A.7.4.2.3. Deriva do zero A deriva da resposta ao zero e do respectivo intervalo de tempo devem ser especificados pelo fabricante do instrumento. A.7.4.2.4. Deriva de calibração A deriva da resposta do gás de calibração e do respectivo intervalo de tempo devem ser especificados pelo fabricante do instrumento. A.7.4.2.5. Tempo de resposta do sistema O tempo de resposta do sistema deve ser ≤ 20 s. A.7.4.2.6. Tempo de subida O tempo de subida do analisador deve ser ≤ 5 s. A.7.4.2.7. Gás de calibração do NH3 Deve estar disponível uma mistura de gases com a composição química abaixo indicada: NH3 e azoto purificado. A concentração real de um gás de calibragem deve ser o valor nominal com uma tolerância de ± 3 %. A concentração do NH3 deve ser dada em volume (% vol ou ppm vol). A data de expiração dos gases de calibração, indicada pelo fabricante, deve ser registada. A.7.5. Sistemas alternativos Podem ser aprovados outros sistemas ou analisadores pela entidade homologadora, se se determinar que produzem resultados equivalentes, nos termos do ponto 5.1.1 do presente anexo. Por «resultados», deve entender-se as concentrações médias específicas do ciclo do NH3. Apêndice 8 Equipamento para medição do número de partículas emitidas A.8.1. Especificação A.8.1.1. Descrição geral do sistema A.8.1.1.1. O sistema de amostragem de partículas consiste numa sonda ou num ponto de colheita de amostras que permite extrair uma amostra de um caudal misturado de forma homogénea num sistema de diluição descrito no apêndice 2 do presente anexo, nos pontos A.2.2.1 e A.2.2.2 ou A.2.2.3 e A.2.2.4, num separador de partículas voláteis (VPR) situado a montante de um contador do número de partículas (PNC) e num tubo de transferência adequado.