b) A calibração de q mdw relativamente a q mdew é efectuada de modo a obter as mesmas precisões para q mp que as obtidas na alínea a). Para mais informações ver ponto 9.4.6.2; c) Determina-se indirectamente a exactidão de q mp a partir da exactidão da razão de diluição, conforme determinada por um gás marcador, por exemplo, o CO2. São necessárias exactidões para o q mp equivalentes às obtidas pelo método da alínea a); d) As exactidões absolutas de q mdew e q mdw situam-se a ± 2 % da escala completa, o erro máximo da diferença entre q mdew e q