Este saco serve para a medição das concentrações das amostras. F1 Pré-filtro aquecido (facultativo) A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. F2 Filtro aquecido O filtro deve extrair quaisquer partículas sólidas da amostra de gases antes do analisador. A temperatura deve ser a mesma que a da conduta HSL1. O filtro deve ser mudado quando necessário. ---pagebreak--- L 375/166 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 P Bomba de recolha de amostras aquecida A bomba deve ser aquecida até à temperatura da conduta HSL1. HC Detector aquecido de ionização por chama (HFID) para a determinação dos hidrocarbonetos. Deve-se manter a temperatura entre 453 K e 473 K (180°C a 200°C). CO e CO 2 Analisadores NDIR para a determinação do monóxido de carbono e do dióxido de carbono (facultativo para a determinação da razão de diluição para medição de partículas). NO Analisador CLD ou HCLD para a determinação dos óxidos de azoto Se for utilizado um HCLD, este deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 328 K e 473 K (55°C e 200°C). C Conversor Utiliza-se um conversor para a redução catalítica de NO2 em NO antes da análise no CLD ou HCLD. B Banho de arrefecimento (facultativo) Para arrefecer e condensar a água contida na amostra de gases de escape. O banho deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 273 K e 277 K (0 °C a 4 °C), utilizando gelo ou refrigeração. O banho é facultativo se o analisador não sofrer interferências de vapor de água de acordo com os pontos 1.9.1 e 1.9.2 do apêndice 5 do