3.3.6.3. Venturi de escoamento subsónico (SSV) 3.3.6.3.1. A utilização de um SSV (figura A5/4) para um sistema de diluição do caudal total dos gases de escape baseia-se nos princípios da mecânica dos fluidos. O débito da mistura variável de ar de diluição e de gases de escape é mantido a uma velocidade subsónica que é calculada a partir das dimensões físicas do tubo de Venturi subsónico e medição da temperatura absoluta (T) e de pressão (P) à entrada do tubo de Venturi e da pressão na garganta do tubo de Venturi. O caudal é controlado, calculado e integrado de forma contínua durante todo o ensaio. 3.3.6.3.2. O SSV deve medir o fluxo volumétrico dos gases de escape diluídos. Figura A5/4 Esquema de um tubo de Venturi subsónico (SSV) 3.3.6.4. Medidor de caudais ultrassónico (UFM)