Calibra-se cada combinação de CFV de acordo com o presente ponto e os apêndices A.7-A.8. Ver apêndices A.7-A.8 para as instruções sobre a forma de calcular os caudais para esta opção; ii) Calibra-se cada CFV de acordo com o presente ponto e os apêndices A.7-A.8. Ver apêndices A.7-A.8 para as instruções sobre a forma de calcular os caudais para esta opção. 8.1.8.4.4. Calibração do SSV Calibra-se um venturi subsónico (SSV) para determinar o seu coeficiente de calibração, C d, para a gama esperada de pressões de entrada. Calibra-se um medidor de caudais SSV do seguinte modo: a) Liga-se o sistema da forma representada na figura 8.1; b) Faz-se arrancar o insuflador a jusante do SSV; c) As fugas entre o medidor de caudais de calibração e o SSV devem ser inferiores a 0,3 % do caudal total com a restrição mais elevada; d)