Quando a equação satisfizer os critérios de regressão, a equação só pode ser utilizada para determinar os caudais dentro da gama de caudais de referência usada para satisfazer os critérios da equação de regressão de C d em função de Re #. A.7.6.5. Calibração do CFV a) Abordagem molar. Alguns medidores de caudais CFV consistem num venturi único e outros são compostos por vários venturis, em que se usam diferentes combinações de venturis para medir diferentes caudais. No caso dos medidores de caudais CFV compostos por vários venturis, pode-se calibrar cada venturi separadamente para determinar um coeficiente de descarga, Cd, para cada venturi, ou calibrar cada combinação de venturis como um só. No caso se calibrar uma combinação de venturis, a soma da superfície da garganta dos venturis ativos é usada como At, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos diâmetros da garganta dos venturis ativos como dt e a razão entre os diâmetros da garganta e da entrada dos venturis como a razão entre a raiz quadrada da soma dos diâmetros das gargantas dos venturis ativos (dt) e o diâmetro da entrada comum a todos os venturis (D). Para determinar o Cd de um venturi único ou de uma única combinação de venturis, é necessário realizar as seguintes etapas: i) Com os dados recolhidos em cada ponto de regulação da calibração, calcula-se um C