c) Caso se possa demonstrar, através de registos do método de calibração descrito no ponto 3.2.1., que a calibração dos medidores de caudais é estável durante um período de tempo maior, a verificação pré-ensaio pode ser omitida. 3.3. Determinação do tempo de transformação (para sistemas de diluição do caudal parcial durante o ensaio ETC apenas) a) As regulações do sistema para a avaliação do tempo de transformação são exactamente as mesmas que durante a medição do ensaio. Determina-se o tempo de transformação através do seguinte método: b) Instala-se em série com a sonda, e estreitamente ligado a esta, um medidor de caudais de referência independente e com uma gama de medida adequada ao caudal da sonda. Este medidor de caudais deve ter um tempo de transformação inferior a 100 ms para a dimensão do patamar do caudal utilizado na medição do tempo de resposta, com uma restrição do caudal suficientemente baixa para não afectar o rendimento dinâmico do sistema de diluição do caudal parcial e tendo em conta as boas práticas de engenharia. c)