9.3.3.2. Gases de calibração Devem estar disponíveis misturas de gases com a composição química abaixo indicada, se aplicável. São admitidas outras combinações de gases, desde que estes não reajam entre si. A data de expiração dos gases de calibração, indicada pelo fabricante, deve ser registada. C3H8 e ar de síntese purificado (ver ponto 9.3.3.1); CO e azoto purificado; NO e azoto purificado; NO2 e ar de síntese purificado; CO2 e azoto purificado; CH4 e ar de síntese purificado; C2H6 e ar de síntese purificado. A concentração real de um gás de calibração deve ser o valor nominal com uma tolerância de ± 1 %, devendo ser conforme às normas nacionais e internacionais. Todas as concentrações dos gases de calibração devem ser indicadas em volume (% vol ou ppm vol). 9.3.3.3. Misturadores-doseadores de gases Os gases utilizados para a calibração podem também ser obtidos através de misturadores-doseadores de gases (dispositivos de mistura de gases de grande precisão), por diluição de N2 purificado ou de ar de síntese purificado. A exactidão do misturador-doseador deve ser tal que a concentração dos gases de calibração possa ser determinada com uma exactidão de ± 2 %. Esta exactidão implica que os gases primários utilizados para a mistura sejam conhecidos com uma exactidão mínima de ± 1 %, com base em normas nacionais ou internacionais sobre gases. A verificação deve ser efectuada a uma percentagem compreendida entre 15 % e 50 % da escala completa relativamente a cada calibração que inclua um misturador-doseador. Pode efectuar-se uma verificação adicional utilizando outro gás de calibração, se a primeira verificação tiver falhado. Em alternativa, o dispositivo de mistura pode ser verificado com um instrumento que, por natureza, seja linear, utilizando gás NO com um CLD. O valor de calibração do instrumento deve ser ajustado com o gás de calibração directamente ligado ao instrumento. Deve verificar-se o misturador-doseador com as regulações utilizadas e compara-se o valor nominal com a concentração medida pelo instrumento. Esta diferença deve, em cada ponto, situar-se a ± 1 % do valor nominal. Para se proceder à verificação da linearidade conforme o ponto 9.2.1, o misturador-doseador deve ter uma exactidão de ± 1 %. 9.3.3.4. Gases de verificação da interferência do oxigénio