1.4.2.6. Um ventilador (BL) com capacidade suficiente para aspirar o volume total dos gases de escape diluídos. 2. MÉTODO DE CALIBRAÇÃO DO CVS 2.1. Requisitos gerais Calibra-se o sistema CVS utilizando um medidor de caudais de precisão e um dispositivo limitador do caudal. Mede-se o caudal no sistema a diversos valores de pressão, bem como os parâmetros de regulação do sistema, determinando-se em seguida a relação destes últimos com os caudais. Deve utilizar-se um dispositivo de medição de caudais do tipo dinâmico, que convém aos caudais elevados que ocorrem ao usar um sistema de recolha a volume constante. O dispositivo deve ter uma precisão comprovada e conforme a uma norma nacional ou internacional oficial. 2.1.1. O medidor de caudais utilizado pode ser de vários tipos: tubo de Venturi calibrado, medidor de caudais laminar, medidor de caudais de turbina calibrada, por exemplo, na condição de se tratar de um aparelho de medição dinâmico e de poder, além disso, cumprir as disposições do ponto 1.3.5 do presente apêndice. 2.1.2. Os números seguintes apresentam uma descrição dos métodos aplicáveis para a calibração dos aparelhos de recolha PDP e CFV, baseados no emprego de um medidor de caudais laminar que ofereça a precisão requerida, com uma verificação estatística da validade da calibração. 2.2. Calibração da bomba volumétrica (PDP)