Introduz-se uma mudança de patamar no caudal dos gases de escape (ou caudal de ar, se o dos gases de escape for calculado) do sistema de diluição do caudal parcial desde um valor baixo até pelo menos 90 % da escala completa. O sinal de desencadeamento da mudança de patamar deve ser o mesmo que é utilizado para dar início ao controlo antecipado do ensaio real. Registam-se o estímulo do patamar do caudal dos gases de escape e a resposta do medidor de caudais a uma frequência de amostragem de, pelo menos, 10 Hz. A partir desses dados, determina-se o tempo de transformação para o sistema de diluição do caudal parcial, isto é, o tempo que decorre desde o início do estímulo do patamar até ao ponto correspondente a 50 % da resposta do medidor de caudais. Do mesmo modo, determinam-se os tempos de transformação do sinal de G SE do sistema de diluição do caudal parcial e do sinal de G EXHW do medidor do caudal de gases de escape. Esses sinais são utilizados em verificações de regressão realizadas após cada ensaio (anexo 4A, apêndice 1, ponto 2.4). Repete-se o cálculo durante, pelo menos, 5 estímulos de subida e de descida, procedendo-se depois ao cálculo da média dos resultados. O tempo de transformação interna (< 100 ms) do medidor de caudais de referência deve ser subtraído deste valor. Este é o valor «antecipado» do sistema de diluição do caudal parcial, que deve ser aplicado de acordo com o anexo 4A, apêndice 1, ponto 2.4. 3. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA CVS 3.1. Generalidades Calibra-se o sistema CVS utilizando um medidor de caudais preciso e os meios necessários para alterar as condições de funcionamento. Mede-se o caudal através do sistema em diferentes posições de funcionamento, sendo os parâmetros de controlo do sistema medidos e relacionados com o caudal. Podem utilizar-se vários tipos de medidores de caudais, como, por exemplo, venturi calibrado, medidor laminar calibrado ou medidor com turbina calibrado. A pedido do fabricante, e com o acordo da entidade homologadora, os métodos descritos no anexo 4B, pontos 8.1 e 8.2, podem ser utilizados como alternativa aos referidos no ponto 3 do presente apêndice. 3.2. Calibração da bomba volumétrica (PDP)