O ponto zero; A data de realização da calibração. 2.1.4. Podem ser aplicadas outras técnicas alternativas (utilização de um computador, comutação de gama electrónica, etc.), caso se demonstre ao serviço técnico que esses alternativas garantem uma precisão equivalente. 2.2. Procedimento de verificação do analisador 2.2.1. Cada gama de medição normalmente utilizada deve ser verificada antes de cada análise, em conformidade com as disposições a seguir indicadas. 2.2.2. Verifica-se a calibração utilizando um gás que leve a escala a zero e um gás de calibração cujo valor nominal esteja compreendido entre 80 % e 95 % do valor a analisar. 2.2.3. Se, para os dois pontos considerados, a diferença entre o valor teórico e o obtido no momento da verificação não for superior a ± 5 % da escala completa, podem-se reajustar os parâmetros da regulação. Caso contrário, deve-se estabelecer uma curva de calibração em conformidade com o n.o 1 do presente apêndice. 2.2.4. Depois do ensaio, o gás que leva a escala a zero e o mesmo gás de calibração são utilizados para um novo controlo. A análise é considerada válida se a diferença entre as duas medições for inferior a 2 %. 2.3. Procedimento de controlo da reacção do detector do tipo de ionização por chama (FID) aos hidrocarbonetos 2.3.1. Optimização da resposta do detector O detector FID deve ser regulado em conformidade com as instruções fornecidas pelo fabricante. Deve utilizar-se uma mistura de propano e ar para optimizar a reacção na gama de detecção mais vulgar. 2.3.2. Calibração do analisador de hidrocarbonetos (HC) Calibra-se o analisador utilizando propano em ar e ar de síntese purificado (ver n.o 3 do presente apêndice). Estabelecer a curva de calibração conforme descrito no n.o 2.1 do presente apêndice. 2.3.3. Factores de reacção de diferentes hidrocarbonetos e limites recomendados