d) Durante o funcionamento do SSV deve ser mantida na entrada do SSV uma temperatura constante a ±2 % do valor médio absoluto da temperatura de entrada, T in; e) A válvula de regulação ou o insuflador de velocidade variável deve ser regulado para um caudal superior ao maior caudal previsto durante o ensaio. Os caudais não podem ser extrapolados para além dos valores calibrados, pelo que se recomenda que se verifique que um número de Reynolds, Re, na garganta do SSV ao maior caudal calibrado é superior ao máximo Re previsto durante o ensaio; f) Faz-se funcionar o SSV durante, pelo menos, 3 minutos para estabilizar o sistema. O SSV deve continuar a funcionar, registando-se os valores médios de, pelo menos, 30 s de dados recolhidos de cada uma das seguintes quantidades: i) Caudal médio do medidor de caudais de referência, ; ; ii) Facultativamente, o ponto de orvalho médio do ar de calibração, T dew. Ver apêndices A.7-A.8 para os pressupostos admissíveis;