HSL2 : Conduta de recolha de NOx, aquecida A conduta deve: a) ser mantida a uma temperatura da parede de 328 K a 473 K (55 oC a 200 oC), até ao conversor para a medição em base seca, e até ao analisador para a medição em base húmida; b) ser de aço inoxidável ou de PTFE; HP : Bomba de recolha de amostras aquecida A bomba deve ser aquecida até à temperatura da conduta HSL. SL : Conduta de recolha para o CO e o CO2 A conduta deve ser de aço inoxidável ou PTFE. Pode ser aquecida ou não. HC