A.4.4.2. Características dos analisadores O analisador deve ter uma gama de medição e um tempo de resposta adequados à exatidão necessária para medir a concentração de NH3 em estado transitório e em estado estacionário. A.4.4.2.1. Limite de deteção mínimo O analisador deve ter um limite de deteção mínimo inferior a 2 ppm em todas as condições de ensaio. A.4.4.2.2. Exatidão A exatidão, definida como o desvio entre a leitura do analisador e o valor de referência, não deve exceder ±3 % da leitura ou ±2 ppm, consoante o que for maior. A.4.4.2.3. Deriva do zero A deriva da resposta ao zero e o respetivo intervalo de tempo devem ser especificados pelo fabricante do instrumento. A.4.4.2.4. Deriva de calibração A deriva da resposta do gás de calibração e o respetivo intervalo de tempo devem ser especificados pelo fabricante do instrumento. A.4.4.2.5. Tempo de resposta do sistema O tempo de resposta do sistema deve ser inferior ou igual a 20 s. A.4.4.2.6. Tempo de subida O tempo de subida do analisador deve ser inferior ou igual a 5 s. A.4.4.2.7. Gás de calibração do NH3 Deve estar disponível uma mistura de gases com a composição química abaixo indicada: NH3 e azoto purificado. A concentração real do gás de calibração deve ser o valor nominal com uma tolerância de ±3 %. A concentração do NH3 deve ser dada em volume (% vol. ou ppm vol.). A data de expiração dos gases de calibração deve ser registada. A.4.4.2.8. Procedimento de verificação da interferência A verificação da interferência deve realizar-se do seguinte modo: a)