É permitido estabilizar os componentes aquecidos ou arrefecidos, tais como condutas de recolha de amostras, filtros, refrigeradores e bombas, às respetivas temperaturas de funcionamento; h) Liga-se o caudal do sistema de diluição dos gases de escape pelo menos dez minutos antes de uma sequência de ensaio; i) Realiza-se a calibração dos analisadores de gases e a regulação do zero dos analisadores contínuos de acordo com o procedimento do ponto 7.3.1.5 abaixo; j) Todos os dispositivos eletrónicos de integração devem ser colocados ou recolocados a zero, antes do início de qualquer intervalo de ensaio. 7.3.1.5. Calibração dos analisadores de gases Selecionam-se as gamas de medição adequadas para os analisadores de gases. São permitidos os analisadores de emissões com comutador de gamas automático ou manual. Durante um ensaio com rampas de transição ou NRTC e durante um período de recolha de amostras de uma emissão gasosa no final de cada modo de ensaio em modo discreto a gama dos analisadores de emissões não deve ser comutada. Do mesmo modo, o valor dos ganhos do amplificador ou dos amplificadores operacionais analógicos do analisador não pode ser alterado durante o ciclo de ensaio.