DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DO SISTEMA O presente apêndice descreve os tempos utilizados para expressar a resposta de sistemas de análise e de outros sistemas de medição a um sinal de entrada. A.5.1. São aplicáveis os seguintes tempos, tal como indicado na figura A.4-10: A.5.1.1. O tempo de reação é o intervalo de tempo entre a modificação do componente a medir no ponto de referência e uma resposta do sistema de 10 % da leitura final (t10), sendo a sonda de recolha de amostras definida como ponto de referência. A.5.1.2. O tempo de resposta é o intervalo de tempo entre a modificação do componente a medir no ponto de referência e uma resposta do sistema de 90 % da leitura final (t90), sendo a sonda de recolha de amostras definida como ponto de referência. A.5.1.3. O tempo de subida é o intervalo de tempo entre a obtenção da resposta a 10 % e da resposta a 90 % da leitura final (t90- t10). A.5.1.4.