± 2 % da leitura 14 Caudal dos gases de escape diluídos ± 2 % da leitura 1.4. Determinação dos componentes gasosos 1.4.1. Especificações gerais dos analisadores Os analisadores devem ter uma gama de medição adequada à exatidão necessária para medir as concentrações dos componentes dos gases de escape (ponto 1.4.1.1). Recomenda-se que os analisadores sejam usados de modo a que as concentrações medidas fiquem compreendidas entre 15 % e 100 % da escala completa. Se o valor da escala completa for igual ou inferior a 155 ppm (ou ppm C) ou se forem utilizados sistemas de visualização (computadores, dispositivos de registo de dados) que forneçam uma exatidão e uma resolução suficientes abaixo de 15 % da escala completa, são também aceitáveis concentrações abaixo de 15 % da escala completa. Neste caso, devem ser feitas calibrações adicionais para assegurar a exatidão das curvas de calibração — anexo 4A, apêndice 2, ponto 1.5.5.2. A compatibilidade eletromagnética (CEM) do equipamento deve ser tal que minimize erros adicionais. 1.4.1.1. Erros de medição O analisador não se deve desviar do ponto de calibração nominal em mais de ± 2 % da leitura ou ± 0,3 % da escala completa, conforme o valor que for maior. Nota: Para efeitos do presente regulamento, «exatidão» é definida como o desvio da leitura do analisador em relação aos valores de calibração nominais utilizando um gás de calibração (≡ valor verdadeiro). 1.4.1.2. Repetibilidade