9.4.5.1. Condições na câmara de pesagem A temperatura da câmara (ou sala) em que os filtros de partículas são condicionados e pesados deve ser mantida a 295 K ±1 K (22 °C ± 1 °C) durante todo o período de condicionamento e pesagem dos filtros. A humidade deve ser mantida a um ponto de orvalho de 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C). Se os ambientes de estabilização e de pesagem forem separados, a temperatura do ambiente de estabilização deve ser mantida dentro do intervalo de tolerância de 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C), mas o requisito relativo ao ponto de orvalho permanece em 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C). A humidade e a temperatura ambiente devem ser registadas. 9.4.5.2. Pesagem dos filtros de referência Devem ser pesados, pelo menos, dois filtros de referência não utilizados no prazo de 12 horas, mas, de preferência, em simultâneo com as pesagens do filtro de recolha de amostras. Esses filtros devem ser do mesmo material que os filtros de recolha de amostras. A correção da flutuabilidade deve ser aplicada às pesagens. Se o peso de algum filtro de referência variar entre pesagens dos filtros de recolha de amostras em mais de 10 μg, todos os filtros de recolha de amostras devem ser descartados, repetindo-se o ensaio de emissões. Os filtros de referência devem ser substituídos periodicamente com base nas boas práticas de engenharia, pelo menos, uma vez por ano. 9.4.5.3. Balança analítica A balança analítica utilizada para determinar o peso dos filtros deve obedecer aos critérios de verificação da linearidade previstos no ponto 9.2, quadro 7. Isto implica uma precisão (desvio-padrão) de pelo menos 2 μg e uma resolução de pelo menos 1 μg (1 algarismo = 1 μg). Para garantir a pesagem exata dos filtros, recomenda-se que a balança seja: a) Instalada numa plataforma de isolamento do ruído e vibração externos; b)