Conduta de recolha de amostras aquecida A conduta de recolha serve de passagem aos gases recolhidos desde a sonda única até ao(s) ponto(s) de separação e ao analisador de HC. A conduta deve: a) ter um diâmetro interior mínimo de 4 mm e máximo de 13,5 mm; b) ser de aço inoxidável ou de PTFE, c) ser mantida a uma temperatura da parede de 463 K ± 10 K (190 oC ± 10 oC), medida em cada uma das secções aquecidas controladas separadamente, se a temperatura dos gases de escape na sonda de recolha for igual ou inferior a 463 K (190 oC); d) manter uma temperatura da parede superior a 453 K (180 oC) se a temperatura dos gases de escape na sonda de recolha for superior a 463 K (190 oC); e) manter a temperatura dos gases a 463 K ± 10 K (190 oC ± 10 oC) imediatamente antes do filtro aquecido HF2 e do HFID. HSL2