6.2.7.2. O limite de uma hora pode ser substituído por um limite de oito horas se tiverem sido preenchidas uma, ou ambas, das seguintes condições: 6.2.7.2.1. Um filtro estabilizado é colocado e mantido num conjunto de suporte de filtros com as extremidades fechadas; ou 6.2.7.2.2. Um filtro estabilizado é colocado num conjunto de suporte de filtros selado, que é depois imediatamente colocado numa conduta de recolha de amostras sem qualquer caudal. 6.2.7.3. Põe-se o sistema de recolha de amostras de partículas a funcionar e prepara-se para a recolha de amostras. 6.2.8. Preparação para a medição do número de partículas 6.2.8.1. Põem-se o sistema de diluição e o equipamento de medição específicos para as partículas a funcionar e preparam-se para a recolha de amostras. 6.2.8.2. Antes do(s) ensaio(s), deve verificar-se o bom funcionamento do contador de partículas e dos separadores das partículas voláteis do sistema de recolha de amostras de partículas, em conformidade com os pontos 2.3.1 e 2.3.3 do apêndice 5 do presente anexo. A resposta do contador de partículas deve ser ensaiada a um valor próximo de zero antes de cada ensaio e, diariamente, com elevadas concentrações de partículas utilizando o ar ambiente. Quando a entrada estiver equipada com um filtro absoluto (HEPA), deve demonstrar-se que a totalidade do sistema de recolha de amostras de partículas está isenta de quaisquer fugas. 6.2.9. Verificação dos analisadores de gases Os analisadores das emissões gasosas devem ser colocados a zero e calibrados. Os sacos de recolha de amostras devem ser esvaziados. 6.3. Processo de acondicionamento