sendo: i o índice do valor inicial, f o índice do valor final. 3. VERIFICAÇÃO DO ANALISADOR FID DE HIDROCARBONETOS (DETECTOR DO TIPO DE IONIZAÇÃO POR CHAMA) 3.1. Optimização da resposta do detector O detector deve ser regulado em conformidade com as instruções fornecidas pelo fabricante. Deve-se utilizar propano diluído em ar para optimizar a resposta na gama de funcionamento mais comum. 3.2. Calibração do analisador de hidrocarbonetos O analisador deve ser calibrado utilizando propano diluído em ar e ar de síntese purificado. Ver o ponto 4.5.2 do anexo 4 (gases de calibração). Determinar a curva de calibração conforme descrito nos pontos 4.1 a 4.5 do presente apêndice. 3.3. Verificação da interferência do oxigénio e limites recomendados O factor de resposta (Rf) relativo a uma determinada espécie de hidrocarboneto é a relação entre a leitura C1 do FID e a concentração no cilindro de gás, expressa em ppm de C1. A concentração do gás de calibração deve estar a um nível que dê uma resposta de cerca de 80 % da deflexão da escala completa para as gamas de funcionamento. A concentração deve ser conhecida com uma precisão de ±2 % em relação a um padrão gravimétrico expresso em volume. Além disso, o cilindro de gás deve ser pré-condicionado durante 24 horas a uma temperatura compreendida entre 293 K e 303 K (20 e 30° C). Os factores de resposta devem ser determinados ao colocar um analisador em serviço e, daí em diante, a intervalos pré-estabelecidos (por exemplo, grandes manutenções). O gás de referência a utilizar é propano diluído com ar purificado, cujo factor de resposta é de 1,00. O gás de ensaio a utilizar para a verificação da interferência do oxigénio e a gama de factores de resposta recomendada são os seguintes: propano e azoto: 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05. 4. CALIBRAÇÃO DO ANALISADOR DE HIDROCARBONETOS Cada uma das gamas de funcionamento normalmente utilizadas deve ser calibrada pelo processo a seguir indicado. 4.1. Determina-se a curva de calibração através de, pelo menos, cinco pontos de calibração espaçados tão uniformemente quanto possível ao longo da gama de funcionamento. A concentração nominal do gás de calibração com a concentração mais elevada deve ser, pelo menos, igual a 80 % da escala completa.