4.3.1. Analisador de hidrogénio 4.3.1.1. A atmosfera no interior da câmara é controlada por meio de um analisador de hidrogénio (do tipo detetor eletroquímico) ou cromatógrafo com deteção da condutividade térmica. A amostra de gás deve ser recolhida no centro de uma das paredes laterais ou do teto da câmara, e qualquer caudal desviado deve voltar ao recinto, de preferência num ponto imediatamente a jusante da ventoinha de mistura. 4.3.1.2. O analisador de hidrogénio deve ter um tempo de resposta a 90% da leitura final inferior a 10 segundos. A sua estabilidade deve ser superior a 2% da deflexão da escala completa no zero e a 80 ± 20% da escala completa, durante um período de 15 minutos, para todas as gamas de funcionamento. 4.3.1.3. A repetibilidade do analisador, expressa na forma de desvio-padrão, deve ser melhor do que 1% da escala completa no zero e a 80 ± 20% da escala completa para todas as gamas utilizadas. 4.3.1.4.