b) analisadores NDIR para a medição do monóxido de carbono e do dióxido de carbono; c) analisador HCLD ou CLD para a medição dos óxidos de azoto. A amostra para todos os componentes deve ser colhida com uma única sonda e repartida em seguida pelos diferentes analisadores. Facultativamente, podem ser utilizadas duas sondas de amostragem instaladas na proximidade imediata uma da outra. Deve-se velar por que nenhum componente dos gases de escape (incluindo a água e o ácido sulfúrico) se condense inadvertidamente num ponto qualquer do sistema de análise. Figura 9 Diagrama do sistema de análise dos gases de escape brutos para o CO, o CO2, os NOx, e os HC Figura 10 Diagrama do sistema de análise dos gases de escape diluídos para o CO, o CO2, os NOx, e os HC A.3.1.3. Componentes das figuras 9 e 10 EP : Tubo de escape SP : Sonda de recolha de gases de escape brutos (figura 9 apenas)