vii) Devem ter-se em conta o tempo de transporte e a resposta completa do analisador mais lento; viii) Repetem-se os passos previstos na alínea c), subalíneas iv) a vii), do presente ponto de modo a registar 7 ciclos completos, terminando com o gás de colocação a zero a passar pelos analisadores. ix) Para-se o registo. 8.1.5.5. Avaliação do desempenho Utilizam-se os dados da alínea c) do ponto 8.1.5.4 da presente secção para calcular a tempo de subida médio, T 10–90, para cada um dos analisadores. a)