1.9.2. Verificações do efeito de atenuação no analisador de NOx Os dois gases a considerar para os analisadores CLD (e HCLD) são o CO2 e o vapor de água. Os graus de atenuação desses gases são proporcionais às suas concentrações e exigem, portanto, técnicas de ensaio para determinar o efeito de atenuação às concentrações mais elevadas esperadas durante o ensaio. 1.9.2.1. Verificação do efeito de atenuação do CO2 Faz-se passar através do analisador NDIR um gás de regulação da sensibilidade do CO2 com uma concentração de 80 % a 100 % da escala completa da gama máxima de funcionamento, registando-se o valor de CO2 como A. A seguir dilui-se cerca de 50 % com um gás de regulação da sensibilidade do NO e passa-se através do NDIR e do (H)CLD, registando-se os valores de CO2 e NO como B e C, respetivamente. Fecha-se a entrada de CO2 e deixa-se passar apenas o gás de regulação da sensibilidade do NO através do (H)CLD, registando-se o valor de NO como D. O efeito de atenuação é calculado do seguinte modo: não devendo ser superior a 3 % da escala completa. em que: A = concentração de CO2 não diluído medida com o NDIR, em % B = concentração de CO2 diluído medida com o NDIR, em %