— Regulador de caudais FC3 (figuras 14 e 15) Utiliza-se um regulador de caudais para compensar o efeito das variações de temperatura e de contrapressão no caudal da amostra de partículas ao longo da sua trajetória, se não existirem outros meios. O regulador de caudais é necessário se se utilizar o sistema de compensação eletrónica de caudais EFC (figura 13). — Medidor de caudais FM3 (figuras 14 e 15) (caudal da amostra de partículas) O medidor de gases ou outro instrumento para medição do caudal deve estar localizado suficientemente longe do túnel para manter constante (±3 K) a temperatura dos gases na admissão, se não for utilizada correção do caudal pelo FC3. — Medidor de caudais FM4 (figura 15) (ar de diluição, apenas diluição dupla do caudal total) O medidor de gases ou outro instrumento para medição do caudal deve estar localizado de modo que a temperatura dos gases na admissão se mantenha a 298 K (25 °C) ±5 K. — Válvula de esfera BV (facultativa) A válvula de esfera deve ter um diâmetro não inferior ao diâmetro interior do tubo de recolha de amostras e um tempo de comutação inferior a 0,5 s. Nota: Se a temperatura ambiente na vizinhança de PSP, PTT, SDT e FH for inferior a 239 K (20 °C), devem tomar-se precauções para evitar perdas de partículas nas paredes frias dessas peças. Assim, recomenda-se aquecer e/ou isolar essas peças dentro dos limites dados nas descrições respetivas. Recomenda-se também que a temperatura à superfície do filtro durante a recolha não seja inferior a 293 K (20 °C). A cargas de motor elevadas, as peças acima indicadas podem ser arrefecidas por um meio não agressivo, tal como um ventilador de circulação, desde que a temperatura do agente de arrefecimento não seja inferior a 293 K (20 °C). (1) As figuras 4 a 12 mostram vários tipos de sistemas de diluição do caudal parcial que podem ser normalmente utilizados para o ensaio em estado estacionário (NRSC). No entanto e devido a várias fortes limitações dos ensaios em condições transitórias, só os sistemas de diluição do caudal parcial (figuras 4 a 12) estão em condições de cumprir todos os requisitos requeridos no ponto 2.4 do apêndice 1 do anexo 4A — Especificações do sistema de diluição do caudal parcial —, são aceites para o ensaio em condições transitórias (ensaio NRTC). ANEXO 4B