b) pode ser aquecido a uma temperatura de parede que não ultrapasse 325 K (52 °C); c) pode ser isolado. Os trocadores de filtros múltiplos (trocadores automáticos) são permitidos, desde que não haja interacção entre os filtros de recolha de amostras. Os filtros de membrana PTFE devem estar instalados numa cassete específica dentro do suporte do filtro. Pode ser instalado, imediatamente a montante do suporte do filtro, um pré-classificador por inércia com um ponto de corte de 50 % entre 2,5 μm e 10 μm, se for usada uma sonda de recolha de amostras de tubo aberto virada para montante. P: Bomba de amostragem FC2: Regulador de caudais Deve utilizar-se um regulador de caudais para controlar o caudal de recolha de amostras de partículas. FM3: Medidor de caudais Contador de gás ou outro aparelho adequado para medir o caudal de amostras de partículas que passa através do filtro de partículas. Pode ser instalado a montante ou a jusante da bomba de amostragem P. FM4: