Para efeitos do controlo de um sistema de diluição do caudal parcial, é necessária uma resposta mais rápida. Para os sistemas de diluição do caudal parcial com controlo em linha, é necessário um tempo de resposta ≤ 0,3 s. Para os sistemas de diluição do caudal parcial com controlo antecipado baseado numa execução do ensaio pré-registada, é necessário um tempo de resposta no sistema de medição do caudal dos gases de escape de ≤ 5 s, com um tempo de subida ≤ 1 s. O tempo de resposta do sistema deve ser especificado pelo fabricante do instrumento. Os requisitos relativos ao tempo de resposta para os sistemas de medição do caudal dos gases de escape e de diluição do caudal parcial são os indicados no ponto 2.4. Método de medição direta A medição direta do caudal instantâneo dos gases de escape pode ser efetuada pelos seguintes sistemas: a) Dispositivos de diferencial de pressão, tal como tubeiras de caudal (para mais pormenores, ver norma ISO 5167: 2000); b) Medidor de caudais ultrassónico; c) Medidor de caudais por vórtices.