Duração do ensaio (mínimo 250 s) (t) ± 0,1 s Figura 8 Configuração de calibração para o sistema PDP 2.2.5. Uma vez realizada a montagem do sistema como representada na figura 8 do presente apêndice, abrir completamente a válvula de regulação do caudal e fazer funcionar a bomba CVS durante 20 minutos antes de começar as operações de calibração. 2.2.6. Fechar parcialmente a válvula de regulação do caudal, de modo a obter um aumento da depressão à entrada da bomba (cerca de 1 kPa) que permita dispor de um mínimo de seis pontos de medição para o conjunto da calibração. Deixar o sistema atingir o seu regime estabilizado durante três minutos e repetir as medições. 2.2.7. O caudal de ar (Qs) em cada ponto do ensaio é calculado em m3/min (condições normais) a partir dos valores de medição do fluxómetro, segundo o método previsto pelo fabricante. 2.2.8. O caudal de ar é então convertido em caudal da bomba (V0), expresso em m3 por rotação à temperatura e à pressão absolutas à entrada da bomba: Sendo: V0 = Caudal da bomba a Tp e Pp, em m3/rotação, Qs