c HC,m é a concentração de HC medida, em ppm 9.3.9.3.2. Coeficiente de atenuação máximo autorizado O coeficiente de atenuação combinado de HC e de água não deve exceder 2 % da concentração de NOx esperada durante o ensaio. 9.3.9.4. Secador de amostras Um secador de amostras deve remover a água, que, de outro modo, poderia interferir com a medição dos NOx. 9.3.9.4.1. Eficiência do secador de amostras No caso de analisadores CLD em base seca, deve demonstrar-se que, para a mais elevada concentração de vapor de água H m esperada (ver ponto 9.3.9.2.2), o secador de amostras mantém a humidade do CLD a ≤ 5 g de água/kg de ar seco (ou cerca de 0,008 % de H2O), o que corresponde a 100 % de humidade relativa a 3,9 °C e 101,3 kPa. Esta característica da humidade é igualmente equivalente a cerca de 25 % de humidade relativa a 25 °C e 101,3 kPa. Este controlo pode ser efectuado através da medição da temperatura à saída de um desumidificador térmico, ou mediante a medição da humidade imediatamente a montante do CLD. Pode medir-se a humidade à saída do CLD, desde que o único caudal a atravessar o CLD seja o do desumidificador. 9.3.9.4.2. Penetração de NO2 no secador de amostras A água que fica num secador de amostras mal concebido pode remover o NO2 da amostra. Se um secador de amostras for utilizado em combinação com um analisador NDUV sem um conversor NO2/NO a montante, poderia remover o NO2 da amostra antes da medição dos NOx. O secador de amostras deve permitir a medição de, pelo menos, 95 % do NO2 total na concentração máxima esperada do NO2. 9.3.10. Amostragem para emissões gasosas brutas, se aplicável