de tempo de 30 segundos. 3.2. Secagem do gás O dispositivo facultativo de secagem do gás deve ter um efeito mínimo na concentração dos gases medidos. Os exsicantes químicos não constituem um método aceitável de remoção da água da amostra. ---pagebreak--- L 375/138 PT Jornal Oficial da União Europeia 27.12.2006 3.3. Analisadores Os pontos 3.3.1 a 3.3.4 descrevem os princípios de medição a utilizar. O apêndice 6 do anexo 4 contém uma descrição pormenorizada dos sistemas de medição. Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados. Para os analisadores não-lineares, é admitida a utilização de circuitos de linearização. 3.3.1. Análise do monóxido de carbono (CO) O analisador do monóxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 3.3.2. Análise do dióxido de carbono (CO2) O analisador do dióxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 3.3.3. Análise dos hidrocarbonetos (HC) No que diz respeito aos motores diesel e alimentados a GPL, o analisador de hidrocarbonetos deve ser do tipo aquecido de ionização por chama (HFID) com detector, válvulas, tubagens, etc., aquecidos de modo a manter a temperatura do gás a 463º K ± 10º K (190º ± 10°C). No que diz respeito aos motores a GN, o analisador de hidrocarbonetos pode ser do tipo não aquecido de ionização por chama (FID), dependendo do método utilizado (ver ponto 1.3 do apêndice 6 do anexo 4 ). 3.3.4. Análise dos hidrocarbonetos não metânicos (NMHC) (apenas motores a GN) Os hidrocarbonetos não metânicos devem ser determinados por qualquer um dos seguintes métodos: 3.3.4.1 Cromatografia de fase gasosa (GC) Os hidrocarbonetos não metânicos são determinados por subtracção do metano