2.6. Requisitos de calibração adicionais para sistemas de diluição do caudal parcial 2.6.1. Calibração periódica Se o caudal da amostra de gases for determinado por medição diferencial, o medidor de caudais ou os instrumentos de medição devem ser calibrados através de um dos procedimentos a seguir indicados, de modo tal que o caudal deG SE à entrada do túnel satisfaça os requisitos de exatidão do anexo 4A, apêndice 1, ponto 2.4: O medidor de caudais para o G DILW deve estar ligado em série ao medidor de caudais para o G TOTW, sendo a diferença entre os dois medidores calibrada em, pelo menos, 5 pontos de regulação com valores de caudal igualmente espaçados entre o valor mais baixo de G DILW utilizado durante o ensaio e o valor de G TOTW utilizado durante o ensaio. O túnel de diluição pode ser colocado em derivação. Liga-se em série um aparelho calibrado de medição do caudal mássico ao medidor de caudais para o GTOTW e verifica-se a exatidão em relação ao valor utilizado para o ensaio. Liga-se em série um aparelho calibrado de medição do caudal mássico ao medidor de caudais para o G DILW e verifica-se a exatidão em relação ao valor utilizado para o ensaio para pelo menos 5 pontos correspondentes a uma razão de diluição compreendida entre 3 e 50, relativa ao GTOTW utilizado durante o ensaio Desliga-se o tubo de transferência TT do escape e liga-se ao tubo de transferência um dispositivo de medição de caudais calibrado com uma gama adequada à medição deGSE. Regula-se então G TOTW no valor utilizado no ensaio e G DILW é regulado sequencialmente em pelo menos cinco valores correspondentes a razões de diluição q entre 3 e 50. Em alternativa, pode existir um percurso de calibração especial do caudal em que o túnel seja colocado em derivação mas o caudal total e do ar de diluição através dos aparelhos de medição correspondentes sejam os mesmos que no ensaio real. Introduz-se um gás marcador no tubo de transferência TT. Esse gás marcador pode ser um componente dos gases de escape, como o CO2 ou o NOx. Após diluição no túnel, mede-se a quantidade do gás marcador em relação a cinco razões de diluição compreendidas entre 3 e 50. A exatidão do caudal da amostra determina-se a partir da razão de diluição q: