A.2.9.4. Calibração do SSV Abordagem molar. Para calibrar um medidor de caudais SSV, efetuam-se as operações seguintes: i) Calcula-se o número de Reynolds, Re #, para cada caudal molar de referência utilizando o diâmetro da garganta do venturi, d t na equação (A.5-145). Dado que a viscosidade dinâmica, μ, é necessária para calcular Re# , pode usar-se um modelo de viscosidade específico para determinar μ para o gás de calibração (habitualmente, o ar), de acordo com as boas práticas de engenharia, na equação (A.5-146). Em alternativa, pode usar-se o modelo de viscosidade de Sutherland com três coeficientes para calcular μ por aproximação (ver quadro A.5-5): (A.5-145) em que: