é a concentração de NO de acordo com o ponto 9.3.6.5. 9.3.6.4. Adição de oxigénio Através de um T, deve adicionar-se continuamente oxigénio ou ar de colocação no zero ao caudal de gás, até que a concentração indicada seja cerca de 20 % menor do que a concentração de calibração indicada no ponto 9.3.6.2. (o analisador está no modo NO). Deve registar-se a concentração indicada na alínea c). O ozonizador mantém-se desactivado ao longo deste processo. 9.3.6.5. Activação do ozonizador Deve activar-se o ozonizador a fim de fornecer o ozono suficiente para fazer baixar a concentração de NO para cerca de 20 % (mínimo, 10 %) da concentração de calibração indicada no ponto 9.3.6.2. Deve registar-se a concentração d) indicada (o analisador está no modo NO). 9.3.6.6. Modo NOx Deve comutar-se o analisador do modo NO para o modo NOx, a fim de que a mistura de gases (constituída por NO, NO2, O2 e N2) passe através do conversor. Deve registar-se a concentração a) indicada (o analisador está no modo NOx). 9.3.6.7. Desactivação do ozonizador Deve desactivar-se o ozonizador. A mistura de gases descrita no ponto 9.3.6.6 deve passar através do conversor para o detector. Deve registar-se a concentração b) indicada (o analisador está no modo NOx). 9.3.6.8. Modo NO Comutado para o modo NO com o ozonizador desactivado, o caudal de oxigénio ou de ar de síntese deve ser desligado. A leitura de NOx do analisador não deve desviar-se mais de ± 5 % do valor medido de acordo com o ponto 9.3.6.2. (o analisador está no modo NO). 9.3.6.9. Intervalo dos ensaios O controlo da eficiência do conversor deve ser efectuado, pelo menos, uma vez por mês. 9.3.6.10. Eficiência exigida A eficiência do conversor E NOx não deve ser inferior a 95 %.