mdew e q mdw situa-se a ±0,2 %, e o erro de linearidade está a ±0,2 % do valor mais elevado de q mdew observado durante o ensaio. 8.1.8.6.2. Calibração da medição diferencial do caudal Calibra-se periodicamente o sistema de diluição do caudal parcial para extrair uma amostra proporcional dos gases de escape brutos com um medidor de caudais exato em conformidade com normas internacionais e/ou nacionais. Calibra-se o medidor de caudais ou os aparelhos de medição de caudais de acordo com um dos seguintes procedimentos, de modo que o caudal da sonda q mp para o túnel obedeça aos requisitos de exatidão do ponto 8.1.8.6.1. a) O medidor de caudais para q mdw deve estar ligado em série ao medidor de caudais para q mdew, sendo a diferença entre os dois medidores calibrada em, pelo menos, 5 pontos de regulação com valores de caudal igualmente espaçados entre o valor mais baixo de q mdw utilizado durante o ensaio e o valor de q mdew utilizado durante o ensaio. O túnel de diluição pode ser posto em derivação; b) Liga-se em série um medidor de caudais calibrado ao medidor de caudais para q