medida que deixa o tubo de escape. Com este tipo de opacímetro, o comprimento efectivo do percurso óptico é função da concepção do tubo de escape e da distância entre a extremidade do tubo de escape e o opacímetro. ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/197 T1 (optional) LD LS OPL CL CL EP Figura 23 - Opacímetro de fluxo total Legenda da figura 23: EN PT Optional Facultativo 3.2.1. Componentes da figura 23 EP Tubo de escape Com um opacímetro em linha, não deve haver alterações do diâmetro do tubo de escape na zona compreendida entre três diâmetros do tubo de escape antes e depois da zona de medição. Se o diâmetro da zona de medição for maior do que o diâmetro do tubo de escape, recomenda-se um tubo gradualmente convergente antes da zona de medição. Com um opacímetro de fim de linha, os últimos 0,6 m do tubo de escape devem ter uma secção circular e estar isentos de cotovelos e curvas. A extremidade do tubo de escape