n é o número de medições 8.5. Medição da diluição do caudal total (CVS) Utilizam-se os sinais da concentração dos componentes gasosos, obtidos quer por integração ao longo do ciclo quer por amostragem em sacos, para o cálculo das emissões mássicas, multiplicando-os pelo caudal mássico dos gases de escape diluídos. O caudal mássico dos gases de escape deve ser medido com um sistema de recolha de amostras a volume constante (CVS), que pode usar uma bomba volumétrica (PDP), um venturi de escoamento crítico (CFV) ou um venturi subsónico (SSV), com ou sem compensação de caudais. Para a recolha de amostras em sacos e a recolha de amostras de partículas, é recolhida uma amostra proporcional dos gases de escape diluídos do sistema CVS. Para um sistema sem compensação de caudais, a razão entre o caudal de amostras e o caudal CVS não deve apresentar uma variação superior a ± 2,5 % do ponto de regulação do ensaio. Para um sistema com compensação de caudais, cada um dos caudais deve ser constante e não apresentar variações superiores a ± 2,5 % do seu valor-alvo. Os princípios do ensaio completo estão representados esquematicamente na figura 7. Figura 7 Diagrama do sistema de medição do caudal total 8.5.1. Determinação do caudal de gases de escape diluídos 8.5.1.1. Introdução Para o cálculo das emissões contidas nos gases de escape diluídos, é necessário conhecer o caudal mássico dos gases de escape diluídos. Deve calcular-se o caudal total dos gases de escape diluídos durante o ciclo (kg/ensaio) a partir dos valores de medição ao longo do ciclo e dos dados de calibração correspondentes do dispositivo de medição do caudal (V 0 para PDP, K V para CFV, C