1. APARELHOS (ver figura 1 infra) O feixe luminoso de um colimador K com semidivergência β/2 = 17,4 × 10-4 rd é limitado por um diafragma Dτ com 6 mm de abertura, contra o qual é colocado o suporte da amostra. O diafragma Dτ é ligado ao receptor R por uma lente L2 convergente acromática, corrigida em relação às aberrações esféricas. O diâmetro da lente L2 deve ser tal que não diafragme a luz difundida pela amostra num cone com semiângulo de ataque β/2 = 14 graus. Coloca-se um diafragma anular DD, com ângulos αo/2 = 1 grau e αmax/2 = 12 graus, num plano focal imagem da lente L2. A parte central não-transparente do diafragma é necessária, a fim de eliminar a luz que chega directamente da fonte luminosa. Essa parte central do diafragma deve poder ser removida do feixe luminoso de modo a regressar exactamente à sua posição original. A distância L2 Dτ e a distância focal F2 da lente L2 devem ser escolhidas de modo a que a imagem de Dτ cubra completamente o receptor R. Recomenda-se a utilização para L2 de uma distância focal de cerca de 80 mm. Quando o fluxo incidente inicial reduzido à unidade, a precisão absoluta de cada leitura deve ser superior a 0,001. Figura 1 Montagem óptica que serve para medir as variações de difusão e de transmissão. 2. MEDIDAS Devem ser efectuadas as seguintes leituras: Leitura Com amostra Com a parte central de DD Grandeza representada T1