A variação máxima de Kv não pode exceder 0,3% da média aritmética de Kv, no conjunto das medições efetuadas às diferentes temperaturas. 3.5. Procedimento de verificação do sistema 3.5.1. Requisitos gerais 3.5.1.1. Deve determinar-se a exatidão total do sistema de recolha de amostras CVS e do sistema de análise pela introdução de uma massa conhecida de um composto gasoso no sistema, quando este estiver a funcionar em condições de ensaio normais; em seguida, analisa-se e calcula-se a massa de compostos gasosos de acordo com as equações do anexo 7. O método CFO descrito no ponto 3.5.1.1.1 e o método gravimétrico descrito no ponto 3.5.1.1.2 do presente anexo são ambos conhecidos por garantirem uma exatidão suficiente. O desvio máximo admitido entre a quantidade de gás introduzida e a quantidade de gás medida é de ± 2%. 3.5.1.1.1. Método do orifício de escoamento crítico (CFO) O método CFO permite medir um caudal constante de gás puro (CO, CO2, ou C3H8) através de um dispositivo munido de um orifício de escoamento crítico.