8.2.3.4. Suportes para a recolha de amostras não utilizados Colocam-se os suportes para a recolha de amostras não utilizados em um ou mais recipientes que estejam abertos ao ambiente de estabilização das partículas. Se forem utilizados filtros, estes podem ser colocados na metade inferior de uma cassete de filtros. 8.2.3.5. Estabilização Estabilizam-se os suportes para a recolha de amostras no ambiente de estabilização das partículas. Um suporte de recolha de amostras não utilizado pode considerar-se estabilizado se tiver estado no ambiente de estabilização das partículas durante um período mínimo de 30 minutos e se, durante esse período, o referido ambiente de estabilização tiver cumprido as especificações do ponto 9.3.4. 8.2.3.6. Pesagem Pesam-se os suportes para a recolha de amostras automática ou manualmente, do seguinte modo: a) No caso da pesagem automática, seguem-se as instruções do fabricante do sistema automatizado para preparar as amostras a pesar; b) No caso da pesagem manual, recorre-se às boas práticas de engenharia; c) A título facultativo, é permitida a pesagem de substituição (ver ponto 8.2.3.10); d) Uma vez um filtro pesado, é devolvido à caixa de Petri e coberto. 8.2.3.7. Correção da impulsão hidrostática Corrige-se o peso medido da impulsão hidrostática tal como descrito no ponto 8.1.12.2. 8.2.3.8. Repetição