2.3.2. Dispositivo de aspiração/dispositivo de medição do volume Este dispositivo pode ter uma gama de velocidades fixas a fim de se conseguir um débito suficiente para impedir a condensação de água. Em geral, obtém-se este resultado mantendo no saco de recolha dos gases de escape diluídos uma concentração em CO2 inferior a 3 % em volume. Medição do volume 2.3.3.1. O dispositivo de medição do volume deve manter a sua precisão de calibração a ±2 % em todas as condições de funcionamento. Se este dispositivo não puder compensar as variações de temperatura da mistura gases de escape-ar de diluição no ponto de medição, deve utilizar-se um permutador de calor para manter a temperatura a ±6 K da temperatura de funcionamento prevista. Se necessário, pode utilizar-se um separador do tipo ciclone para proteger o dispositivo de medição do volume. 2.3.3.2. Deve ser instalado um sensor de temperatura imediatamente a montante do dispositivo de medição do volume. Este sensor de temperatura deve ter uma exactidão e uma precisão de ±1 K e um tempo de resposta de 0,1 s a 62 % de uma variação de temperatura dada (valor medido em óleo de silicone). 2.3.3.3. As medições de pressão devem ter uma precisão e um rigor de ±0,4 kPa durante o ensaio. 2.3.3.4. A medição da diferença de pressão em relação à pressão atmosférica efectua-se a montante e, se necessário, a jusante do dispositivo de medição do volume. Recolha dos gases Gases de escape diluídos 2.3.4.1.1. A amostra de gases de escape diluídos é recolhida a montante do dispositivo de aspiração, mas a jusante dos aparelhos de condicionamento (se existirem). 2.3.4.1.2. O débito não se deve afastar da média mais de ±2 %. 2.3.4.1.3. O débito da recolha deve ser, no mínimo, de 5 litros/minuto e, no máximo, de 0,2 % do débito dos gases de escape diluídos. Ar de diluição 2.3.4.2.1. Efectua-se uma recolha de ar de diluição a um débito constante próximo da entrada de ar ambiente (a jusante do filtro, se estiver instalado). 2.3.4.2.2. O ar não deve ser contaminado pelos gases de escape que provêm da zona de mistura. 2.3.4.2.3. O débito de recolha do ar de diluição deve ser comparável ao dos gases de escape diluídos. Operações de recolha