b) Regista-se em contínuo a pressão atmosférica no ambiente de pesagem. Uma alternativa aceitável consiste na utilização de um barómetro que meça a pressão atmosférica fora do ambiente de pesagem, desde que se possa garantir que a pressão atmosférica está sempre equilibrada a ±100 Pa da pressão atmosférica comum. Deve registar-se a pressão atmosférica mais recente quando cada amostra de partículas é pesada. Usa-se este valor para calcular a correção da impulsão hidrostática das partículas prevista no ponto 8.1.12.2. 9.3.4.5. Instalação da balança Instala-se a balança da maneira que segue: a) Instalada numa plataforma isolada das vibrações a fim de a isolar do ruído e da vibração externos; b) Protegida contra correntes de convecção por meio de um para-vento antiestático que esteja eletricamente ligado à terra. 9.3.4.6. Carga de eletricidade estática A carga de eletricidade estática deve ser reduzida ao mínimo no ambiente da balança, da forma que segue: a) A balança deve estar eletricamente ligada à terra; b) Devem ser utilizadas pinças de aço inoxidável, se as amostras de partículas forem manipuladas manualmente; c)