A data de realização da calibração. 1.5.5.2. Calibração abaixo de 15 % da escala completa A curva de calibração do analisador é definida por pelo menos dez pontos de calibração (excluindo o zero), espaçados de modo que 50 % dos pontos de calibração estejam abaixo de 10 % da escala completa. A curva de calibração é calculada pelo método dos mínimos quadrados. A curva de calibração não deve afastar-se mais de ± 4 % do valor nominal de cada ponto de calibração nem mais de ± 0,3 % da escala completa no zero. 1.5.5.3. Métodos alternativos Podem ser utilizadas outros meios técnicos (por exemplo, computadores, comutadores de gama controlados eletronicamente, etc.) se se puder provar que oferecem uma exatidão equivalente. 1.6. Verificação da calibração Cada gama de funcionamento normalmente utilizada deve ser verificada antes de cada análise em conformidade com o processo a seguir indicado. Para verificar a calibração, utiliza-se um gás de colocação a zero e um gás de regulação da sensibilidade cujo valor nominal seja superior a 80 % da escala completa da gama de medição. Se, para dois pontos dados, o valor encontrado não diferir do valor de referência declarado em mais de ± 4 % da escala completa, os parâmetros de ajustamento podem ser modificados. Se não for este o caso, deve ser estabelecida uma nova curva de calibração de acordo com o ponto 1.5.4. 1.7. Ensaio de eficiência do conversor de NOx A eficiência do conversor utilizado para a conversão de NO2 em NO é ensaiada conforme indicado nos pontos 1.7.1 a 1.7.8 (Figura 1). 1.7.1. Instalação de ensaio Usando a instalação de ensaio mostrada na figura 1 (ver também apêndice 1, ponto 1.4.3.5) e o processo indicado a seguir, a eficiência dos conversores pode ser ensaiada com recurso a um ozonizador. Figura 1 Esquema de dispositivo para verificar a eficiência de um conversor de NO2 1.7.2. Calibração