8.1.4. Verificação da linearidade 8.1.4.1. Âmbito e frequência Deve proceder-se a uma verificação da linearidade para cada sistema de medição enunciado no quadro A.4-5, pelo menos com a frequência indicada no quadro, em conformidade com as recomendações do fabricante do sistema de medição e as boas práticas de engenharia. O objetivo de uma verificação da linearidade é determinar se um sistema de medição responde proporcionalmente ao longo da gama de medição requerida. Uma verificação da linearidade consiste na introdução de uma série de, pelo menos, dez valores de referência num sistema de medição, salvo especificação em contrário. O sistema de medição quantifica cada valor de referência. Os valores medidos devem ser coletivamente comparados aos valores de referência mediante aplicação de regressão linear dos mínimos quadrados e dos critérios de linearidade especificados no quadro A.4-5. 8.1.4.2. Requisitos de desempenho Se um sistema de medição não cumprir os critérios de linearidade aplicáveis do quadro A.4-5, a deficiência deve ser corrigida mediante recalibração, manutenção ou substituição de componentes, conforme for necessário. A verificação da linearidade deve ser repetida após a correção da deficiência, a fim de garantir que o sistema de medição cumpre os critérios de linearidade. 8.1.4.3. Procedimento Utiliza-se o seguinte protocolo de verificação da linearidade: a) Um sistema de medição deve ser utilizado aos valores de temperatura, pressão e caudal para ele especificados; b) O instrumento deve ser colocado a zero, tal como antes de um ensaio de emissões, mediante a introdução de um sinal de zero. No caso dos analisadores de gases, deve usar-se um gás zero que satisfaça as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo, que deve ser introduzido diretamente na entrada do analisador;