8.2.1.1.2. Caudais constantes Para um dado par de medidores de caudais, usa-se a amostra e os caudais totais registados ou as suas médias de 1 Hz para demonstrar que cada caudal se manteve constante, com uma aproximação de ±2,5 % ao respetivo caudal médio ou caudal-alvo. Em vez de registar o caudal de cada tipo de medidor, podem usar-se as opções seguintes: a) Opção com venturi de escoamento crítico. Com venturis de escoamento crítico, usam-se as condições registadas à entrada do venturi ou as respetivas médias de 1 Hz. Deve demonstrar-se que a densidade do caudal à entrada do venturi se manteve constante com uma aproximação de ±2,5 % ao valor médio ou ao valor-alvo da densidade ao longo de cada intervalo de ensaio. No caso de um venturi de escoamento crítico, isto pode demonstrar-se mostrando que temperatura absoluta à entrada do venturi se manteve constante com uma aproximação de ±4 % ao valor médio ou ao valor-alvo da temperatura ao longo de cada intervalo de ensaio; b) Opção da bomba volumétrica. Usam-se as condições registadas à entrada da bomba ou as respetivas médias de 1 Hz. Deve demonstrar-se que a densidade do caudal à entrada da bomba se manteve constante com uma aproximação de ±2,5 % ao valor médio ou ao valor-alvo da densidade ao longo de cada intervalo de ensaio. No caso de uma bomba CSV, isto pode demonstrar-se mostrando que temperatura absoluta à entrada da bomba se manteve constante com uma aproximação de ±2 % ao valor médio ou ao valor-alvo da temperatura ao longo de cada intervalo de ensaio. 8.2.1.1.3. Demonstração da recolha proporcional de amostras