ANEXO 23 Descrição da geometria da medição da cor e do fator de luminância de materiais retrorrefletores fluorescentes Os materiais microprismáticos apresentam o fenómeno de «halos» ou «cintilação» (nota 1), suscetíveis de afetar os resultados de medição se não forem tomadas precauções especiais. Um método de referência utilizando uma maior abertura da geometria da CIE 45°a:0° (ou 0°:45°a) é apresentado no ponto 12 do anexo 5. Idealmente, as medições devem ser realizadas utilizando a geometria da CIE 45°a:0° (ou 0°:45°a), chamada geometria anular a quarenta e cinco graus/normal (ou geometria normal/anular a quarenta e cinto graus) definida na CIE 15. A zona de medição não deve ser inferior a 4,0 cm2. Para esta geometria, a recomendação CIE 15 é de que: a) A abertura de amostragem seja irradiada uniformemente de todas as direções entre dois cones circulares cujos eixos são perpendiculares à abertura e aos vértices no centro da mesma, tendo o cone mais pequeno um semiângulo de 40° e o maior de 50°. b) O recetor recolhe e avalia uniformemente a radiação refletida num cone cujo eixo é perpendicular à abertura de amostragem, cujo vértice se encontra no seu centro e cujo semiângulo é de 5°. É possível aproximar-se da geometria anular utilizando um determinado número de fontes luminosas em anel ou um determinado número de feixes de fibras iluminados por uma fonte única e que terminam em anel para obter a geometria da CIE 45°c:0° (geometria circular/normal) (nota 2, nota 3).