= concentração máxima do vapor de água (%) H = concentração real do vapor de água (%) Nota: É importante que o gás de regulação da sensibilidade do NO contenha uma concentração mínima de NO2 para esta verificação, dado que a absorção do NO2 pela água não foi tida em consideração nos cálculos do efeito de atenuação. 1.10. Intervalos de calibração Os analisadores devem ser calibrados em conformidade com o ponto 1.5 pelo menos de três em três meses ou sempre que haja uma reparação ou mudança do sistema que possa influenciar a calibração. 1.11. Requisitos adicionais de calibração para as medições relativas aos gases de escape brutos durante o ensaio NRTC 1.11.1. Verificação do tempo de resposta do sistema de análise As regulações do sistema para a avaliação do tempo de resposta devem ser exatamente as mesmas que para a medição durante a execução do ensaio (isto é, pressão, caudais, regulações dos filtros nos analisadores e todas as outras influências sobre o tempo de resposta). A determinação do tempo de resposta é feita com a permuta dos gases diretamente à entrada da sonda de recolha de amostras. A permuta dos gases deve ser feita em menos de 0,1 s. Os gases utilizados para o ensaio devem causar uma alteração da concentração de, pelo menos, 60 % da escala completa. Regista-se a alteração da concentração de cada componente dos gases. O tempo de resposta é definido como a diferença de tempo entre a permuta dos gases e a alteração adequada da concentração registada. O tempo de resposta do sistema (t