2. Cor 2.1. Os ensaios de cor são realizados com um sistema de medição que determina as coordenadas tricromáticas da CEI da luz recebida com uma exactidão de ± 0,002. 2.2. As coordenadas tricromáticas são medidas com um receptor colorimétrico que integra um cone circular recto subtendido por um ângulo de pelo menos 5° e no máximo 15°, no centro do filamento. 2.3. Direcção das medições (ver figura abaixo). 2.3.1. Inicialmente, o receptor é colocado perpendicularmente ao eixo da lâmpada e ao eixo do filamento (ou ao plano do filamento no caso de um filamento curvo). Após as medições, desloca-se o receptor em torno da lâmpada de incandescência em etapas bidireccionais de aproximadamente 30° até ter sido varrida toda a zona especificada nos pontos 2.3.2 ou 2.3.3. Efectua-se uma medição em cada posição. Contudo, não deve ser efectuada qualquer medição quando: a) O eixo do receptor coincidir com o eixo de filamento; ou