O ponto zero; A data de realização da calibração. 2.1.4. Podem ser aplicadas outras técnicas alternativas (utilização de um computador, comutação de gama eletrónica, etc.), caso se demonstre ao serviço técnico que essas alternativas garantem uma precisão equivalente. 2.2. Procedimento de verificação do analisador 2.2.1. Cada gama de medição normalmente utilizada deve ser verificada antes de cada análise, em conformidade com as disposições a seguir indicadas: 2.2.2. Verifica-se a calibração utilizando um gás de colocação a zero e um gás de regulação da sensibilidade cujo valor nominal esteja compreendido entre 80 % e 95 % do valor a analisar. 2.2.3. Se, para os dois pontos considerados, a diferença entre o valor teórico e o obtido no momento da verificação não for superior a ± 5 % da escala completa, podem-se reajustar os parâmetros da regulação. Caso contrário, deve-se estabelecer uma curva de calibração em conformidade com o ponto 2.1 do presente apêndice. 2.2.4. Depois do ensaio, o gás de colocação a zero e o mesmo gás de regulação da sensibilidade são utilizados para um novo controlo. A análise é considerada válida se a diferença entre as duas medições for inferior a 2 %. 2.3. Procedimento de verificação da resposta do detetor do tipo de ionização por chama (FID) aos hidrocarbonetos 2.3.1. Otimização da resposta do detetor O detetor FID deve ser regulado em conformidade com as instruções fornecidas pelo fabricante. Deve utilizar-se uma mistura de propano e ar para otimizar a reação na gama de deteção mais vulgar.