iii) Gás de colocação a zero. Colocam-se a zero os detetores de ionização por chama com gás purificado que cumpra as especificações da alínea a) do presente ponto, com a exceção de que a concentração de O2 do gás purificado pode ter um valor qualquer; iv) Propano no gás de regulação da sensibilidade do FID. Regula-se a sensibilidade e calibra-se o FID dos THC com concentrações de calibração de propano, C3H8. A calibração deve ser efetuada numa base de carbono 1 (C1); v) Metano no gás de regulação da sensibilidade do FID. Se se regular a sensibilidade e calibrar um analisador FID do CH4 com um separador de hidrocarbonetos não metânicos, o detetor FID deve ser calibrado com concentrações de calibração de metano, CH4. A calibração deve ser efetuada numa base de carbono 1 (C1); c) Devem usar-se as misturas de gases seguintes com gases especificados em normas internacionais e/ou nacionais reconhecidas, com uma aproximação de ±1,0 % do valor verdadeiro ou de outras normas de gases que tenham sido aprovadas: