A amostra de gás que passa pelo PTS deve cumprir as seguintes condições: Ter um escoamento turbulento [(número de Reynolds (Re)] < 1 700; Deve ter um tempo de permanência no PTS de ≤ 3 segundos. Será admitida qualquer outra configuração de recolha de amostras do PTS relativamente à qual se possa demonstrar que a penetração de partículas com um diâmetro de mobilidade elétrica de 30 nm é equivalente. O OT, que encaminha a amostra diluída do VPR para a entrada do PNC, deve possuir as seguintes características: Ter um diâmetro interno de ≥ 4 mm; O tempo de permanência do caudal do gás de recolha de amostras no POT deve ser ≤ 0,8 segundos. Será admitida qualquer outra configuração de recolha de amostras do OT relativamente à qual se possa demonstrar que a penetração de partículas com um diâmetro de mobilidade elétrica de 30 nm é equivalente. 1.4.3. Pré-classificador de partículas O pré-classificador de partículas recomendado deve ser colocado a montante do VPR. O diâmetro das partículas do pré-classificador deve ter um ponto de corte a 50 %, compreendido entre 2,5 μm e 10 μm, para o caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras de partículas. O pré-classificador deve deixar passar pelo menos 99 % das partículas de 1 μm para o caudal volumétrico selecionado para a recolha de amostras das emissões de partículas. 1.4.4. Separador de partículas voláteis (VPR) O VPR deve incluir um diluidor da concentração do número de partículas (PND1), um tubo de evaporação e um segundo diluidor (PND2) montados em série. Esta função de diluição consiste em baixar a concentração do número de partículas presentes na amostra que entra no dispositivo de medição da concentração para um nível inferior ao limiar a partir do qual o PNC deixa de poder funcionar em modo de contagem partícula a partícula e em suprimir a nucleação na amostra. O VPR deve fornecer indicações que permitam saber se oPND1 e o tubo de evaporação estão à temperatura correta de funcionamento.