Deve ser instalado um sensor de temperatura imediatamente a montante do dispositivo de medição do volume. Este sensor de temperatura deve ter uma exatidão de ± 1 oC e um tempo de resposta de 1 segundo ou menos a 62% de uma variação de temperatura dada (valor medido em água ou óleo de silicone). 3.3.5.4. A medição da diferença de pressão em relação à pressão atmosférica efetua-se a montante e, se necessário, a jusante do dispositivo de medição do volume. 3.3.5.5. As medições da pressão devem ter uma precisão e uma exatidão de ± 0,4 kPa durante o ensaio. Ver quadro A5/5. 3.3.6. Descrição do sistema recomendado A figura A5/3 apresenta um esquema do sistema de diluição dos gases de escape que preenchem os requisitos do presente anexo. Recomendam-se os seguintes componentes: a)