R5 FL2 FL3 Figura 8 - Diagrama do sistema de análise dos gases de escape diluídos para o CO2, o NOx, os NOx, e os HC (ensaio ETC, facultativo para o ensaio ESC) Legenda da figura 8: EN PT Zero gas Gás de colocação no zero Span gas Gás de calibração To PSS see figure 21 Para o sistema de recolha de amostras de partículas (PSS) ver figura 21 Same plane see fig. 21 No mesmo plano, ver fig. 21 See fig. 20 Ver fig. 20 1.2.1. Componentes das figuras 7 e 8 EP Tubo de escape SP1 Sonda de recolha de gases de escape (figura 7 apenas) Recomenda-se uma sonda de aço inoxidável rectilínea, fechada na extremidade e com vários orifícios. O diâmetro interior não deve ser maior do que o diâmetro interior da