Pode ser aquecido a uma temperatura de parede que não ultrapasse 325 K (52 °C); c) Pode ser isolada. FH Suporte do filtro O suporte do filtro: a) Deve formar um cone divergente de 12,5° (a partir do centro) na secção de transição entre o diâmetro da conduta de transferência e o diâmetro exposto da face do filtro; b) Pode ser aquecido a uma temperatura de parede que não ultrapasse 325 K (52 °C); c) Pode ser isolada. Os trocadores de filtros múltiplos (trocadores automáticos) são permitidos, desde que não haja interação entre os filtros de recolha de amostras. Os filtros de membrana PTFE devem estar instalados numa cassete específica dentro do suporte do filtro.