4.2.1.2.8. O caudal da amostra no túnel de diluição deve ser medido com uma exatidão de ± 2,5% do valor ou ± 1,5% da escala completa, conforme o que for menor. A exatidão acima especificada do caudal da amostra no túnel CVS também se aplica quando se usa uma diluição dupla. Por conseguinte, a medição e o controlo do fluxo secundário do ar de diluição e dos caudais dos gases de escape diluídos através do filtro deve ter uma maior exatidão. 4.2.1.2.9. Todos os canais de dados exigidos para a medição de partículas devem ser registados a uma frequência de 1 Hz ou superior. Estes incluiriam normalmente: a) A temperatura dos gases de escape diluídos no filtro de recolha de amostras de partículas; b) Caudal de recolha de amostras;