9.2. Requisitos de linearidade A calibração de todos os instrumentos e sistemas de medição em função de normas nacionais (internacionais) deve ser certificada. Os instrumentos e sistemas de medição devem obedecer aos requisitos de linearidade indicados no quadro 6. No que respeita aos analisadores de gás, a verificação da linearidade nos termos do ponto 9.2.1. deve ser feita pelo menos de três em três meses ou sempre que haja uma reparação ou mudança do sistema que possa influenciar a calibração. Para os outros instrumentos e sistemas, a verificação da linearidade é feita segundo os requisitos dos procedimentos de auditoria interna, pelo fabricante dos instrumentos ou em conformidade com os requisitos da norma ISO 9000. Quadro 6 Requisitos de linearidade dos instrumentos e sistemas de medição Sistema de medição Ordenada na origem b Declive m Erro-padrão SEE Coeficiente de determinação r2 Velocidade do motor ≤ 0,05 % max 0,98 — 1,02 ≤ 2 % max ≥ 0,990 Binário do motor ≤ 1 % max 0,98 — 1,02