= Concentração de NO em conformidade com o ponto 1.7.4. d = Concentração de NO em conformidade com o ponto 1.7.5. 1.7.4. Adição de oxigénio Através de um T, junta-se continuamente oxigénio ou ar de colocação a zero ao caudal de gases até que a concentração indicada seja cerca de 20 % menor do que a concentração de calibração indicada no ponto 1.7.2. (O analisador deve estar no modo NO.) Regista-se a concentração c indicada. O ozonizador é mantido desativado ao longo do processo. 1.7.5. Ativação do ozonizador Ativa-se agora o ozonizador para fornecer o ozono suficiente de modo a fazer baixar a concentração de NO para cerca de 20 % (mínimo 10 %) da concentração de calibração indicada no ponto 1.7.2. Regista-se a concentração d indicada. (O analisador deve estar no modo NO.) 1.7.6. Modo NOx Comuta-se então o analisador de NO para o modo NOx para que a mistura de gases (constituída de NO, NO2, O2 e N2) passe agora através do conversor. Regista-se a concentração a indicada. (O analisador deve estar no modo NOx.) 1.7.7. Desativação do ozonizador Desativa-se agora o ozonizador. A mistura de gases descrita no ponto 1.7.6 deve passar através do conversor para o detetor. Regista-se a concentração b indicada. (O analisador deve estar no modo NOx.) 1.7.8. Modo NO