9.5.2.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (qv CVS) em cada posição de restrição (mínimo 6 posições) em m3/s (condições normais) a partir dos valores de medição do medidor de caudais, segundo o método prescrito pelo fabricante. Converte-se então o caudal de ar em caudal da bomba (V 0) em m3/rot à temperatura e à pressão absolutas à entrada da bomba como segue: (75) em que: qv CVS caudal de ar em condições normais (101,3 kPa, 273 K), m3/s T temperatura à entrada de bomba, k p p pressão absoluta à entrada de bomba, kPa n velocidade da bomba, rot/s