± 2 % da leitura Caudal dos gases de escape diluídos ± 2 % da leitura 3. DETERMINAÇÃO DOS COMPONENTES GASOSOS 3.1. Prescrições gerais do analisador Os analisadores devem ter uma gama de medição adequada à exactidão necessária para medir as concentrações dos componentes dos gases de escape (ponto 3.1.1.). Recomenda-se que os analisadores funcionem de modo tal que as concentrações medidas fiquem compreendidas entre 15 % e 100 % da escala completa. Se os sistemas de visualização (computadores, dispositivos de registo de dados) puderem fornecer uma exactidão e uma resolução suficientes abaixo de 15 % da escala completa, são também aceitáveis medições abaixo de 15 % da escala completa. Neste caso, devem ser feitas calibrações adicionais de, pelo menos, 4 pontos diferentes de zero nominalmente equidistantes para assegurar a exactidão das curvas de calibração, em conformidade com o ponto 1.6.4 do apêndice 5 do presente anexo. A compatibilidade electromagnética (CEM) do equipamento deve ser tal que minimize erros adicionais. 3.1.1. Exactidão O analisador não se deve desviar do ponto de calibração nominal em mais de ± 2 % da leitura em toda a gama de medição excepto zero, ou de ±0,3 % da escala completa, conforme o que for maior. A exactidão é determinada em conformidade com os requisitos de calibração previstos no ponto 1.6. do apêndice 5 do presente anexo. Nota