8.5.2. Determinação dos componentes gasosos 8.5.2.1. Introdução Os componentes gasosos nos gases de escape diluídos, emitidos pelo motor submetido a ensaio, devem ser medidos através dos métodos descritos no apêndice 3. A diluição dos gases de escape deve ser feita com ar ambiente filtrado, ar de síntese ou azoto. A capacidade de escoamento do sistema de caudal total deve ser suficiente para eliminar completamente a condensação de água nos sistemas de diluição e amostragem. A avaliação dos dados e os métodos de cálculo são descritos nos pontos 8.5.2.2 e 8.5.2.3. 8.5.2.2. Avaliação dos dados Os dados pertinentes das emissões devem ser registados e armazenados em conformidade com o ponto 7.6.6. 8.5.2.3. Cálculo das emissões mássicas 8.5.2.3.1. Sistemas com caudal mássico constante No que diz respeito aos sistemas com permutador de calor, deve determinar-se a massa dos poluentes a partir da seguinte equação: (em g/ensaio) (56) em que: u gas é o respectivo valor do componente dos gases de escape do quadro 6 u gas é a relação entre a densidade do componente dos gases de escape e a densidade do ar; c gas