em seguida, submetido, caso necessário, a um processo de purificação. O reagente anti-B aglutina os glóbulos vermelhos humanos que contenham o antigénio B, isto é, os dos grupos B e AB, e não aglutina os glóbulos vermelhos humanos isentos de antigénio B, ou seja, os dos grupos 0 e A. Actividade Titulação Um reagente anti-B deve ser titulado sobre uma suspensão de glóbulos B paralelamente à preparação-padrão internacional, reconstituída mas não diluída, de soro anti-B para determinação de grupos sanguíneos ou a uma preparação equivalente de referência (1). A actividade do reagente não deve ser inferior a 64 unidades internacionais por ml. Determinação da avidez Após mistura sobre lâmina de um reagente anti-B com igual volume de uma suspensão de glóbulos B de uma fracção de volume de 0,05-0,1, a aglutinação deve ocorrer antes de decorrido o dobro do tempo necessário para a aglutinação, nas mesmas condições, obtida por meio da preparação-padrão internacional, reconstituída mas não diluída, do soro para determinação de grupos sanguíneos anti-B ou de uma preparação-padrão com a mesma avidez. (1) A «preparação-padrão internacional» é de origem humana ; a preparação-padrão equivalente que se utilizará, caso necessário, poderá ser de origem humana ou de origem animal. EXEMPLOS DE RÓTULO CONSELHO DA EUROPA ACORDO EUROPEU RELATIVO AO INTERCÂMBIO DE REAGENTES PARA A DETERMINAÇÃO DE GRUPOS SANGUÍNEOS >PIC FILE= "T0045102"> EXEMPLO DE LITERATURA INCLUSA CONSELHO DA EUROPA ACORDO EUROPEU RELATIVO AO INTERCÂMBIO DE REAGENTES PARA A DETERMINAÇÃO DE GRUPOS SANGUÍNEOS 1. Laboratório Central de Transfusão de Sangue, 1 Main Street, Metropolis, Westland. 2. Soro anti-E (anti-rh") (humano). 3. 10 ml. 4. Data do último controlo de actividade : 30 de Maio de 1961. 5. Data de termo da validade : 30 de Maio de 1962. 6. Nº 5432. 7. Os glóbulos vermelhos a examinar devem ser lavados uma ou vários vezes com uma solução salina de 9 g/l. Uma suspensão de glóbulos vermelhos de uma fracção de volume de cerca de 0,03 é, em seguida, preparada, misturando um volume ou uma gota de matéria global com 30 volumes ou gotas de solução salina isotónica. Com um pouco de prática, a concentração de uma suspensão pode ser avaliada de forma satisfatória à vista desarmada. Uma pequena gota de soro é colocada num tubo de hemólise (6 mm x 30 mm) com o auxílio de uma pipeta Pasteur. Adiciona-se, em seguida, uma pequena gota de suspensão de glóbulos vermelhos. (Com um pouco de prática, pode-se conseguir uma economia