Aquando da instalação inicial, no prazo de 35 dias antes do ensaio e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.12.1.: Balança de pesagem das partículas e pesagem Verificação independente: aquando da instalação inicial, no prazo de 370 dias antes do ensaio e após qualquer operação importante de manutenção. Verificações de calibração do zero, regulação da escala e amostra de referência: no prazo de 12 horas antes da pesagem e após qualquer operação importante de manutenção. 8.1.3. Verificações da exatidão, da repetibilidade e do ruído Os valores de desempenho dos diferentes instrumentos especificados no quadro 8 constituem a base para a determinação da exatidão, da repetibilidade e do ruído de um instrumento. Não é necessário verificar a exatidão, a repetibilidade ou o ruído dos instrumentos. No entanto, poderá ser útil considerar estas verificações para definir as especificações de um novo instrumento, para verificar o desempenho de um novo instrumento ou para desempanar um instrumento existente. 8.1.4. Verificação da linearidade 8.1.4.1. Âmbito e frequência