6.5. Procedimentos pós-ensaio 6.5.1. Controlo do analisador de gases Devem ser verificadas as leituras do gás de colocação a zero e do gás de regulação da sensibilidade dos analisadores utilizados para a medição contínua. O ensaio é considerado aceitável se a diferença entre os resultados antes do ensaio e após o ensaio for inferior a 2 % do valor do gás de regulação da sensibilidade. 6.5.2. Pesagem dos filtros de partículas A pesagem dos filtros de referência deve ser efetuada nas oito horas subsequentes à pesagem do filtro de ensaio. O filtro de partículas contaminado utilizado no ensaio deve ser levado para a câmara de pesagem, o mais tardar, uma hora após as análises dos gases de escape. O filtro de ensaio deve ser condicionado durante, no mínimo, 2 horas e, no máximo, 80 horas e, depois, pesado. 6.5.3. Análise do saco 6.5.3.1. A análise dos gases de escape contidos no saco é efetuada o mais cedo possível e, em qualquer caso, no máximo, 20 minutos após o final do ciclo de ensaio. 6.5.3.2. Antes de cada análise de uma amostra, põe-se o analisador a zero na gama que se vai utilizar para cada poluente, utilizando o gás de colocação a zero conveniente. 6.5.3.3. Os analisadores devem então ser regulados em relação às curvas de calibração por meio de gases de calibração de concentrações nominais compreendidas entre 70 % e 100 % da escala para a gama em causa. 6.5.3.4. Controla-se então de novo o zero dos analisadores: se o valor lido se afastar mais de 2 % em relação ao valor obtido quando se efetuou a regulação prevista no ponto 6.5.3.2 do presente anexo, repete-se a operação para o analisador em causa. 6.5.3.5. As amostras são então analisadas. 6.5.3.6. Após a análise, os pontos de zero e de calibração são verificados mais uma vez utilizando os mesmos gases. Se esses novos valores não se afastarem mais de ±2 % dos obtidos quando se efetuou a regulação prevista no ponto 6.5.3.3 do presente anexo, consideram-se aceitáveis os resultados da análise. 6.5.3.7. Em todas as subdivisões do presente número, os caudais e as pressões dos vários gases devem ser os mesmos que os utilizados durante a calibração dos analisadores.