Se a calibração tiver sido bem executada, os valores calculados por meio da equação devem situar-se a 0,5 % do valor medido de V0. Os valores de M variarão de uma bomba para outra. A calibração deve ser efectuada aquando da entrada em serviço da bomba e após qualquer operação importante de manutenção. 4.3. Calibração do tubo de Venturi de escoamento crítico (CFV) 4.3.1. A calibração do tubo de Venturi CFV é baseada na equação de débito para um tubo de Venturi de escoamento crítico: sendo: Qs = caudal, Kv = coeficiente de calibração, P = pressão absoluta (kPa), T = temperatura absoluta (K).