mew ou q maw e q mf como sinais de comando, para se obter a separação dos gases de escape desejada. O caudal da amostra que chega ao DT é a diferença entre o caudal total e o caudal do diluente. O caudal do diluente é medido com o medidor de caudais FM1 e o caudal total com o medidor de caudais FM2. A razão de diluição é calculada a partir destes dois caudais. A partir do DT, recolhe-se uma amostra de partículas com o sistema de recolha de amostras de partículas (ver figura 16). Figura 13 Diagrama do sistema de diluição do caudal parcial (tipo recolha fracionada) A.2.2.2. Componentes das figuras 12 e 13 EP Tubo de escape O tubo de escape pode ser isolado. Para reduzir a inércia térmica do tubo do escape, recomenda-se uma razão espessura/diâmetro igual ou inferior a 0,015. A utilização de secções flexíveis deve ser limitada a uma razão comprimento/diâmetro igual ou inferior a 12. As curvas devem ser reduzidas ao mínimo, para limitar a deposição por inércia. Se o sistema incluir um silencioso de ensaio, este deve também ser isolado. Recomenda-se a utilização de um tubo retilíneo com um comprimento igual a 6 diâmetros do tubo a montante e a três diâmetros a jusante da ponta da sonda. SP Sonda de recolha de amostras Pode ser utilizada qualquer uma das seguintes sondas: