A.2.10.3. Validação da deriva Após a aplicação de todas as outras correções — exceto a correção da deriva — a todos os sinais do analisador de gases, calculam-se as emissões específicas ao freio em conformidade com o ponto A.2.8 do presente anexo. Em seguida, corrigem-se todos os sinais do analisador de gases dos efeitos da deriva em conformidade com o presente apêndice. Recalculam-se as emissões específicas ao freio usando todos os sinais do analisador de gases corrigidos da deriva. Os resultados das emissões específicas ao freio são validados e comunicados antes e após a correção da deriva em conformidade com o ponto 8.2.2.2 do anexo 4. A.2.10.4. Correção da deriva Corrigem-se todos os sinais do analisador de gases do seguinte modo: a) Corrige-se cada concentração registada, xi , para a recolha de amostras em contínuo ou por lote,