gama de detecção mais vulgar. 2.2. Calibração do analisador de hidrocarbonetos O analisador deve ser calibrado utilizando propano diluído em ar e ar sintético purificado. Ver o ponto 4.5.2 do anexo 4 (gases de calibração). Determinar a curva de calibração conforme descrito nos pontos 1.1 a 1.5 do presente apêndice. 2.3. Factores de reacção de diferentes hidrocarbonetos e limites recomendados O factor de resposta (Rf) relativo a uma determinada espécie de hidrocarboneto é a relação entre a leitura C1 do FID e a concentração no cilindro de gás, expressa em ppm de C1. A concentração do gás de calibração deve estar a um nível que dê uma resposta de cerca de 80% da deflexão da escala completa para as gamas de funcionamento normalmente utilizadas. A concentração deve ser conhecida com uma precisão de ± 2 % em relação a um padrão gravimétrico expresso em volume. Além disso, os cilindros de gás devem ser pré-condicionados durante 24 horas a uma temperatura entre 293 K e 303 K (20° e 30° C). Os factores de resposta devem ser determinados ao colocar um analisador em serviço e, daí em diante, a intervalos pré-estabelecidos (por exemplo, grandes manutenções). Os gases de ensaio a utilizar e os factores de resposta recomendados são os seguintes: metano e ar purificado: 1,00 < Rf < 1,15 ---pagebreak--- E/ECE/324 PTL 375/406 Rev.1/Add.82/Rev.3 Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 E/ECE/TRANS/505 Regulamento n.º 83 página 164 Anexo 4 – Apêndice 1 ou 1,00 < Rf < 1,05 para veículos alimentados a GN