Figura 12 Diagrama do sistema de diluição do caudal parcial (tipo recolha total) No sistema de recolha fraccionada apresentado na figura 13, os gases de escape brutos são transferidos do tubo de escape (EP) para o túnel de diluição (DT) através da sonda de recolha de amostras (SP) e do tubo de transferência (TT). O caudal total que passa através do túnel é ajustado mediante o regulador de caudais FC1 ligado ou ao caudal do ar de diluição ou à ventoinha de aspiração que actua sobre o caudal total do túnel. O regulador de caudais FC1 pode utilizar q mew ou q maw e q mf como sinais de comando para se obter a separação dos gases de escape desejada. O caudal da amostra que chega a DT é a diferença entre o caudal total e o caudal do ar de diluição. O caudal do ar de diluição é medido com o medidor de caudais FM1, e o caudal total, com o medidor de caudais FM2. A razão de diluição é calculada a partir desses dois caudais. A partir de DT, recolhe-se uma amostra de partículas com o sistema de recolha de partículas (ver figura 16). Figure 13 Diagrama do sistema de diluição do caudal parcial (tipo recolha fraccionada) A.3.2.3. Componentes das figuras 12 e 13 EP : Tubo de escape O tubo de escape pode ser isolado. Para reduzir a inércia térmica do tubo do escape, recomenda-se uma relação espessura/diâmetro igual ou inferior a 0,015. A utilização de secções flexíveis deve ser limitada a uma relação comprimento/diâmetro igual ou inferior a 12. As curvas devem ser reduzidas ao mínimo para limitar a deposição por inércia. Se o sistema incluir um silencioso de ensaio, este pode também ser isolado. Recomenda-se a utilização de um tubo rectilíneo com um comprimento igual a 6 diâmetros do tubo a montante e a 3 diâmetros a jusante da ponta da sonda. SP