b) Nas condutas de transferência dos THC deve ser mantida uma temperatura das paredes ao longo de toda a conduta de (191 ±11) °C. Se a recolha de amostras for feita a partir de gases de escape brutos, pode-se ligar diretamente uma conduta de transferência não aquecida e isolada a uma sonda. O comprimento e o isolamento da conduta de transferência devem ser concebidos para arrefecer a temperatura mais elevada dos gases escape brutos prevista para uma temperatura não inferior a 191 ° C, tal como medida à saída da conduta de transferência. No caso da recolha de amostras num caudal diluído, é permitida uma zona de transição entre a sonda e a conduta de transferência com o comprimento máximo de 0,92 m para fazer a transição da temperatura das paredes para (191 ±11) °C. 9.3.2.3. Componentes do condicionamento das amostras 9.3.2.3.1. Secadores de amostras 9.3.2.3.1.1. Requisitos O instrumento utilizado para remover a humidade deve satisfazer os requisitos mínimos estabelecidos no ponto seguinte. Na equação (A.8-14) usa-se um teor de humidade de 0,8 % H2O. Para a mais elevada concentração de vapor de água prevista, H m, a técnica de remoção de água deve manter a humidade no CLD a ≤ 5 g de água/kg de ar seco (ou cerca de 0,8 % do volume de H2O), o que corresponde a 100 % de humidade relativa a 3,9 °C e 101,3 kPa. Esta especificação para a humidade é igualmente equivalente a cerca de 25 % de humidade relativa a 25 °C e 101,3 kPa. Este controlo pode ser efetuado através da medição da temperatura à saída de um desumidificador térmico, ou mediante a medição da humidade imediatamente a montante do CLD. 9.3.2.3.1.2. Tipos de secadores de amostras permitidos e procedimento para estimar o teor de humidade após a passagem pelo secador Pode utilizar-se qualquer dos tipos de secador de amostras descritos no presente ponto para reduzir os efeitos de água nas medições de emissões gasosas. a) Se for usado um secador de membrana osmótica a montante de qualquer analisador de gases ou dispositivo de recolha, o mesmo deve satisfazer as especificações de temperatura constantes do ponto 9.3.2.2. Deve monitorizar-se o ponto de orvalho, T