é a concentração do CO2 diluído, medida com o NDIR, em % C é a concentração do NO diluído, medida com o (H)CLD, em ppm D é a concentração do NO não diluído, medida com o (H)CLD, em ppm Podem utilizar-se métodos alternativos de diluição e de quantificação dos valores dos gases de calibração do CO2 e do NO, tais como a mistura dinâmica, mediante autorização da entidade homologadora. 9.3.9.2.2. Verificação do efeito de atenuação da água Esta verificação aplica-se apenas às medições das concentrações de gases em base húmida. O cálculo do efeito de atenuação da água deve tomar em consideração a diluição do gás de calibração do NO com vapor de água e o estabelecimento de uma relação entre a concentração de vapor de água da mistura e a prevista durante o ensaio. Faz-se passar um gás de calibração do NO com uma concentração de 80 % a 100 % da escala completa da gama de funcionamento normal através do (H)CLD e regista-se o valor de NO como D. Deixa-se borbulhar o gás de calibração do NO através de água à temperatura ambiente, fazendo-se passar esse gás através do (H)CLD e regista-se o valor de NO como C. Determina-se a temperatura da água e regista-se como F. Determina-se a pressão do vapor de saturação da mistura que corresponde à temperatura da água borbulhada (F) e regista-se como G.