8.1.11.1.4. Procedimento para a verificação do efeito de atenuação do CO2 Pode usar-se o método seguinte ou o método previsto pelo fabricante do instrumento para determinar o efeito de atenuação do CO2 com recurso a um misturador-doseador que mistura gases binários de regulação da sensibilidade com gases com gás zero enquanto gás diluente e cumpre as especificações do ponto 9.4.5.6 do presente anexo, ou então usar as boas práticas de engenharia para conceber um protocolo diferente: a) Devem usar-se tubagens em aço inoxidável ou PTFE para fazer as necessárias ligações; b) Configura-se o misturador-doseador para que sejam misturadas entre si quantidades praticamente iguais de gás de regulação da sensibilidade e de gás diluente; c) Se o analisador CLD tiver um modo de funcionamento em que deteta apenas o NO, e não o total de NOX, usa-se o analisador CLD apenas no modo de funcionamento NO; d) Usa-se um gás de regulação da sensibilidade ao CO2 que cumpra as especificações do ponto 9.5.1 do presente anexo e uma concentração que seja aproximadamente o dobro da concentração máxima de CO2 prevista durante os ensaios das emissões;