c) A resposta ao metano (CH4) deve ser verificada no prazo de 185 dias antes do ensaio. 8.1.10.1.2. Calibração Devem usar-se boas práticas de engenharia para desenvolver um procedimento de calibração, nomeadamente um procedimento baseado nas instruções do fabricante do analisador FID e na frequência recomendada para a calibração do FID. Um FID para medir os HC deve ser calibrado utilizando gases de calibração do C3H8 que cumpram as especificações do ponto 9.5.1. Um FID para medir o CH4 deve ser calibrado utilizando gases de calibração do CH4 que cumpram as especificações do ponto 9.5.1. Independentemente da composição do gás de calibração, deve ser calibrado numa base de carbono 1 (C1). 8.1.10.1.3. Otimização da resposta do FID aos HC Este procedimento é aplicável exclusivamente aos analisadores FID que medem os HC. a) Usam-se os requisitos do fabricante do instrumento e as boas práticas de engenharia para o arranque inicial do instrumento e a regulação operacional de base recorrendo ao combustível do FID e a ar de colocação a zero. Os FID aquecidos devem encontrar-se dentro das gamas de temperatura previstas para o seu funcionamento. A resposta do FID deve ser otimizada para cumprir o requisito dos fatores de resposta aos hidrocarbonetos e a verificação da interferência do oxigénio em conformidade com a alínea a) do ponto 8.1.10.1.1 e o ponto 8.1.10.2 na gama do analisador mais corrente prevista durante o ensaio das emissões. Pode usar-se uma gama mais alta do analisador em conformidade com a recomendação do fabricante e as boas práticas de engenharia para otimizar o FID com precisão se a gama comum do analisador for inferior à gama mínima para a otimização especificada pelo fabricante do instrumento. b)