O cálculo deve ser realizado de acordo com a equação no ponto 7.1 ou, em alternativa, com o ponto 7.1.1 do presente anexo, utilizando o valor seguinte para V. V é o volume líquido do recinto, em m3. 4.3. Sistemas de análise Os sistemas de análise devem cumprir os requisitos dos pontos 4.3.1 a 4.3.3 do presente anexo. A medição contínua de hidrocarbonetos não é obrigatória, a menos que seja utilizado o tipo de recinto com volume fixo. 4.3.1. Analisador de hidrocarbonetos 4.3.1.1. A atmosfera na câmara é controlada por meio de um detetor de hidrocarbonetos do tipo FID. A amostra de gás deve ser recolhida no centro de uma das paredes laterais ou do teto da câmara e qualquer caudal desviado deve voltar ao recinto, de preferência, num ponto imediatamente a jusante da ventoinha de mistura. 4.3.1.2. O analisador de hidrocarbonetos deve ter um tempo de resposta a 90% do valor final inferior a 1,5 segundos. A sua estabilidade deve ser melhor que 2% da deflexão da escala completa no zero e a 80 ± 20% da escala completa durante um período de 15 minutos para todas as gamas de funcionamento. 4.3.1.3.