b) ser fabricado em aço inoxidável; c) ter pelo menos 75 mm de diâmetro se for do tipo adequado para recolha fraccionada; d) deve ter como diâmetro mínimo recomendado 25 mm se for do tipo adequado para recolha total; e) pode ser aquecido a uma temperatura de parede que não ultrapasse 325 K (52 oC); f) pode ser isolado. PSP : Sonda de recolha de amostras de partículas de amostragem (tipo recolha fraccionada, figura 13 apenas) A sonda de recolha de partículas é a secção principal do tubo de transferência de partículas PTT (ver ponto A.3.2.5.) e a)