PC: Coluna Porapak Utiliza-se uma coluna Porapak N, de 180/300 μm (rede 50/80), de 610 mm de comprimento e 2,16 mm de diâmetro interior, que deve ser utilizada e condicionada pelo menos durante 12 horas a 423 K (150 oC) com um gás de transporte antes da utilização inicial. MSC: Crivo molecular (coluna com enchimento) Utiliza-se uma coluna tipo 13X, de 250/350 μm (rede 45/60), de 1 220 mm de comprimento e 2,16 mm de diâmetro interior, que deve ser condicionada pelo menos durante 12 horas a 423 K (150 oC) com um gás de transporte antes da utilização inicial. OV: Forno Para manter as colunas e as válvulas a uma temperatura estável para o funcionamento do analisador, e para condicionar as colunas a 423 K (150 oC). SLP: Tubo espiralado para a amostra Um comprimento suficiente de tubo de aço inoxidável para se obter um volume de cerca de 1 cm3. P: Bomba Para levar a amostra ao cromatógrafo de fase gasosa. D: Secador Utiliza-se um secador que contenha um crivo molecular para remover água e outros contaminantes que possam estar presentes no gás de transporte. HC: Detector de ionização por chama (FID) para medir a concentração do metano. V1: Válvula de injecção da amostra Para injectar a amostra retirada do saco de recolha de amostras através de SL da figura 8. Deve ser do tipo de baixo volume morto, estanque aos gases e aquecível a 423 K (150 oC). V3: Válvula selectora Para seleccionar o gás de calibração, a amostra ou nenhum caudal. V2, V4, V5, V6, V7, V8: Válvulas de agulha Para regular os caudais no sistema.