concentração «c» indicada. (O analisador está no modo NOx). 1.7.7. Desactivação do ozonizador Desactiva-se o ozonizador. A mistura de gases descrita no ponto 1.7.6 passa através do conversor para o detector. Regista-se a concentração «b» indicada. (O analisador está no modo NOx). 1.7.8. Modo NO Comutado para o modo NO com o ozonizador desactivado, o fluxo de oxigénio ou de ar de síntese é também desligado. A leitura de NOx do analisador não deve desviar-se mais de ± 5 % do valor medido de acordo com o ponto 1.7.2. (O analisador está no modo NO). ---pagebreak--- 27.12.2006 PT Jornal Oficial da União Europeia L 375/151 1.7.9. Intervalo dos ensaios A eficiência do conversor deve ser ensaiada antes de cada calibração do analisador de NOx . 1.7.10. Eficiência exigida O rendimento do conversor não deve ser inferior a 90%, mas recomenda-se vivamente um rendimento, mais elevado, de 95 %. Nota: Se, estando o analisador na gama mais comum, o ozonisador não permitir obter uma redução de 80 % para 20 % de acordo com o ponto 1.7.5, deve-se utilizar a gama mais alta que dê esta redução. 1.8. Regulação do FID 1.8.1. Optimização da resposta do detector O FID deve ser regulado de acordo com as indicações do fabricante. Deve-se utilizar um gás de calibração contendo propano em ar para optimizar a resposta na gama de funcionamento mais comum. Com os caudais de combustível e de ar regulados de acordo com as recomendações do fabricante, introduz-se no analisador um gás de calibração com uma concentração de C de 350 ppm ± 75 ppm. Determina-se a resposta a um dado caudal de combustível a partir da diferença entre a resposta com um gás de calibração e a resposta com um gás