MN = emissão mássica de hidrogénio para o ensaio de carga normal, em gramas MD = emissão mássica de hidrogénio para o ensaio de carga com avaria, em gramas APÊNDICE 1 CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA O ENSAIO DE EMISSÕES DE HIDROGÉNIO 1. FREQUÊNCIA E MÉTODOS DE CALIBRAÇÃO Todos os equipamentos devem ser calibrados antes da respetiva utilização inicial sendo, em seguida, calibrados tantas vezes quantas as necessárias e, em qualquer caso, no mês acima ao ensaio de homologação. Os métodos de calibração a utilizar são os descritos no presente apêndice. 2. CALIBRAÇÃO DO RECINTO 2.1. Determinação inicial do volume interno do recinto 2.1.1. Antes da sua primeira utilização, deve determinar-se o volume interno da câmara do modo indicado em seguida: Medem-se cuidadosamente as dimensões internas da câmara, tendo em conta quaisquer irregularidades que possam existir, tais como elementos estruturais de contraventamento.