T temperatura à entrada do venturi, K; p p pressão absoluta à entrada do venturi, kPa. Calculam-se o valor médio de K V e o desvio-padrão. O desvio-padrão não deve exceder ±0,3 % do valor médio de K V. 9.5.4. Calibração do venturi subsónico (SSV) A calibração do SSV baseia-se na equação de caudal para um venturi subsónico. O caudal de gás é função da pressão e temperatura à entrada, da queda de pressão entre a entrada e a garganta do SST, conforme se indica na equação 43 (ver ponto 8.4.1.4.). 9.5.4.1. Análise dos dados Calcula-se o caudal de ar (Q SSV) em cada regulação da restrição (mínimo 16 regulações) em m3/min a partir dos dados do medidor de caudal e utilizando o método prescrito pelo fabricante. Calcula-se o coeficiente de descarga a partir dos dados de calibração para cada regulação do seguinte modo: (79) em que: Q SSV é o caudal de ar em condições normais (101,3 kPa, 273 K), m3/s; T é a temperatura à entrada do venturi, K, d V diâmetro da garganta do SSV, m r