8.1.8.4.2. Calibração da PDP Uma bomba volumétrica (PDP) deve ser calibrada de forma a determinar a equação caudal/velocidade da PDP que represente as fugas do caudal através da superfície de estanquidade da PDP em função da pressão de entrada da PDP. Devem ser determinados coeficientes únicos a usar na equação para cada velocidade a que se fizer funcionar a PDP. Calibra-se um medidor de caudais da PDP do seguinte modo: a) Liga-se o sistema da forma representada na figura 8.1; b) As fugas entre o medidor de caudais de calibração e a PDP devem ser inferiores a 0,3 % do caudal total no ponto mais baixo do caudal calibrado; por exemplo, com a restrição mais elevada e o ponto mais baixo da velocidade da PDP; c) Durante o funcionamento da PDP deve ser mantida na entrada da PDP uma temperatura constante a ±2 % do valor médio absoluto da temperatura de entrada, T in; d) Regula-se a velocidade da PDP no primeiro ponto de velocidade previsto para a sua calibração; e) Abre-se completamente a válvula de regulação do caudal; f)