CL MC P (optional) Figura 24 - Opacímetro de fluxo parcial Legenda da figura 24: EN PT Exhaust Escape Optional Facultativo 3.3.1. Componentes da figura 24 EP Tubo de escape O tubo de escape deve ser um tubo rectilíneo de comprimento pelo menos igual a 6 diâmetros de tubo a montante e 3 diâmetros do tubo a jusante da ponta da sonda. SP Sonda de recolha de amostras A sonda de recolha de amostras deve ser um tubo aberto virado para montante instalado na linha de eixo do tubo de escape ou próximo dela. A folga em relação à parede do tubo de escape deve ser de pelo menos 5 mm. O diâmetro da sonda deve assegurar uma recolha de amostras representativa e um caudal suficiente através do opacímetro. TT Tubo de transferência O tubo de transferência deve: ---pagebreak--- L 375/200 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 − ser tão curto quanto possível e assegurar uma temperatura dos gases de escape de 373 K ± 30 K (100°C ± 30°C) à entrada da câmara de medição; − ter uma temperatura de paredes suficientemente acima do ponto de orvalho dos gases de escape para impedir a condensação; − ter um diâmetro igual ao da sonda de recolha de amostras ao longo de todo o