A.1.2.7.2. Deriva do zero A resposta ao zero é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de colocação no zero durante um intervalo de tempo mínimo de 30 segundos. A deriva da resposta ao zero deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. A.1.2.7.3. Deriva de calibração A resposta ao gás de calibração é definida como a resposta média, incluindo o ruído, a um gás de calibração durante um intervalo de tempo mínimo de 30 segundos. A deriva da resposta ao gás de calibração deve ser inferior a 2 % da escala completa na gama mais baixa utilizada. A.1.2.7.4. Verificação da deriva Apenas se procede a esta verificação se, durante o ensaio, não tiver sido feita qualquer correcção da deriva. Assim que praticável, mas no máximo 30 minutos após a conclusão do ensaio, as gamas do analisador de gases utilizadas devem ser colocadas no zero e calibradas, a fim de verificar a respetiva deriva em função dos resultados anteriores ao ensaio. Em relação à deriva do analisador, devem aplicar-se as seguintes disposições: a) Se a diferença entre os resultados antes e após o ensaio for inferior a 2 %, conforme especificado nos pontos A1.2.7.2 e A1.2.7.3, as concentrações medidas podem ser utilizadas sem ser corrigidas, ou a sua deriva pode ser corrigida de acordo com o ponto A1.2.7.5; b) Se a diferença entre os resultados antes e após o ensaio for igual ou superior a 2 %, tal como especificado nos pontos A1.2.7.2 e A1.2.7.3, o ensaio deve ser anulado ou a deriva das concentrações medidas deve ser corrigida, de acordo com o ponto A1.2.7.5. A.1.2.7.5. Correcção da deriva