de Venturi (K), Pv = pressão absoluta à entrada do tubo de Venturi (kPa). Estabelece-se a curva de Kv enquanto função da pressão à entrada do tubo de Venturi. Para um escoamento sónico, Kv tem um valor sensivelmente constante. Quando a pressão diminui (e a depressão aumenta), o tubo de Venturi desbloqueia-se e Kv decresce. As variações resultantes de Kv não são admissíveis. Para um número mínimo de oito pontos na região crítica, calcula-se o Kv médio e o desvio-padrão. Se o desvio-padrão exceder 0,3 % do Kv médio, devem-se tomar medidas corretivas. 3. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA 3.1. Requisitos gerais Determina-se a precisão global do sistema de recolha de amostras CVS e de análise, introduzindo uma massa conhecida de gás poluente no sistema enquanto este estiver a funcionar como para um ensaio normal; em seguida, efetua-se a análise e calcula-se a massa de poluente segundo as fórmulas constantes do ponto 6.6 do anexo 4a, tomando, todavia, como massa volúmica do propano o valor de 1,967 g/l em condições normais. As duas técnicas a seguir descritas garantem uma precisão suficiente. O desvio máximo admissível entre a quantidade de gases introduzida e a quantidade de gases medida é de 5 %. 3.2. Método CFO