A eficiência do conversor E NOx não deve ser inferior a 95 %. Se, estando o analisador na gama mais comum, o ozonizador não permitir obter uma redução de 80 % para 20 %, conforme o ponto 9.3.6.5, deve utilizar-se a gama mais alta que dê esta redução. 9.3.7. Regulação do FID 9.3.7.1. Optimização da resposta do detector O detector FID deve ser regulado em conformidade com as instruções fornecidas pelo fabricante. Deve utilizar-se um gás de calibração constituído por propano / ar para optimizar a resposta na gama de funcionamento mais comum. Com os caudais de combustível e de ar regulados de acordo com as recomendações do fabricante, deve introduzir-se no analisador um gás de calibração com uma concentração de 350 ppm ± 75 ppm C. Deve determinar-se a resposta a um dado caudal de combustível a partir da diferença entre a resposta com um gás de calibração e a resposta com um gás de colocação no zero. O caudal de combustível deve ser aumentado e reduzido progressivamente em relação à especificação do fabricante. Devem registar-se as respostas com o gás de calibração e com o gás de colocação no zero a esses caudais de combustível. Deve traçar-se a curva da diferença entre as duas respostas e ajustar-se o caudal de combustível em função da parte rica da curva. Esta é a regulação inicial do caudal, que poderá necessitar de uma maior optimização consoante os resultados dos factores de resposta aos hidrocarbonetos e da verificação da interferência do oxigénio, de acordo com os pontos 9.3.7.2 e 9.3.7.3. Se os factores de interferência do oxigénio ou de resposta aos hidrocarbonetos não respeitarem as especificações a seguir indicadas, o caudal de ar deve ser progressivamente aumentado e reduzido relativamente às especificações do fabricante, e os pontos 9.3.7.2 e 9.3.7.3 devem ser repetidos para cada caudal. A título facultativo, a optimização pode ser feita mediante os procedimentos esboçados no documento SAE n.o 770141. 9.3.7.2. Factores de resposta aos hidrocarbonetos Deve proceder-se à verificação da linearidade do analisador utilizando a mistura propano/ar e ar de síntese purificado, conforme o ponto 9.2.1.3. Os factores de resposta devem ser determinados ao colocar um analisador em serviço e após longos intervalos de manutenção. O factor de resposta (r h) para uma dada espécie de hidrocarboneto é a relação entre a leitura C1 no FID e a concentração de gás no cilindro, expressa em ppm C1.