c) A título facultativo, é permitida a pesagem de substituição (ver ponto 8.2.3.10 do presente anexo); d) Uma vez um filtro pesado, é devolvido à caixa de Petri e coberto. 8.2.3.7. Correção da impulsão hidrostática Corrige-se o peso medido da impulsão hidrostática tal como descrito no ponto 8.1.12.2 do presente anexo. 8.2.3.8. Repetição As medições da massa do filtro podem ser repetidas para determinar a massa média do filtro de acordo com as boas práticas de engenharia e excluir os valores aberrantes do cálculo da média. 8.2.3.9. Pesagem da tara Colocam-se os filtros não utilizados que tenham sido pesados em cassetes para filtros e colocam-se as cassetes com os filtros em recipientes cobertos ou selados antes de serem levados para o banco de ensaio para proceder à recolha de amostras. 8.2.3.10. Pesagem de substituição