Os valores calculados de Cd para um mínimo de 16 pontos na região do caudal subsónico retirados da equação de ajustamento da curva de calibração não devem afastar-se mais de ± 0,5% do Cd medido para cada ponto de calibração. 3.4.5. Calibração de um medidor de caudais ultrassónico (UFM) 3.4.5.1. O UFM deve ser calibrado utilizando um medidor de caudais de referência adequado. 3.4.5.2. O UFM deve ser calibrado para a configuração CVS que será utilizada na célula de ensaio (gases de escape diluídos, dispositivo de aspiração) e controlado quanto à sua estanquidade. Ver figura A5/8. 3.4.5.3. Será instalado um aquecedor para condicionar o fluxo de calibração, na eventualidade do sistema UFM não incluir um permutador de calor. 3.4.5.4.