Com os dados recolhidos em cada ponto de regulação da calibração, calcula-se um C d para cada ponto através da equação (A.7-60); ii) Calcula-se a média e o desvio-padrão de todos os valores de C d em conformidade com as equações (A.2-1) e (A.2-2); iii) Se o desvio-padrão de todos os valores do C d for inferior ou igual a 0,3 % do C d médio, então usa-se o C d médio na equação (A.7-43), e o CFV só deve ser utilizado até ao r mais baixo medido durante a calibração;