— Deve ter um diâmetro interior mínimo de 12 mm; — Pode aquecer-se até se obter uma temperatura das paredes não superior a 325 K (52 °C) por aquecimento direto ou por pré-aquecimento do ar de diluição, desde que a temperatura do ar não exceda 325 K (52 °C), antes da introdução dos gases de escape no túnel de diluição, — Pode ser isolada. 1.2.2. Sistema de recolha de amostras de partículas (figuras 14 e 15) O sistema de recolha de amostras de partículas serve para recolher as partículas em filtros. No caso da diluição do caudal parcial com recolha total, que consiste em fazer passar a amostra total dos gases de escape diluídos através dos filtros, os sistemas de diluição (ponto 1.2.1.1, figuras 7 e 11) e de recolha de amostras formam usualmente uma só unidade. No caso da diluição do caudal total ou parcial com recolha de amostras fracionada, que consiste na passagem através dos filtros de apenas uma parte dos gases de escape diluídos, os sistemas de diluição (ponto 1.2.1.1, figuras 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12, e ponto 1.2.1.2, figura 13) e de recolha de amostras formam habitualmente unidades diferentes. No presente regulamento, o sistema de diluição dupla DDS (figura 15) de um sistema de diluição do caudal total é considerado como variante específica de um sistema típico de recolha de partículas conforme indicado na figura 14. O sistema de diluição dupla inclui todas as partes importantes do sistema de recolha de partículas, tais como porta-filtros e bomba de recolha de amostras e, além disso, algumas características relativas à diluição, como a alimentação em ar de diluição e um túnel de diluição secundária.