1.7.7. Desactivação do ozonizador Desactiva-se o ozonizador. A mistura de gases descrita no ponto 1.7.6 passa através do conversor para o detector. Regista-se a concentração «b» indicada (o analisador está no modo NOx). 1.7.8. Modo NO Comutado para o modo NO com o ozonizador desactivado, o caudal de oxigénio ou de ar de síntese é também desligado. A leitura de NOx do analisador não deve desviar-se mais de ± 5 % do valor medido de acordo com o ponto 1.7.2. (o analisador está no modo NO). 1.7.9. Intervalo dos ensaios O rendimento do conversor deve ser ensaiada antes de cada calibração do analisador de NOx. 1.7.10. Rendimento exigido O rendimento do conversor não deve ser inferior a 90 %, mas recomenda-se vivamente um rendimento, mais elevado, de 95 %. Nota: Se, estando o analisador na gama mais comum, o ozonisador não permitir obter uma redução de 80 % para 20 % de acordo com o ponto 1.7.5., deve-se utilizar a gama mais alta que dê esta redução. Figura 6 Desenho esquemático do dispositivo de medição do rendimento do conversor de NOx