9.4.8.2. Analisador não dispersivo de ultravioletas 9.4.8.2.1. Aplicação Usa-se um analisador não dispersivo de ultravioletas (NDUV) para medir a concentração de NOX nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. 9.4.8.2.2. Requisitos dos componentes O sistema baseado no analisador NDUV deve satisfazer as verificações previstas no ponto 8.1.11.3 do presente anexo. 9.4.8.2.3. Conversor NO2-NO Se o analisador NDUV medir apenas o NO, deve colocar-se um conversor NO2-NO interno ou externo que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5 do presente anexo a montante do analisador NDUV. Configura-se o conversor com uma derivação para facilitar esta verificação. 9.4.8.2.4. Efeitos da humidade A temperatura do analisador NDUV deve ser mantida de modo a impedir a condensação de água, a menos que se use umas das seguintes configurações: a) Um analisador NDUV ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador a jusante de um conversor NO2-NO que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.5 do presente anexo; b) Um analisador NDUV deve ser ligado a jusante de um eventual secador ou refrigerador que satisfaça a verificação prevista no ponto 8.1.11.4 do presente anexo. 9.4.9. Medições do O2 Usa-se um analisador de deteção paramagnética ou de deteção magnetopneumática para medir as concentrações de O2 nos gases de escape brutos ou diluídos tanto na recolha de amostras por lote como em contínuo. 9.4.10. Medições da razão ar/combustível