n pA ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/157 em que: ∆pP = diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba, em kPa; pA = pressão absoluta à saída da bomba, em kPa. Executa-se um ajustamento linear pelo método dos mínimos quadrados para obter a equação de calibração como segue: V0 = D0 - m * (X0) D0 e m são as constantes da ordenada na origem e do declive, respectivamente, que descrevem as curvas de regressão. No que diz respeito ao sistema CVS com várias velocidades de funcionamento, as curvas de calibração obtidas para as diferentes gamas de caudais da bomba devem ser sensivelmente paralelas e os valores da ordenada na origem (D0) devem aumentar quando decrescer a gama do caudal da bomba. Os valores calculados a partir da equação devem situar-se a ± 0,5 % do valor medido de V0. Os valores de m variam de uma bomba para outra. O influxo de partículas ao longo do tempo fará com que o escorregamento da bomba diminua, conforme reflectido pelos valores inferiores de m. Assim sendo, a calibração deve ser efectuada aquando da entrada em serviço da bomba, após qualquer operação importante de manutenção e se a verificação total do sistema (ponto 2.4) indicar uma alteração da taxa de escorregamento. 2.3. Calibração do tubo de Venturi de escoamento crítico (CFV) A calibração do CFV é baseada na equação de caudal de um venturi de escoamento crítico. O caudal do gás é função da pressão e da temperatura de entrada, como se indica a seguir: K v ∗ pA