Intervalo; c) Data da linearização. 5.2.2.6. Se a autoridade competente considerar que as tecnologias alternativas (por exemplo, computadores, comutadores de gama controlados eletronicamente, etc.) garantem uma exatidão equivalente, essas alternativas poderão ser utilizadas. 5.3. Procedimento de verificação do zero e da calibração do analisador 5.3.1. Cada gama de funcionamento normalmente utilizada deve ser verificada antes de cada análise em conformidade com os pontos 5.3.1.1 e 5.3.1.2 do presente anexo. 5.3.1.1.