c NH3,hot é a concentração média de NH3 do ensaio de arranque a quente, em ppm A.7.4. Especificação do analisador e verificação A.7.4.1. Requisitos de linearidade O analisador deve cumprir os requisitos de linearidade indicados no quadro 7 do presente anexo. Deve verificar se a linearidade em conformidade com o ponto 9.2.1 do presente anexo pelo menos uma vez por ano ou sempre que se proceda a uma reparação ou alteração do sistema susceptível de influenciar a calibração. Com a autorização prévia da entidade homologadora, são autorizados menos de 10 pontos de referência, caso possa demonstrar se uma exactidão equivalente. Para a verificação da linearidade, deve utilizar se um gás de NH3 que cumpra as especificações do ponto A.7.4.2.7. Admite se a utilização de células de referência que contenham gás de calibração de NH3. Os instrumentos cujos sinais se utilizem para algoritmos de compensação devem cumprir os requisitos de linearidade indicados no quadro 7 do presente anexo. A verificação da linearidade deve ser feita segundo os requisitos dos procedimentos de auditoria interna, pelo fabricante dos instrumentos ou em conformidade com os requisitos da norma ISO 9000. A.7.4.2. Características dos analisadores O analisador deve ter uma gama de medição e um tempo de resposta adequados à exactidão necessária para medir a concentração de NH3 em condições transitórias e estabilizadas. A.7.4.2.1. Limite de detecção mínimo O analisador deve ter um limite de detecção mínimo < 2 ppm em todas as condições de ensaio. A.7.4.2.2. Exactidão A exactidão, definida como o desvio entre a leitura do analisador e o valor de referência, não deve exceder ± 3 % da leitura ou ± 2 ppm, consoante o que for maior.