c) Se o arrefecimento causar condensação de água, não é permitido recolher amostras de NOX a jusante do arrefecimento, a menos que o refrigerador satisfaça a verificação do desempenho prevista no ponto 8.1.11.4 do presente anexo; d) Se o arrefecimento causar condensação de água antes de o caudal atingir um medidor de caudais, deve medir-se o ponto de orvalho T dew e a pressão p total à entrada do medidor de caudais. Estes valores são utilizados nos cálculos das emissões em conformidade com o anexo 5. 9.4.5.4. Medidores de caudais de ar de diluição e de gases de escape diluídos 9.4.5.4.1. Aplicação Determinam-se os caudais instantâneos dos gases de escape diluídos ou o caudal total dos gases de escape diluídos ao longo de um intervalo de ensaio utilizando um medidor de caudais para os gases de escape diluídos. Os caudais dos gases de escape brutos ou o caudal total dos gases de escape brutos ao longo de um intervalo de ensaio podem ser calculados a partir da diferença entre o medidor do caudal dos gases de escape diluídos e um medidor do ar de diluição. 9.4.5.4.2. Requisitos dos componentes Os sistemas completos para medir o caudal dos gases de escape devem satisfazer a calibração e as verificações previstas nos pontos 8.1.8.4 e 8.1.8.5 do presente anexo. Podem utilizar-se os seguintes medidores: a)