= pressão absoluta à saída da bomba (kPa) n = velocidade da bomba [rot/s] Executa-se um ajustamento linear pelo método dos mínimos quadrados para obter a calibração por meio da equação (A.5-71): (A.5-71) com D 0 [m3/rev] e m [m3/s], como ordenada na origem e declive, respetivamente, que definem a reta de regressão. Num sistema CVS com múltiplas velocidades, as curvas de calibração obtidas para as diferentes gamas de caudais da bomba devem ser sensivelmente paralelas e os valores da ordenada na origem (D 0) devem aumentar à medida que diminui a gama do caudal da bomba. Os valores calculados a partir da equação devem situar-se a ±0,5 % do valor medido de V