Ser de aço inoxidável ou de PTFE. Dado que a conduta de recolha apenas precisa de ser aquecida para impedir a condensação da água e do ácido sulfúrico, a sua temperatura dependerá do teor de enxofre do combustível. — Conduta de recolha SL para o CO (CO2) A conduta deve ser de aço inoxidável ou PTFE. Pode ser aquecida ou não. — Saco dos elementos de fundo BK (facultativo; figura 3 apenas) Este saco serve para a medição das concentrações de fundo. — Saco de recolha BG (facultativo; figura 3, CO e CO2 apenas) Este saco serve para a medição das concentrações das amostras. — Pré-filtro aquecido F1 (facultativo) A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. — Filtro aquecido F2 O filtro deve extrair quaisquer partículas sólidas da amostra de gases antes da entrada do analisador. A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. O filtro deve ser mudado quando necessário. — Bomba de recolha de amostras aquecida P A bomba deve ser aquecida à temperatura da conduta HSL1. — HC Detetor aquecido de ionização por chama (HFID) para a determinação dos hidrocarbonetos. A temperatura deve ser mantida entre 453 e 473 K (180 e 200 °C). — CO, CO2 Analisadores NDIR para a determinação do monóxido de carbono e do dióxido de carbono. — NO2 Analisador (H)CLD para a determinação dos óxidos de azoto. Se for utilizado um HCLD, este deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 328 e 473 K (55 e 200 °C). — Conversor C Utiliza-se um conversor para a redução catalítica do NO2 em NO antes da análise no CLD ou no HCLD. — Banho de arrefecimento B