em que: V s volume do sistema, l qv s caudal do sistema, l/min Outro método consiste na introdução de uma modificação do patamar de concentração no início da conduta de recolha de amostras, passando do gás de colocação em zero para o gás de calibração. No caso de analisador calibrado correctamente, se após um lapso de tempo adequado a leitura for ≤ 99 % da concentração aplicada, isto indica um problema de estanquidade que deve ser corrigido. 9.3.5. Verificação do tempo de resposta do sistema de análise As regulações do sistema para a avaliação do tempo de resposta são exactamente as mesmas que durante a medição do ensaio (isto é, pressão, caudais, regulações dos filtros nos analisadores e todas as outras influências sobre o tempo de resposta). A determinação do tempo de resposta é feita com a mudança do gás directamente à entrada da sonda de recolha de amostras. A mudança do gás deve ser feita em menos de 0,1 s. Os gases utilizados para o ensaio devem causar uma alteração da concentração de pelo menos 60 % da escala completa (FS). Regista-se a alteração de concentração de cada componente do gás. O tempo de resposta é definido como a diferença de tempo entre a mudança do gás e a alteração adequada da concentração registada. O tempo de resposta do sistema (t 90) consiste no tempo de atraso do detector de medição e no tempo de subida do detector. O tempo de atraso é definido como o tempo que passa entre a alteração (t 0) e a obtenção de uma resposta de 10 % da leitura final (t 10). O tempo de subida é definido como o tempo entre resposta de 10 por cento e 90 por cento da leitura final (t 90 — t 10).