(83) Neste caso, o erro máximo da diferença deve ser tal que a exatidão de q mp seja de ± 5 % quando a razão de diluição for inferior a 15. O cálculo pode ser feito extraindo a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de cada instrumento. Podem ser obtidas exatidões aceitáveis para q mp através de qualquer um dos seguintes métodos: a) As exatidões absolutas de q mdew e q mdw são ± 0,2 %, o que garante uma exatidão de q mp ≤ 5 % com uma razão de diluição de 15. Todavia, ocorrerão erros maiores com razões de diluição mais elevadas; b) A calibração de q mdw relativamente a q mdew é efetuada de modo a obter as mesmas exatidões para q mp que as obtidas na alínea a). Para mais informações, ver ponto 9.4.6.3; c)