Medição por meio de uma técnica gravimétrica Determina-se a massa de um pequeno cilindro cheio de monóxido de carbono ou propano com uma precisão de ±0,01 g. Faz-se funcionar o sistema CVS durante cerca de 5 ou 10 minutos como num ensaio de emissões de escape normal, enquanto é injectado o monóxido de carbono ou propano no sistema. Determina-se a quantidade de gás puro introduzido no sistema medindo a diferença de massa do cilindro. Analisam-se os gases recolhidos com o equipamento habitual (saco de recolha ou método de integração), calculando-se a massa do gás. A massa assim determinada deve estar a ± 3 % do valor conhecido da massa do gás injectado. 3. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PARTÍCULAS 3.1. Introdução A calibração da medição das partículas está limitada aos medidores de caudais utilizados para determinar o caudal das amostras e a razão de diluição. Cada medidor de caudais deve ser calibrado tantas vezes quantas as necessárias para satisfazer os requisitos de exactidão do presente regulamento. O método de calibração a utilizar é o descrito no ponto 3.2. 3.2. Medição dos caudais 3.2.1. Calibração periódica a) para cumprir a exactidão absoluta das medições dos caudais especificada no ponto 2.2. do apêndice 4 do presente anexo, o medidor de caudais ou os instrumentos de medição de caudais devem ser calibrados com um medidor de caudais de exactidão previsto em normas internacionais e/ou nacionais. b)