PB : Ventoinha de pressão (tipo recolha fraccionada, figura 13 apenas) Para regular o caudal do ar de diluição, PB pode ser ligada aos reguladores de caudal FC1 ou FC2. PB não é necessária quando se utilizar uma válvula de borboleta. PB pode ser utilizada para medir o caudal de ar de diluição, se calibrada. SB : Ventoinha de aspiração (tipo recolha fraccionada, figura 13 apenas) SB pode ser utilizada para medir o caudal dos gases de escape diluídos, se calibrada. DT : Túnel de diluição O túnel de diluição: a) deve ter um comprimento suficiente para permitir a mistura completa dos gases de escape e do ar de diluição em condições de caudal turbulento no caso de um sistema de recolha de amostras fraccionada, o que significa que não é exigida uma mistura perfeita no caso de um sistema de recolha de amostras total; b)