Análise de hidrocarbonetos (HC) para gasóleo e, opcionalmente, outros combustíveis O analisador deve ser do tipo detetor de ionização por chama, com detetor, válvulas, tubagens, etc., aquecidos a 190 °C ±10 °C. É calibrado com gás propano expresso em equivalente de átomos de carbono (C1). 4.1.4.5. Análise de metano (CH4) O analisador deve ser um cromatógrafo gasoso combinado com um detetor de ionização por chama (FID) ou um detetor de ionização por chama (FID) combinado com um separador de hidrocarbonetos não metânicos (NMC-FID), calibrado com metano ou propano, expresso em equivalente de átomos de carbono (C1). 4.1.4.6. Análise de óxidos de azoto (NOx) Os analisadores devem ser do tipo quimioluminescente (CLA) ou do tipo não dispersivo por absorção de ressonância ultravioleta (NDUV). 4.1.4.11. Análise de hidrogénio (H2) (se aplicável) O analisador deve ser do tipo de espetrometria de massa por setor magnético, calibrado com hidrogénio.