8.1.8.5.4. Preparação do sistema de recolha de amostras de HC para a verificação com propano A verificação da estanquidade do lado do vácuo do sistema de recolha de amostras de HC pode ser efetuada em conformidade com o disposto na alínea g) do presente ponto. Se for utilizado este procedimento, pode recorrer-se ao procedimento de contaminação por HC descrito no ponto 7.3.1.3. Se não for efetuada a verificação da estanquidade do lado do vácuo em conformidade com a alínea g), o sistema de recolha de amostras de HC deve ser colocado a zero, calibrado e a sua contaminação verificada, como segue: a) Seleciona-se a gama mais baixa do analisador de HC que possa medir a concentração de C3H8 prevista para o CVS e selecionam-se os caudais de C3H8; b) O analisador de HC deve ser colocado a zero através da introdução de ar de calibração do zero na entrada do analisador; c) Regula-se a sensibilidade do analisador de HC com a introdução de gás de regulação da sensibilidade ao C3H8 na entrada do analisador; d) O ar de calibração do zero deve ser descarregado na sonda de HC ou numa instalação entre a sonda de HC e a conduta de transferência; e)