q vCVS é o caudal de ar em condições normais (101,3 kPa, 273 K), em m3/s T é a temperatura à entrada do venturi, em K p p é a pressão absoluta à entrada do venturi, em kPa Calculam-se o valor médio de K v e o desvio-padrão. O desvio-padrão não deve exceder ± 0,3 % do valor médio de K v. 9.5.4. Calibração do venturi subsónico (SSV) A calibração do SSV baseia-se na equação de caudal para um venturi subsónico. O caudal de gás é função da pressão e temperatura à entrada, da queda de pressão entre a entrada e a garganta do SSV, conforme se indica na equação 53 (ver ponto 8.5.1.4). 9.5.4.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (Q SSV) em cada posição de restrição (mínimo 16 posições) em m3/s a partir dos valores de medição do medidor de caudais, segundo o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de descarga a partir dos dados de calibração para cada regulação do seguinte modo: