O HFID deve ser utilizado com um sistema de caudal mássico constante (permutador de calor), para assegurar uma recolha representativa, a não ser que exista um sistema que permita compensar as variações do caudal CVS. 4.1.4. Analisadores 4.1.4.1. Requisitos gerais aplicáveis à análise dos gases 4.1.4.1.1. Os analisadores devem ter uma gama de medição compatível com a exatidão requerida para a medição das concentrações de compostos nas amostras de gases de escape. 4.1.4.1.2. Salvo disposição em contrário, os erros de medição não devem exceder ± 2% (erro intrínseco do analisador), não tendo em conta o valor de referência para os gases de calibração. 4.1.4.1.3. A amostra de ar ambiente deve ser medida no mesmo analisador com a mesma gama de medidas.