R e I : aparelhos de integração e de registo das concentrações instantâneas de hidrocarbonetos, Lh : conduta de recolha aquecida. Todos os elementos aquecidos devem ser mantidos a uma temperatura de 463 K (190° C) ±10 K. Se não for possível uma compensação das variações de caudal, deve prever-se um permutador de calor (H) e um dispositivo de regulação de temperatura (Tc) com as características especificadas no ponto 3.1.3 do presente anexo, para garantir a constância do caudal através do tubo de Venturi (MV) e, assim, a proporcionalidade do caudal que passa pelo sistema de recolha de amostras de partículas S3. S4 : sonda de recolha no túnel de diluição, Fp :