A partir desses dados determinam-se o tempo de transformação para o sistema de diluição do fluxo parcial, isto é o tempo que decorre desde o início do estímulo do patamar até ao ponto correspondente a 50 % da resposta do medidor de caudais. Do mesmo modo, devem ser determinados os tempos de transformação do sinal de q mp do sistema de diluição do caudal parcial e do sinal de q mew,i do medidor de caudais de gases de escape. Esses sinais são utilizados em verificações de regressão realizadas após cada ensaio (ver ponto 8.3.3.3.). Repete-se o cálculo, pelo menos, para 5 estímulos de subida e de descida, procedendo-se depois ao cálculo da média dos resultados. O tempo de transformação interno (< 100 ms) do medidor de caudais de referência deve ser subtraído deste valor. Este é o valor «antecipado» do sistema de diluição do caudal parcial, que deve ser aplicado de acordo com o ponto 8.3.3.3. 9.5. Calibração do sistema CVS 9.5.1. Informações de carácter geral Calibra-se o sistema CVS utilizando um medidor de caudais de exactidão e um dispositivo limitador do caudal. Mede-se o caudal através do sistema a diferentes posições de restrição, sendo os parâmetros de regulação do sistema medidos e relacionados com o caudal. Podem-se utilizar vários tipos de medidores de caudais como por exemplo, venturi calibrado, medidor laminar calibrado ou medidor com turbina calibrado. 9.5.2. Calibração da bomba volumétrica (PDP) Medem-se simultaneamente todos os parâmetros relacionados com a bomba juntamente com os parâmetros relacionados com um venturi de calibração que é ligado em série com a bomba. Pode-se então traçar a curva do caudal calculado (expresso em m3/s à entrada da bomba, à pressão e temperatura absolutas) referida a uma função de correlação correspondente ao valor de uma combinação dada de parâmetros da bomba. Determina-se a equação linear que exprime a relação entre o caudal da bomba e a função de correlação. Se a bomba do sistema CVS tiver várias velocidades de funcionamento, deve-se executar uma operação de calibração para cada velocidade utilizada. Deve-se manter a estabilidade da temperatura durante a calibração. Mantêm-se as fugas em todas as ligações e tubagens entre o venturi de calibração e a bomba CVS a valores inferiores a 0,3 % do ponto mais baixo de escoamento (restrição mais elevada e ponto de velocidade PDP mais baixa). 9.5.2.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (qv