3.1.3.14. Válvulas de acção rápida (V), que servem para dirigir o caudal constante das amostras de gases quer para os sacos de recolha quer para a atmosfera. ---pagebreak--- E/ECE/324 PTL 375/396 Rev.1/Add.82/Rev.3 Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 154 Anexo 4 – Apêndice 1 3.1.3.15. Ligações de fecho rápido estanques aos gases (Q), intercaladas entre as válvulas de acção rápida e os sacos de recolha; a ligação deve fechar-se automaticamente do lado do saco; podem ser utilizados outros métodos para encaminhar a amostra até ao analisador (torneiras de corte de três vias, por exemplo). 3.1.3.16. Sacos (B), para a colheita das amostras de gases de escape diluídos e de ar de diluição no decurso do ensaio; devem ter uma capacidade suficiente para não reduzir o caudal de recolha; devem ser feitos de um material que não tenha influência nas próprias medições nem na composição química das amostras de gases (películas laminadas de polietileno-poliamida, ou hidrocarbonetos polifluorados, por exemplo). 3.1.3.17. Um contador digital (C), que serve para registar o número de rotações realizadas pela bomba volumétrica durante o ensaio. 3.1.4. Aparelhagem adicional para o ensaio de veículos com motor de ignição por compressão Para o ensaio dos veículos com motor de ignição por compressão em conformidade com as disposições dos pontos 4.3.1.1 e 4.3.2 do anexo 4, devem utilizar-se os aparelhos adicionais enquadrados pelo tracejado na figura 5/3: Fh filtro aquecido, S3 ponto de recolha dos hidrocarbonetos,