interferências de vapor de água de acordo com os pontos 1.9.1 e 1.9.2 do apêndice 5 do anexo 4. Se a água for removida por condensação, a temperatura ou o ponto de orvalho dos gases recolhidos deve ser monitorizada quer dentro do colector de água quer a jusante. A temperatura ou o ponto do orvalho dos gases recolhidos não deve exceder 280 K (7°C). Não são admitidos exsicantes químicos para a remoção da água da amostra. T1, T2, T3 Sensor de temperatura Para monitorizar a temperatura da corrente de gás. T4 Sensor de temperatura Para monitorizar a temperatura do conversor NO2 - NO. T5 Sensor de temperatura ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/167 Para monitorizar a temperatura do banho de arrefecimento. G1, G2, G3 Manómetros Para medir a pressão nas condutas de recolha de amostras. R1, R2 Reguladores de pressão Para regular a pressão do ar e do combustível, respectivamente, que chegam ao HFID. R3, R4, R5 Reguladores de pressão Para regular a pressão nas condutas de recolha de amostras e o caudal para os analisadores. FL1, FL2, FL3 Medidores de caudais Para monitorizar o caudal de derivação das amostras. FL4, FL5, FL6 Medidores de caudais (facultativos) Para monitorizar o caudal através dos analisadores. V1 a V5 Válvula selectora Para seleccionar o gás a enviar para os analisadores (amostra, gás de calibração ou gás de colocação no zero). V6, V7 Válvulas solenóides Para contornar o conversor C de NO2 - NO. V8 Válvula de agulha Para equilibrar o caudal através do conversor C de NO2 - NO e da derivação.