A temperatura deve ser mantida a 295 ± 3 K (22 °C ± 3 °C); A humidade relativa deve ser mantida a 45 % ± 8 %; O ponto de orvalho deve ser mantido a 9,5 °C ± 3 °C. Recomenda-se que as condições relativas à temperatura e humidade sejam registadas simultaneamente com os pesos da amostra e do filtro de referência. 1.3.4.2. Correção da flutuabilidade Devem ser corrigidos os efeitos da flutuabilidade no ar sobre o filtro de recolha de amostras. A correção da flutuabilidade depende da densidade do filtro de recolha, da densidade do ar e da massa volúmica do peso de calibração da balança. A densidade do ar depende da pressão, da temperatura e da humidade. Recomenda-se que a temperatura e o ponto de orvalho do ambiente de pesagem sejam controlados a 22 °C ± 1 °C e o ponto de orvalho a 9,5 °C ± 1 °C, respetivamente. Todavia, os requisitos mínimos constantes do ponto 1.3.4.1 do presente apêndice também são admissíveis enquanto fatores de correção para os efeitos de flutuabilidade. A correção da flutuabilidade deve ser aplicada do seguinte modo: em que: mcorr