50,P para o alinhamento temporal). Noutros termos, o desfasamento temporal entre G EXHW e G SE é a diferença dos seus tempos de transformação, que foram determinados em conformidade com o apêndice 2, ponto 2.6. Nos sistemas de diluição do caudal parcial, a exatidão do G SE do caudal da amostra é de especial importância se a medição não for efetuada diretamente, mas determinada por medição diferencial do caudal: Neste caso, uma exatidão de ± 2 % para G TOTW e G DILW não é suficiente para garantir níveis de exatidão aceitáveis de G SE. Se o caudal de gases for determinado por medição diferencial do caudal, o erro máximo da diferença deve ser tal que a exatidão de G SE seja de ± 5 % quando a razão de diluição for inferior a 15. O cálculo pode ser feito extraindo a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de cada instrumento. Podem obter-se exatidões aceitáveis para G SE através de qualquer um dos seguintes métodos: a) As exatidões absolutas de G TOTW e G DILW são ± 0,2 %, o que garante uma exatidão de G SE de ≤ 5 % com uma razão de diluição de 15. Todavia, ocorrerão erros maiores com razões de diluição mais elevadas. b) A calibração de G DILW relativamente a G TOTW é efetuada de modo a obter as mesmas exatidões para G