Caso se aplique a regeneração periódica em conformidade com o ponto 6.6.2, os factores de correcção da regeneração k r,u ou k r,d devem ser, respectivamente, multiplicados pelo resultado ou acrescentados ao resultado e no que se refere às emissões específicas, como determinado nas equações 69 e 70. 9. ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SUA VERIFICAÇÃO O presente anexo não contém informações pormenorizadas relativas ao caudal, à pressão, nem aos sistemas ou aos aparelhos de medição da temperatura. Em vez disso, o ponto 9.2 limita-se a referir os requisitos de linearidade dos aparelhos ou sistemas necessários para realizar um ensaio das emissões. 9.1. Especificação do dinamómetro Deve utilizar-se um dinamómetro para motores com características adequadas para realizar o ciclo de ensaio adequado descrito nos pontos 7.2.1 e 7.2.2. A instrumentação para a medição do binário e da velocidade deve permitir a medição da potência no veio que seja suficientemente exacta para respeitar os critérios de validação do ciclo. Podem ser necessários cálculos adicionais. A exactidão do equipamento de medição deve ser de modo a não exceder os requisitos de linearidade indicados no ponto 9.2, quadro 7. 9.2. Requisitos de linearidade A calibração de todos os instrumentos e sistemas de medição deve ser conforme às normas nacionais (internacionais). Os instrumentos e sistemas de medição devem obedecer aos requisitos de linearidade indicados no quadro 7. No que respeita aos analisadores de gás, a verificação da linearidade nos termos do ponto 9.2.1 deve ser feita, pelo menos, de três em três meses, ou sempre que haja uma reparação ou mudança do sistema que possa influenciar a calibração. Para os outros instrumentos e sistemas, a verificação da linearidade deve ser feita segundo os requisitos dos procedimentos de auditoria interna, pelo fabricante dos instrumentos ou em conformidade com os requisitos da norma ISO 9000. Quadro 7 Requisitos de linearidade dos instrumentos e sistemas de medição Sistema de medição