9.5.2. Normas relativas à massa Devem usar-se pesos de calibração nas balanças de partículas certificados de acordo com normas internacionais e/ou nacionais reconhecidas com uma aproximação de 0,1 %. Os pesos de calibração podem ser certificados por qualquer laboratório de calibração que mantenha a rastreabilidade de normas internacionais e/ou nacionais reconhecidas. Deve ser assegurado que o peso de calibração mais pequeno não tenha uma massa mais do que dez vezes superior à massa de um suporte de recolhas de partículas não utilizado. Do relatório de calibração deve constar igualmente a densidade dos pesos. (1) Os símbolos específicos figuram nos anexos. (2) A numeração do presente anexo é coerente com a numeração do RTG n.o 11 da ONU. No entanto, algumas secções do RTG n.o 11 do ONU não são necessárias no presente anexo. (1) Realizar calibrações e verificações mais frequentemente, de acordo com as instruções do fabricante do sistema de medição e as boas práticas de engenharia. (2) A verificação do CVS não é exigida para os sistemas que estejam dentro da tolerância de ±2 % com base no balanço químico do carbono ou do oxigénio do ar de admissão, do combustível e dos gases de escape diluídos. (3) Pode utilizar-se o caudal molar em vez do caudal volumétrico padrão como o termo que representa a «quantidade». Neste caso, pode utilizar-se o caudal molar máximo em vez do caudal volumétrico padrão máximo nos critérios de linearidade correspondentes. (4) Desde que seja impedida a condensação da água no recipiente de armazenamento. (5) Até 313 K (40 °C). (6) Até 475 K (202 °C). (7) A 464 ± 11 K (191 ± 11 °C).