g) Os parâmetros de regressão linear devem cumprir os requisitos do ponto 9.2, quadro 7; h) Verifica-se novamente a colocação no zero, repetindo-se o procedimento de verificação, se necessário. 9.3. Medição de emissões gasosas e sistema de recolha de amostras 9.3.1. Características dos analisadores 9.3.1.1. Informações de carácter geral Os analisadores devem ter uma gama de medição e um tempo de resposta adequados à exactidão necessária para medir as concentrações dos componentes dos gases de escape em condições transitórias e estacionárias. A compatibilidade electromagnética (CEM) do equipamento deve ser tal que minimize erros adicionais. 9.3.1.2. Exactidão A exactidão, definida como o desvio entre a leitura do analisador e o valor de referência, não deve exceder ±2 % da leitura ou ±0,3 % da escala completa, consoante o que for maior. 9.3.1.3. Precisão A precisão, definida como 2,5 vezes o desvio-padrão de dez respostas repetitivas a um determinado gás de calibração, não deve ser superior a 1 % da concentração máxima para cada gama utilizada acima de 155 ppm (ou ppm C) ou 2 % de cada gama utilizada abaixo de 155 ppm (ou ppm C). 9.3.1.4. Ruído A resposta pico-a-pico do analisador a gases de colocação no zero e de calibração durante qualquer período de 10 segundos não deve exceder 2 % da escala completa em todas as gamas utilizadas. 9.3.1.5. Deriva do zero A deriva do zero deve ser especificada pelo fabricante do instrumento. 9.3.1.6. Deriva de calibração A deriva da resposta de calibração deve ser especificada pelo fabricante do instrumento. 9.3.1.7. Tempo de subida