Deve ser registada uma base temporal capaz de indicar, pelo menos, 1/100 s com uma precisão de 1 %. 2.4.2. Atraso temporal relativo O atraso temporal relativo entre os sinais de dois ou mais canais de dados, independentemente das suas classes de frequência, não poderá exceder 1 ms, não contando com o atraso devido ao desfasamento. Os sinais de dois ou mais canais de dados só poderão ser combinados se as respetivas classes de frequência forem idênticas e o atraso temporal relativo não exceder 1/10 FH segundos. Este requisito aplica-se tanto aos sinais analógicos como aos impulsos de sincronização e aos sinais digitais. 2.5. Sensibilidade transversal dos transdutores A sensibilidade transversal dos transdutores deve ser inferior a 5 % em todas as direções. 2.6. Calibração 2.6.1. Generalidades Um canal de dados deve ser calibrado pelo menos uma vez por ano, utilizando para o efeito equipamento de referência ligado a calibres conhecidos. Os métodos utilizados para estabelecer a comparação com o equipamento de referência não poderão introduzir erros superiores a 1 % da CAC. A utilização do equipamento de referência está limitada à gama de frequências para a qual foi calibrado. Pode proceder-se a uma avaliação individual dos elementos de um determinado canal de dados, cujos resultados servem para calcular a precisão do canal de dados. Assim, pode simular-se, por exemplo, a saída do transdutor com um sinal elétrico de amplitude conhecida, o que permite avaliar o fator de ganho do canal de dados, excluído o transdutor. 2.6.2. Exatidão do equipamento de referência utilizado na calibração A exatidão do equipamento de referência deve ser homologada ou garantida por um organismo oficial de metrologia. 2.6.2.1. Calibração estática 2.6.2.1.1. Acelerações Os erros devem ser inferiores a ± 1,5 % da CAC. 2.6.2.1.2. Forças Os erros devem ser inferiores a ± 1 % da CAC. 2.6.2.1.3. Deslocamentos Os erros devem ser inferiores a ± 1 % da CAC. 2.6.2.2. Calibração dinâmica 2.6.2.2.1. Acelerações O erro, expresso em percentagem da CAC, deve ser inferior a ± 1,5 % abaixo de 400 Hz, inferior a ± 2 % entre 400 Hz e 900 Hz e inferior a ± 2,5 % acima de 900 Hz. 2.6.2.3. Tempo O erro relativo do tempo de referência deve ser inferior a 10–5.