propileno e ar purificado: 0,90 < Rf < 1,00 tolueno e ar purificado: 0,90 < Rf < 1,00 O factor de reacção (Rf) de 1,00 corresponde ao propano-ar purificado. 2.4. Verificação da interferência do oxigénio e limites recomendados O factor de reacção deve ser determinado conforme descrito no ponto 2.3. O gás de ensaio a utilizar e a gama recomendada do factor de reacção são: propano e azoto: 0,95 < Rf < 1,05 3. ENSAIO DA EFICIÊNCIA DO CONVERSOR DE NOx A eficiência do conversor utilizado para a conversão de NO2 em NO deve ser ensaiada da seguinte forma: com um ozonizador, em conformidade com a montagem de ensaio apresentada na figura 6/1 e com o processo adiante descrito. 3.1. Calibra-se o analisador na gama mais correntemente utilizada, em conformidade com as instruções do fabricante, com um gás que leve a escala a zero e um gás de calibração (este último deve ter um teor em NO correspondente a cerca de 80% da escala completa, e a concentração de NO2 na mistura de gases deve ser inferior a 5% da concentração de NO). O analisador de NOx deve estar no modo NO para que o gás de calibração não passe através do conversor. Regista-se a concentração indicada. 3.2. Por uma ligação em T, adiciona-se de modo contínuo oxigénio ou ar sintético à corrente de gás até que a concentração indicada seja cerca de 10% inferior à concentração de calibração indicada tal como especificada no ponto 3.1. Regista-se a concentração indicada (c). O ozonizador deve permanecer desligado durante toda esta operação.