plano focal imagem da lente L2. A parte central não-transparente do diafragma é necessária, a fim de eliminar a luz que chega directamente da fonte luminosa. Essa parte central do diafragma deve poder ser removida do feixe luminoso de modo a regressar exactamente à sua posição original. A distância L2 Dτ e a distância focal F2 da lente L2 devem ser escolhidas de modo a que a imagem de Dτ cubra completamente o receptor R. Recomenda-se a utilização para L2 de uma distância focal de cerca de 80 mm. Quando o fluxo incidente inicial reduzido à unidade, a precisão absoluta de cada leitura deve ser superior a 0,001. ° °1 21 °4 1 K D Do = 0,0349 F2 D Dmax = 0,425 F 2 R F2 L2 Ll DT DD Figura 1: Montagem óptica que serve para medir as variações de difusão e de transmissão.