1.4. Descrição do sistema recomendado Apresenta-se em seguida a prática recomendada para a medição do número de partículas. No entanto, aceita-se qualquer sistema que cumpra as especificações funcionais enunciadas nos pontos 1.2 e 1.3 acima. A figura A4-A.Ap5-14 apresenta o desenho esquemático do sistema recomendado para a recolha de amostras de partículas. Figura A4-A.Ap5-14 Esquema do sistema de recolha de amostras de partículas recomendado 1.4.1. Descrição do sistema de recolha de amostras O sistema de recolha de amostras de partículas é composto por uma sonda ou ponto de recolha de amostras de partículas num túnel de diluição (PSP), um PTT, um PCF e um separador de partículas voláteis (VPR), situado a montante do dispositivo de medição da concentração do número de partículas (PNC). O VPR deve incluir dispositivos de diluição da amostra (diluidores do número de partículas: PND1 e PND2) e evaporação de partículas (tubo de evaporação, ET)]. A sonda de recolha de amostras de partículas para o caudal do gás de ensaio deve estar posicionada no canal de diluição de modo a permitir a recolha de uma amostra representativa a partir de uma mistura homogénea ar/gases de escape. A soma do tempo de permanência no sistema e do tempo de resposta T90 do PNC não deve exceder 20 s. 1.4.2. Sistema de transferência de partículas A sonda ou o ponto de recolha de amostras (PSP) e o tubo de transferência de partículas (PTT) formam, em conjunto, o sistema de transferência de partículas (PTS). O PTS encaminha a amostra colhida no túnel de diluição até à entrada do primeiro diluidor do número de partículas. O PTS deve preencher as seguintes condições: Deve ser instalado na proximidade do eixo central do túnel, 10 a 20 vezes o diâmetro do túnel, a jusante da entrada dos gases, orientado para montante do caudal de gás do túnel, encontrando-se o seu eixo na extremidade paralela à do túnel de diluição. Deve ter um diâmetro interno de ≥ 8 mm. A amostra de gás que passa pelo PTS deve cumprir as seguintes condições: