é a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba, em kPa p p é a pressão absoluta à saída da bomba, em kPa Executa-se um ajustamento linear pelo método dos mínimos quadrados para obter a equação de calibração como segue: (87) D 0 e m são a ordenada e o declive, respetivamente, que descrevem as retas de regressão. No que diz respeito ao sistema CVS com várias velocidades de funcionamento, as curvas de calibração obtidas para as diferentes gamas de caudais da bomba devem ser sensivelmente paralelas e os valores da ordenada na origem (D 0) devem aumentar quando decrescer a gama do caudal da bomba. Os valores calculados a partir da equação devem situar-se a ± 0,5 % do valor medido de V