Se, com base em ensaios anteriores, for improvável que a carga mínima do filtro exigida possa ser atingida durante um ciclo de ensaio, após optimização dos caudais e da razão de diluição, é admissível uma carga inferior do filtro, mediante a aprovação das partes interessadas, se for possível demonstrar que esta cumpre as exigências de exactidão constantes dos pontos 4.2., nomeadamente com uma balança de 0,1 μg. 4.1.5. Suporte do filtro Para o ensaio de emissões, coloca-se os filtros num conjunto para suporte de filtros em conformidade com o disposto no ponto 2.2. do apêndice 7. O conjunto de suporte dos filtros deve ser concebido de modo a permitir uma distribuição uniforme do caudal na superfície de mancha do filtro. A montante ou a jusante do suporte do filtro devem ser colocadas válvulas de acção rápida. Pode ser instalado, imediatamente a montante do suporte do filtro, um classificador de inertes com um ponto de corte de 50 % entre 2,5 μm e 10 μm. A utilização de um pré-classificador é fortemente recomendada se for usada uma sonda de recolha de amostras de tubo aberto virada para montante no tubo de escape. 4.2 Especificações da câmara de pesagem e da balança analítica 4.2.1. Condições na câmara de pesagem A temperatura da câmara (ou sala) em que os colectores de partículas são condicionados e pesados deve ser mantida a 295 K ± 3 K (22 oC ± 3 oC) durante todo o período de condicionamento e pesagem. A humidade deve ser mantida a um ponto de orvalho de 282,5 K ± 3 K (9,5oC ± 3 oC) e a humidade relativa a 45 % ± 8 %). 4.2.2.