4.2.2. O fluxo que atravessa a aparelhagem deve ser suficiente para impedir a condensação de água em quaisquer condições que possam ser encontradas durante um ensaio, conforme o disposto no apêndice 5 do presente anexo. 4.2.3. O apêndice 5 descreve exemplos de três tipos de sistemas de recolha a volume constante que correspondem às disposições do presente anexo. 4.2.4. A mistura de ar e de gases de escape deve ser homogénea no ponto S2 da sonda de recolha. 4.2.5. A sonda deve recolher uma amostra representativa dos gases de escape diluídos. 4.2.6. O sistema não pode apresentar fugas de gás. A sua concepção e os seus materiais devem ser tais que a concentração dos poluentes nos gases de escape diluídos não seja afectada. Se um componente da aparelhagem (permutador de calor, ventilador, etc.) influir na concentração de um gás poluente qualquer nos gases diluídos, a amostra deste poluente deve ser recolhida a montante desse componente, se for impossível resolver este problema. 4.2.7. Se o veículo ensaiado tiver um sistema de escape com várias saídas, os tubos de ligação devem estar ligados entre si tão perto do veículo quanto possível sem afectar negativamente o seu funcionamento. 4.2.8. A aparelhagem não deve originar na ou nas saídas de escape do veículo variações da pressão estática com um desvio superior a ±1,25 kPa em relação às variações de pressão estática medidas no decurso do ciclo de ensaio no banco sem que a ou as saídas de escape estejam ligadas à aparelhagem. Utiliza-se uma aparelhagem de recolha que permita reduzir estas tolerâncias para ±0,25 kPa se o fabricante o requerer por escrito à entidade administrativa que emitir a homologação, demonstrando a necessidade desta redução. A contrapressão deve ser medida tão perto quanto possível do interior da extremidade do tubo de escape, ou num prolongamento que tenha o mesmo diâmetro. 4.2.9. As diversas válvulas que permitem dirigir o fluxo de gases de escape devem ser de regulação e acção rápidas. 4.2.10. As amostras de gases são recolhidas em sacos de capacidade suficiente. Estes sacos são feitos de um material tal que o teor de gases poluentes não seja modificado em mais de ±2 % após 20 minutos de armazenamento. 4.3. Equipamento de análise Disposições 4.3.1.1. Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados: monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2): analisador do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR).