8.2.1.2. Validação do sistema de diluição do caudal parcial Exige-se uma resposta rápida do sistema para o controlo de um sistema de diluição do caudal poder extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos; essa rapidez é identificada pela rapidez do sistema de diluição do caudal parcial. Determina-se o tempo de transformação do sistema segundo o procedimento descrito no ponto 8.1.8.6 e na figura 3.1 que lhe está associada. O controlo efetivo do sistema de diluição do caudal parcial deve ter por base as condições atuais medidas. Se o tempo de transformação combinado da medição do caudal de escape e do sistema do caudal parcial for ≤ 0,3 s, deve aplicar-se a regulação em linha. Se o tempo de transformação exceder 0,3 s, utiliza-se o controlo antecipado, baseado numa execução do ensaio pré-registada. Neste caso, o tempo de subida combinado deve ser ≤1 s e o tempo de reação combinado ≤10 s. A resposta total do sistema deve ser concebida para assegurar uma amostra representativa das partículas, q mp,i (caudal da amostra dos gases de escape no sistema de diluição do caudal parcial), proporcional ao caudal mássico dos gases de escape. Para determinar a proporcionalidade, efetua-se uma análise de regressão de q mp,i em função de q mew,i (caudal mássico dos gases de escape em base húmida) a uma taxa de aquisição de dados mínima de 5 Hz, respeitando os seguintes critérios: a) O coeficiente de correlação r 2 da regressão linear entre q mp,i e q mew,i não pode ser inferior a 0,95; b) O erro-padrão da estimativa de q mp,i em q mew,i não pode exceder 5 % do máximo de q mp;