SP : Sonda de recolha de amostras Pode ser utilizada qualquer uma das seguintes sondas: a) tubo aberto virado para montante e situado no eixo do tubo de escape; b) tubo aberto virado para jusante e situado no eixo do tubo de escape; c) sonda com orifícios múltiplos descrita em SP no ponto A.3.1.3.; d) sonda de chapéu virada para montante e situada no eixo do tubo de escape, conforme a figura 14; O diâmetro interior mínimo da sonda deve ser de 4 mm. A razão mínima entre os diâmetros do tubo de escape e da sonda deve ser de 4. Se se utilizar uma sonda do tipo a), deve ser instalado imediatamente a montante do suporte do filtro um separador por inércia (ciclone ou impactor) com um ponto de corte de 50 % entre 2,5 μm e 10 μm. Figura 14 Diagrama da chapéu TT