Diagrama do aparelho de controlo da eficiência do conversor de NOx Flow control solenoid valve O2 or Air supply Flow-control valvu Flowmeter VARIAC Ozonator Analyser inlet connector NO/NO2 supply EN PT ---pagebreak--- E/ECE/324 PTL 375/408 Rev.1/Add.82/Rev.3 Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 166 Anexo 4 – Apêndice 1 3.6. Ainda com o ozonizador desligado, corta-se também a entrada de oxigénio ou de ar sintético O valor de NO2 indicado pelo analisador não deve ser então mais de 5% superior ao valor especificado no ponto 3.1. 3.7. Calcula-se a eficiência do conversor de NOx do seguinte modo: (EN) Efficiency (per cent) – (PT) Eficiência (%) 3.8. O valor assim obtido não deve ser inferior a 95%. 3.9. O controlo da eficiência do conversor deve ser efectuado pelo menos uma vez por