Regula-se o separador a 600 K (327 oC) ou a uma temperatura superior antes do ensaio em relação ao seu efeito catalisador sobre o CH4 e o C2H6 a valores de H2O representativos das condições do fluxo de escape. O ponto de orvalho e o nível de O2 da amostra do fluxo de escape devem ser conhecidos. A resposta relativa do FID ao CH4 e ao C2H6 é determinada conforme o ponto 9.3.8. Figura 11 Diagrama da análise do metano com o NMC A.3.1.5. Componentes da figura 11 NMC : Separador de hidrocarbonetos não metânicos Para oxidar todos os hidrocarbonetos com excepção do metano. HC Detector aquecido de ionização por chama (HFID) ou detector de ionização por chama (FID) para a medição das concentrações de HC e de CH4. A temperatura do HFID deve ser mantida entre 453 K e 473 K (180 oC e 200 oC). V1 : Válvula selectora Para seleccionar o gás de colocação no zero e gás de calibração). R : Regulador de pressão Para regular a pressão na conduta de recolha de amostras e o caudal para o HFID.