V. A.1.5.3. Venturi subsónico (SSV) A calibração do SSV baseia-se na equação de caudal para um venturi subsónico. O caudal de gás é função da pressão e da temperatura à entrada, da queda de pressão entre a entrada e a garganta do SSV, conforme se indica na equação (A.5-40). Calcula-se o caudal de ar (q VSSV) em cada regulação da restrição (mínimo 16 regulações) em m3/s normalizados a partir dos dados do medidor de caudais e utilizando o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de descarga a partir dos dados de calibração para cada regulação por meio da equação (A.5-73): (A.5-73) em que: A0 = conjunto de constantes e conversões de unidades = 0,0056940