A fonte luminosa é montada sobre uma placa plana equipada com os pinos correspondentes. Monta-se a placa no goniómetro por meio de um suporte, de forma que o eixo de referência da fonte luminosa fique alinhado com um dos eixos de rotação do goniómetro. O dispositivo de medição correspondente é descrito na figura 4. Categoria LR1 — Folha L/4 Os desenhos destinam-se a ilustrar o dispositivo essencial para a medição da fonte luminosa LED Figura 4 Dispositivo para medir a distribuição da intensidade luminosa Registam-se os dados da intensidade luminosa relativos à função principal com um fotogoniómetro-padrão. A distância de medição deve ser escolhida judiciosamente, a fim de se certificar de que o detetor está situado no campo afastado da distribuição da luz. As medições devem ser efetuadas em três planos C que contenham o eixo de referência da fonte luminosa. Os três planos C devem situar-se entre C30 e C330, a fim de evitar as sombras do conector e têm de estar a pelo menos 30° de distância um do outro. Os pontos de ensaio para cada plano de ângulos polares múltiplos γ estão especificados no quadro 3. Após as medições, os dados devem ser normalizados a 1 000 lm em conformidade com o ponto 3.1.11, utilizando o fluxo luminoso da fonte luminosa sujeita ao ensaio. Estes dados devem respeitar a gama de tolerâncias definida no quadro 3. Planos C: Ver publicação n.o 70-1987 da CEI, «The measurement of absolute intensity distributions» (A medição das distribuições da intensidade absoluta). Categoria LR1 — Folha LR1/5 Quadro 3 Valores nos pontos de ensaio da intensidade normalizada para a função principal da produção corrente e fontes luminosas normalizadas, respetivamente. Fontes luminosas LED de fabrico corrente Fonte luminosa LED normalizada (padrão γ