opacímetro e da taxa de recolha de amostras. Assim sendo, o disposto no ponto 6.1.1 deve ser repetido sempre que o tempo de resposta do sistema e/ou a taxa de recolha de amostras variar. ---pagebreak--- L 375/100 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 6.1.1. Cálculo do tempo de resposta do filtro e constantes de Bessel O tempo de resposta de Bessel (tf) é função dos tempos de resposta física e eléctrica do opacímetro, conforme especificado no ponto 5.2.4 do apêndice 4 do anexo 4, e calcula- se através da seguinte equação: tf = 1 − (t2p + t2e) em que: tp = tempo de resposta física, em segundos te = tempo de resposta eléctrica, em segundos Os cálculos para estimar a frequência de corte do filtro (fc) baseiam-se numa entrada em degrau de 0 a 1 em < 0,01s (ver anexo 8). Define-se o tempo de resposta como o tempo que decorre entre o momento em que a saída de Bessel atinge 10 % (t10) e o momento em que atinge 90 % (t90) desta função em degrau. Isto deve ser obtido fazendo a iteração de fc até t90 - t10 ≈ tf. A primeira iteração de fc é dada pela seguinte fórmula: fc = π / (10 * tF) Calculam-se as constantes de Bessel E e K através das seguintes equações: 1 E = 1 + Ω∗ 3∗ D + D∗ Ω 2 K = 2 * E * (D * Ω2 - 1) - 1 em que: