A curva de calibração não deve diferir mais do que 2 % do valor nominal de cada gás de calibração. 3.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtido em conformidade com o ponto 3.2 anterior, elabora-se um quadro que indique os valores das concentrações medidas nos analisadores em relação aos valores reais, com intervalos não superiores a 1 % da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. Esse quadro deve também conter outros dados pertinentes como: a) Data de calibração; b) Valores indicados pelo potenciómetro, em zero e calibrado (quando aplicável); c) Escala nominal;