Liga-se em série um medidor de caudais calibrado ao medidor de caudais para q mdew e verifica-se a exatidão em relação ao valor utilizado para o ensaio. Liga-se em série o medidor de caudais calibrado ao medidor de caudais para q mdw e verifica-se a exatidão em, pelo menos, cinco pontos correspondentes a uma razão de diluição compreendida entre três e 15 relativamente ao valor de q mdew utilizado durante o ensaio; c) Desliga-se a conduta de transferência TL (sigla inglesa de «transfer line») (ver figura A.4-5) do escape e liga-se à conduta de transferência um dispositivo de medição de caudais calibrado com uma gama adequada à medição de q mp. Regula-se q mdew para o valor utilizado no ensaio e q mdw deve ser regulado sequencialmente para, pelo menos, 5 valores correspondentes a razões de diluição entre 3 e 15. Em alternativa, pode existir um percurso de calibração especial do caudal em que o túnel seja colocado em derivação, mas o caudal do ar total e do ar de diluição através dos aparelhos de medição correspondentes é o mesmo que no ensaio real; d)