Faz-se o motor funcionar à carga e à velocidade de binário de pico ou a qualquer outra velocidade estabilizada que produza 5 % ou mais de CO2. O sistema de recolha de amostras de caudal parcial deve funcionar com um factor de diluição de cerca de 15 para 1. Se for efectuada uma verificação do caudal de carbono, deve ser aplicado o procedimento indicado no apêndice 5. Os caudais de carbono são calculados conforme as equações 80 a 82 do apêndice 5. Todos os caudais de carbono devem concordar a 3 %. 9.4.7.2. Verificação pré-ensaio Duas horas antes da realização ensaio, deve efectuar-se uma verificação pré-ensaio, do seguinte modo: Deve verificar-se a exactidão dos medidores de caudais pelo mesmo método que o utilizado para a calibração (ver ponto 9.4.6.2.) para, pelo menos, dois pontos, incluindo valores do caudal de qm dw que correspondam a razões de diluição compreendidas entre 5 e 15 para o valor de qm dew utilizado durante o ensaio. Caso se possa demonstrar, através de registos do método de calibração descrito no ponto 9.4.6.2., que a calibração dos medidores de caudais é estável durante um período de tempo maior, a verificação pré-ensaio pode ser omitida. 9.4.7.3. Determinação do tempo de transformação As regulações do sistema para a avaliação do tempo de transformação são exactamente as mesmas que durante a medição do ensaio. Determina-se o tempo de transformação através do seguinte método. Instala-se em série com a sonda, e estreitamente ligado a esta, um medidor de caudais de referência independente e com uma gama de medição adequada ao caudal da sonda. Este medidor de caudais deve ter um tempo de transformação inferior a 100 ms para a dimensão do patamar do caudal utilizado na medição do tempo de resposta, com uma restrição do caudal suficientemente baixa para não afectar o rendimento dinâmico do sistema de diluição do caudal parcial e consistente com as boas práticas de engenharia. Faz-se variar o caudal dos gases de escape (ou o caudal de ar, se o caudal dos gases de escape estiver a ser calculado) do sistema de diluição do caudal parcial, desde um valor baixo até, pelo menos, 90 % da escala completa. O iniciador para a variação de patamar deve ser o mesmo que o utilizado para dar início ao controlo antecipado no ensaio real. Registam-se o estímulo do patamar do caudal dos gases de escape e a resposta do medidor de caudais a uma frequência de amostragem de, pelo menos, 10 Hz.