Seleciona-se uma concentração gás de regulação da sensibilidade ao C3H8 para regular a sensibilidade do analisador antes dos ensaios das emissões. Apenas devem ser selecionados gases de regulação da sensibilidade que cumpram as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo, registando-se a concentração de C3H8; b) Seleciona-se um gás de regulação da sensibilidade ao CH4 que cumpra as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo, registando-se a concentração de CH4; c) O analisador FID deve ser posto a funcionar de acordo com as instruções do fabricante; d) Confirma-se que o analisador FID foi calibrado utilizando C3H8. A calibração deve ser efetuada numa base de carbono 1 (C1); e) O FID deve ser colocado a zero com o gás zero utilizado para os ensaios das emissões; f)