9.3.2. Analisadores de gás 9.3.2.1. Introdução Os pontos 9.3.2.2 to 9.2.3.7. descrevem os princípios de medição a utilizar. O anexo 3 contém uma descrição pormenorizada dos sistemas de medição. Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados. Para os analisadores não lineares, é admitida a utilização de circuitos de linearização. 9.3.2.2. Análise do monóxido de carbono (CO) O analisador de monóxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 9.3.2.3. Análise do dióxido de carbono (CO2) O analisador de dióxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR). 9.3.2.4. Análise dos hidrocarbonetos (HC) O analisador de hidrocarbonetos deve ser do tipo aquecido de ionização por chama (HFID) com detector, válvulas, tubagens, etc., aquecido de modo a manter a temperatura do gás a 463 K ± 10 K (190 ± 10oC). No que diz respeito aos motores a GN e de ignição comandada, o analisador de hidrocarbonetos pode ser do tipo não aquecido de ionização por chama (FID), dependendo do método utilizado (ver ponto A.3.1.3.). 9.3.2.5. Hidrocarbonetos não metânicos NMHC A determinação da fracção não metânica é efectuada com um separador de hidrocarbonetos não metânicos (NMC) aquecido a funcionar em linha com o FID, conforme o ponto A.3.1.4., por subtracção do metano dos hidrocarbonetos. 9.3.2.6. Análise dos óxidos de azoto (NOx) O analisador de óxidos de azoto deve ser do tipo de quimioluminescência (CLD) ou do tipo de quimioluminescência aquecido (HCLD) com conversor NO2/NO, se a medição for feita em base seca. Se a medição for feita em base húmida, deve ser utilizado um analisador HCLD com conversor mantido acima de 328 K (55oC), desde que a verificação do efeito de atenuação da água (ver ponto 9.3.9.2.2.) tenha sido satisfatória. Tanto para o CLD como para o HCLD, o percurso do gás será mantido a uma temperatura das paredes de 328 K a 473 K (55o C a 200o C) até ao conversor, nas medições em base seca, e até ao analisador, nas medições em base húmida. 9.3.2.7. Medição da relação ar/combustível