viscosidade absoluta ou dinâmica do gás, kg/ms; b 1,458 × 106 (constante empírica), kg/ms K0,5 S 110,4 (constante empírica), K Visto que o Q SSV é um dos valores da fórmula do número de Reynolds, os cálculos devem começar com um valor inicial aleatório para Q SSV ou C d do venturi de calibração e ser repetidos até que o valor de Q SSV convirja. O método de convergência terá uma exactidão de, no mínimo, 0,1 % de ponto. Os valores calculados de C d para um mínimo de 16 pontos na região de caudal subsónico retirados da equação de ajustamento da curva de calibração devem ter uma tolerância de ±0,5 % do C d medido para cada ponto de calibração. 9.5.5. Controlo do sistema total Determina-se a exactidão global do sistema de recolha CVS e do sistema de análise pela introdução de uma massa conhecida de gás poluente no sistema enquanto este estiver a funcionar como para um ensaio normal. Efectua-se a análise e calcula-se a massa do poluente de acordo com o ponto 8.4.2.4., excepto no caso do propano, em que se utiliza um factor u de 0,000472 em vez de 0,000480 para os HC. Utiliza-se qualquer uma das duas técnicas a seguir descritas. 9.5.5.1. Medição com um orifício de escoamento crítico