Estas frequências são definidas na figura. 1.5. Classe de frequência do canal: CFC A classe de frequência do canal é designada por um número que indica que a resposta em frequência varia entre os limites especificados na figura. Esse número é igual ao valor da frequência FH em Hz. 1.6. Coeficiente de sensibilidade O declive da reta que melhor se ajusta aos valores de calibração determinados pelo método dos mínimos quadrados dentro dos limites da classe de amplitude do canal. 1.7. Fator de calibração de um canal de dados O valor médio dos coeficientes de sensibilidade, calculado para frequências uniformemente repartidas numa escala logarítmica, entre FL e FH/2,5 1.8. Erro de linearidade A expressão, em percentagem, da diferença máxima entre o valor de calibração e o valor lido na reta definida no ponto 1.6, calculada no limite superior da classe de amplitude do canal. 1.9. Sensibilidade transversal A razão entre o sinal de saída e o sinal de entrada quando se aplica ao transdutor uma excitação perpendicular ao eixo de medição. É expressa em percentagem da sensibilidade no eixo de medição. 1.10. Tempo de atraso de fase O tempo de atraso de fase de um canal de dados é igual ao quociente entre o atraso de fase (em radianos) de um sinal sinusoidal e a frequência angular desse sinal (em radianos por segundo). 1.11. Ambiente O conjunto de todas as condições e influências externas às quais, num dado momento, o canal de dados está sujeito. 2. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 2.1. Erro de linearidade O valor absoluto do erro da linearidade de um canal de dados a uma dada frequência incluída na CFC deve ser igual ou inferior a 2,5 % do valor da CAC, em toda a gama de medições. 2.2. Relação entre a amplitude e a frequência A resposta em frequência de um canal de dados deve situar-se dentro dos limites definidos na figura. A linha «zero dB» é determinada pelo fator de calibração. 2.3. Tempo de atraso de fase O tempo de atraso de fase entre os sinais de entrada e de saída de um canal de dados deve ser determinado e não poderá variar mais de 0,1 FH segundos entre 0,03 FH e FH. 2.4. Tempo 2.4.1. Base temporal Deve ser registada uma base temporal capaz de indicar, pelo menos, 1/100 s com uma precisão de 1 %. 2.4.2. Atraso temporal relativo