ter um diâmetro igual ao da sonda de recolha de amostras ao longo de todo o comprimento; d) ter um tempo de resposta inferior a 0,05 s ao caudal mínimo do instrumento, conforme determinado de acordo com o ponto 5.2.4. do apêndice 4 do presente anexo; e) não ter efeitos significativos no pico dos fumos. FM: Medidor de caudais Instrumentação de caudais para detectar o caudal correcto para a câmara de medição. Os caudais mínimo e máximo devem ser especificados pelo fabricante, e ser tais que sejam satisfeitos os requisitos do tempo de resposta do TT e as especificações do comprimento do percurso óptico. O medidor de caudais pode estar próximo da bomba de recolha de amostras P, se utilizada. MC: Câmara de medição A câmara de medição deve ter uma superfície interna não reflectora, ou um ambiente óptico equivalente. A incidência de luz difusa no detector devido às reflexões internas ou efeitos de difusão deve ser reduzida ao mínimo. A pressão do gás na câmara de medição não deve diferir da pressão atmosférica em mais do que 0,75 kPa. Quando tal não for possível por projecto, a leitura do opacímetro deve ser convertida à pressão atmosférica. A temperatura das paredes da câmara de medição deve ser regulada a ± 5 K entre 343 K (70 oC) e 373 K (100 oC), mas em qualquer caso suficientemente acima do ponto de orvalho dos gases de escape para impedir a condensação. A câmara de medição deve ser equipada com dispositivos adequados para medir a temperatura. OPL: Comprimento do percurso óptico