9.3.2.4. Suportes de armazenagem das amostras No caso de amostragem em sacos, armazenam-se os volumes de gás em recipientes suficientemente limpos que deixem escapar um mínimo de gases ou permitam uma permeação mínima dos gases. Usam-se as boas práticas de engenharia para determinar os limiares aceitáveis da limpeza e da permeação dos suportes de armazenamento. A fim de limpar um recipiente, este pode ser repetidamente purgado e evacuado e pode ser aquecido. Usa-se um recipiente flexível (por exemplo, um saco) num ambiente com temperatura controlada ou um recipiente rígido com a temperatura controlada, o qual é inicialmente evacuado ou tem um volume que pode ser deslocado, como um conjunto de pistão e cilindro. Devem usar-se recipientes que satisfaçam as especificações constantes do quadro 9.1 a seguir. Quadro 9.1 Materiais dos recipientes para a recolha de amostras gasosas por lote CO, CO2, O2, CH4, C2H6, C3H8, NO, NO2 (6) polifluoreto de vinilo (7) por exemplo, Tedlar™, polifluoreto de vinilideno (7) por exemplo, Kynar™, politetrafluoroetileno (8) por exemplo, Teflon™, ou aço inoxidável (8) THC, NMHC politetrafluoroetileno (9) ou aço inoxidável (9) 9.3.3. Recolha de amostras de partículas 9.3.3.1. Sondas de recolha de amostras Devem usar-se sondas de partículas com uma abertura única. As sondas de partículas devem estar orientadas de face para montante. A sonda de partículas pode ser protegida por um chapéu que esteja em conformidade com os requisitos da figura 9.3. Neste caso, não deve usar-se o separador primário descrito no ponto 9.3.3.3. Figura 9.3