O sistema completo para medir o caudal de ar de admissão deve cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.8.2 do presente anexo. 9.4.5.3. Medidor do caudal dos gases de escape brutos 9.4.5.3.1. Requisitos dos componentes O sistema completo para medir o caudal de gases de escape brutos deve cumprir a calibração prevista no ponto 8.1.4 do presente anexo. Todos os medidores de caudais de gases de escape brutos devem ser concebidos de modo a compensar adequadamente as variações da termodinâmica, fluidez e composição dos gases de escape brutos. 9.4.5.3.2. Tempo de resposta do medidor de caudais Para se controlar um sistema de diluição do caudal parcial de modo a extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos, exige-se do medidor de caudais um tempo de resposta mais rápido do que o indicado no quadro A.4-8. No que diz respeito aos sistemas de diluição do caudal parcial com controlo em linha o tempo de resposta do medidor de caudais deve cumprir as especificações do ponto 8.2.1.2 do presente anexo. 9.4.5.3.3. Arrefecimento dos gases de escape O presente ponto não é aplicável ao arrefecimento dos gases de escape devido à conceção do motor, incluindo, mas não exclusivamente, turbocompressores e coletores de escape arrefecidos a água. É permitido o arrefecimento dos gases de escape a montante do medidor de caudais com as seguintes restrições: a) Não é permitido recolher amostras de partículas a jusante do arrefecimento; b) Se o arrefecimento fizer com que as temperaturas dos gases de escape acima de 475 K (202 °C) baixem para um valor inferior a 453 K (180 °C), não é permitido recolher amostras de HC a jusante do arrefecimento; c)