c) O secador de amostras deve cumprir as especificações tal como determinado no ponto 9.3.2.3.1 para o ponto de orvalho, T dew, e a pressão absoluta, p total, a jusante do secador de membrana osmótica ou do refrigerador; d) Usa-se o método seguinte de verificação do secador de amostras para determinar o desempenho do secador de amostras ou usam-se as boas práticas de engenharia para desenvolver um protocolo diferente: i) Devem usar-se tubagens em aço inoxidável ou PTFE para fazer as necessárias ligações; ii) Humedece-se o N2 ou o ar purificado fazendo-o borbulhar através de água destilada num recipiente selado que humidifique o gás de forma a atingir o ponto de orvalho mais elevado das amostras estimado durante a recolha de amostras das emissões. iii) Introduz-se o gás humedecido a montante do secador de amostras;