b) Configuração do equipamento e recolha de dados. i) Os analisadores dos NOX totais devem ser colocados a zero e calibrados como o seriam durante os ensaios de emissões; ii) Seleciona-se o gás de calibração do NO2 (saldo de gás ar seco) que tenha uma concentração de NO2 próxima da máxima prevista durante o ensaio. Pode usar-se uma concentração maior em conformidade com a recomendação do fabricante do instrumento e as boas práticas de engenharia para obter uma verificação exata se a concentração de NO2 prevista for inferior à gama mínima para a verificação especificada pelo fabricante do instrumento; iii) Este gás de calibração deve ser descarregado na sonda de recolha de amostras de gás ou numa ligação de descarga. Deve dar-se tempo para a estabilização da resposta aos NOX totais, tendo em conta apenas o tempo de transporte e de resposta do instrumento;