b) Filtro de membrana em teflon: 2 144 kg/m3; c) Filtro de membrana em teflon com anel de suporte em polimetilpenteno: 920 kg/m3. Para os pesos de calibração de aço inoxidável, utiliza-se uma densidade de 8 000 kg/m3. Se o material dos pesos de calibração for diferente, é necessário conhecer a sua densidade. Deve aplicar-se a seguinte equação: (25) com (26) em que: m uncor é a massa do filtro de partículas não corrigida, em mg