3.3. A curva de calibração não deve diferir mais do que 2% do valor nominal de cada gás de calibração. 3.4. Utilizando os coeficientes do polinómio obtido em conformidade com o ponto 3.2 acima, elabora-se um quadro que indique os valores das concentrações medidas nos analisadores em relação aos valores reais, com intervalos não superiores a 1% da escala completa. Faz-se o mesmo para cada gama calibrada do analisador. Esse quadro deve também conter outros dados pertinentes como: a) Data da calibração; b)