8.1.5.5. Avaliação do desempenho Utilizam-se os dados da alínea c) do ponto 8.1.5.4 do presente anexo para calcular a tempo de subida médio, T 10-90, para cada um dos analisadores. a) Se se optar por demonstrar a conformidade recorrendo à alínea b), subalínea i), do ponto 8.1.5.3 do presente anexo, é aplicável o seguinte procedimento: multiplicam-se os tempos de subida (em s) pelas respetivas frequências de registo em Hertz (1/s). O valor de cada resultado deve ser, pelo menos, igual a cinco. Se o valor for inferior a cinco, a frequência de registo deve ser aumentada ou os caudais regulados ou a conceção do sistema de recolha de amostras alterada para aumentar o tempo de subida tanto quanto necessário. Os filtros digitais também podem ser configurados para aumentar o tempo de subida; b) Se se optar por demonstrar a conformidade recorrendo à alínea b), subalínea ii), do ponto 8.1.5.3, a demonstração da conformidade com os requisitos da alínea b), subalínea ii), do ponto 8.1.5.3 é suficiente. 8.1.6. Verificação do tempo de resposta dos analisadores do tipo compensação 8.1.6.1. Âmbito e frequência