9.4.6. Disposições especiais para sistemas de diluição do caudal parcial O sistema de diluição do caudal parcial tem de ser concebido para extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos da corrente de gases de escape do motor, respondendo assim às variações no caudal da corrente dos gases de escape. Para o efeito, é essencial que a razão de diluição ou o quociente de amostragem r d ou r s sejam determinados, de modo a cumprir os requisitos de exactidão indicados no ponto 9.4.6.2. 9.4.6.1. Tempo de resposta do sistema Para a regulação de um sistema de diluição do caudal parcial. é necessária uma resposta rápida do sistema. O tempo de transformação para o sistema deve ser determinado segundo o procedimento descrito no ponto 9.4.6.6. Se o tempo de transformação combinado da medição do caudal de escape (ver ponto 8.3.1.2) e do sistema do caudal parcial for ≤ 0,3 s, deve aplicar-se a regulação em linha. Se o tempo de transformação exceder 0,3 s, deve aplicar-se a regulação antecipada, baseada num ensaio pré-registado. Neste caso, o tempo de subida combinado deve ser ≤ 1 s e o tempo de reacção combinado ≤ 10 s. A resposta total do sistema deve ser concebida para assegurar uma amostra representativa das partículas, q mp,i, proporcional ao caudal mássico do escape. Para determinar a proporcionalidade, deve efectuar-se uma análise de regressão de q mp,i em relação a q mew,i a uma taxa de aquisição de dados mínima de 5 Hz, respeitando os seguintes critérios: a) o coeficiente de determinação r 2 da regressão linear entre q mp,i e q mew,i não deve ser inferior a 0,95; b)