4.7.2. A câmara deve estar equipada com uma ou mais ventoinhas ou insufladores de capacidade compreendida entre 0,1 e 0,5 m3/min, para homogeneizar completamente a atmosfera no recinto. Deve ser possível obter uma temperatura e uma concentração de hidrocarbonetos uniformes na câmara durante as medições. O veículo colocado dentro do recinto não deve estar sujeito a uma corrente de ar directa proveniente das ventoinhas ou insufladores. 4.8. Gases 4.8.1. Para efeitos de calibração e funcionamento, devem poder utilizar-se os seguintes gases puros: Ar sintético purificado (pureza < 1 ppm de equivalente C1, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); teor de oxigénio entre 18 % e 21 %, em volume. Gás combustível para o analisador de hidrocarbonetos: (40 ± 2 % de hidrogénio e o restante em hélio com menos de 1 ppm de equivalente C1, menos de 400 ppm de CO2), Propano (C3H8): pureza mínima de 99,5 %. Butano (C4H10): pureza mínima de 98 %. Azoto (N2): pureza mínima de 98 %.