Mlimit : massa limite das partículas (massa limite em vigor, g/km); m : massa de partículas retidas pelos filtros (g); d : distância percorrida durante o ciclo de ensaio (km). A taxa de colheita das partículas (Vep/Vmix) será ajustada de modo a que, para M = Mlimit, 1 ≤ m ≤ 5 mg (quando se utilizarem filtros de 47 mm de diâmetro). A superfície dos filtros deve ser feita de um material hidrófobo e inerte em relação aos constituintes dos gases de escape (filtros de fibra de vidro revestida de fluorocarbonetos ou material equivalente). 4.3.1.2. Exactidão Os analisadores devem ter uma gama de medição compatível com a precisão requerida para a medição das concentrações de poluentes nas amostras de gases de escape. O erro de medição não deve ser superior a ±2 % (erro intrínseco do analisador), não tendo em conta o verdadeiro valor dos gases de calibração. Para concentrações inferiores a 100 ppm, o erro de medida não deve exceder ±2 ppm. A amostra de ar ambiente deve ser medida no mesmo analisador com uma gama adequada. A balança utilizada para determinar o peso dos filtros deve ter uma precisão de 5 μg (desvio-padrão) e uma capacidade de leitura de 1 μg. 4.3.1.3. Banho de gelo