HCw é a concentração de HC em húmido, em ppm O medidor do caudal de ar e os analisadores devem cumprir os requisitos de linearidade do ponto 9.2, devendo o sistema total cumprir os requisitos de linearidade relativos ao caudal dos gases de escape do ponto 9.2. Se se utilizar um equipamento de medição da razão ar/combustível, tal como um sensor do tipo zircónio para a medição do excesso de ar, é necessário obedecer às especificações do ponto 9.3.2.7. 8.4.1.7. Método do balanço do carbono Este método envolve o cálculo da massa dos gases de escape a partir do caudal do combustível e dos componentes gasosos, incluindo o carbono. O cálculo do caudal mássico instantâneo dos gases de escape faz-se do seguinte modo: (33) com (34) e (35) em que: