2.3.2. O recinto deve ser bloqueado na posição de volume nominal. 2.3.3. Liga-se então o sistema de regulação da temperatura ambiente (se ainda não estiver ligado), regulando-o para uma temperatura inicial de 293 K. 2.3.4. Quando a temperatura do recinto estabilizar a 293 K ± 2 K, veda-se o recinto e mede-se a concentração de fundo, a temperatura e a pressão barométrica. Obtêm-se assim os valores das leituras iniciais CH2i, Ti e Pi utilizados na calibração do recinto. 2.3.5. Deve-se desbloquear o recinto da posição de volume nominal.