d) deve ter como diâmetro mínimo recomendado 25 mm, se for do tipo adequado para recolha total; e) pode ser aquecido até se obter uma temperatura da parede não superior a 325 K (52 oC) por aquecimento directo ou por pré-aquecimento do ar de diluição, desde que a temperatura do ar não exceda 325 K (52 oC) antes da introdução dos gases de escape no túnel de diluição; f) pode ser isolado. Os gases de escape do motor devem ser completamente misturados com o ar de diluição. Para os sistemas de recolha fraccionada, a qualidade da mistura deve ser verificada após introdução em serviço por meio de um perfil da concentração de CO2 no túnel estando o motor em marcha (pelo menos quatro pontos de medição igualmente espaçados). Se necessário, pode-se utilizar um orifício de mistura. Nota : Se a temperatura ambiente na vizinhança do túnel de diluição (DT) for inferior a 293 K (20 oC), devem-se tomar precauções para evitar perdas de partículas nas paredes frias do túnel de diluição. Assim sendo, recomenda-se aquecer e/ou isolar o túnel dentro dos limites dados acima.