(88) em que: qvCVS é o caudal de ar em condições normais (101,3 kPa, 273 K), em m3/s T é a temperatura à entrada do venturi, em K p p é a pressão absoluta à entrada do venturi, em kPa Devem calcular-se o valor médio de K V e o desvio-padrão. O desvio-padrão não deve exceder ±0,3 % do valor médio de K V. 9.5.4. Calibração do venturi subsónico (SSV) A calibração do SSV baseia-se na equação de caudal para um venturi subsónico. O caudal de gás é função da pressão e temperatura à entrada, da queda de pressão entre a entrada e a garganta do SSV, conforme se indica na equação 43 (ver ponto 8.5.1.4). 9.5.4.1. Análise dos dados Deve calcular-se o caudal de ar (Q