Para selecionar o saco de amostras ou o saco dos elementos de fundo. 1.2. Determinação das partículas Os pontos 1.2.1 e 1.2.2 e as figuras 4 a 15 contêm descrições pormenorizadas dos sistemas recomendados de diluição e de recolha de amostras. Dado que várias configurações podem produzir resultados equivalentes, não é necessário respeitar rigorosamente estas figuras. Podem ser utilizados componentes adicionais tais como instrumentos, válvulas, solenoides, bombas e comutadores para obter outras informações e coordenar as funções dos sistemas. Podem ser excluídos outros componentes que não sejam necessários para manter a exatidão de alguns sistemas, se a sua exclusão se basear nas boas práticas de engenharia. 1.2.1. Sistema de diluição 1.2.1.1. Sistema de diluição do caudal parcial (figuras 4 a 12) (1) O sistema de diluição apresentado baseia-se na diluição de uma parte da corrente de gases de escape. A separação dessa corrente e o processo de diluição que se lhe segue podem ser efetuados por diferentes tipos de sistemas de diluição. Para a subsequente recolha das partículas, pode-se passar para os sistema de recolha de amostras de partículas a totalidade dos gases de escape diluídos ou apenas uma porção destes (ponto 1.2.2, figura 14). O primeiro método é referido como sendo do tipo de amostragem total, e o segundo como sendo do tipo de amostragem fracionada. O cálculo da razão de diluição depende do tipo de sistema utilizado. Recomendam-se os seguintes tipos: — Sistemas isocinéticos (figuras 4 e 5)