dew, pode usar-se T chiller em vez de T dew em conformidade com os apêndices A.7-A.8. Se for válido presumir uma deslocação constante da temperatura entre T chiller e T dew, devido a uma determinada quantidade conhecida e fixa de reaquecimento da amostra entre a saída do refrigerador e o local de medição da temperatura, este valor da deslocação assumida da temperatura compensar pode ser incluído nos cálculos das emissões. A validade de quaisquer pressupostos admitidos pelo presente parágrafo deve ser demonstrada por análise técnica ou por dados. 9.3.2.3.2. Bombas de recolha de amostras Devem utilizar-se bombas de recolha de amostras a montante de um analisador ou de um dispositivo de recolha para o gás em questão. Devem utilizar-se bombas de recolha de amostras com superfícies internas de aço inoxidável, PTFE ou qualquer outro material com melhores propriedades para recolha de amostras das emissões. Em algumas bombas de recolha de amostras, as temperaturas devem ser controladas, do seguinte modo: a) Se se usar uma bomba de recolha de amostras de NOx a montante de um conversor NO2-NO que cumpra as especificações do ponto 8.1.11.5 ou de um refrigerador que cumpra as especificações do ponto 8.1.11.4, a bomba deve ser aquecida para impedir a condensação de água; b) Se se usar uma bomba de recolha de amostras de THC a montante de um analisador de THC ou de um dispositivo de recolha, as suas superfícies internas devem ser aquecidas até a uma temperatura de (191 ±11) °C. 9.3.2.4. Suportes de armazenagem das amostras