4.1.4.12. Análise da água (H2O) (se aplicável) O analisador deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). O NDIR deve ser calibrado com vapor de água ou com propileno (C3H6). Se o NDIR for calibrado com vapor de água, deve garantir-se que a água não condensa nos tubos e nas ligações durante o procedimento de calibração. Se o NDIR for calibrado com propileno, o fabricante do analisador deve fornecer as informações de conversão da concentração de propileno na concentração correspondente de vapor de água. Os valores de conversão devem ser verificados periodicamente pelo fabricante do analisador e pelo menos uma vez por ano. 4.1.5. Descrições do sistema recomendado 4.1.5.1. A figura A5/9 apresenta um esquema do sistema de recolha de emissões gasosas. Figura A5/9 Esquema do sistema de diluição do caudal total dos gases de escape 4.1.5.2. O sistema pode ser constituído, por exemplo, pelos componentes a seguir enumerados.