Regulador de caudais Deve ser utilizado um regulador de caudais para regular o caudal do diluente que passa através da ventoinha de pressão PB e/ou da ventoinha de aspiração SB. Pode ser ligado aos sinais do sensor para o caudal dos gases de escape, conforme o ponto 8.4.1 do presente anexo. O regulador de caudais pode ser instalado a montante ou a jusante da respetiva ventoinha. Quando se utiliza ar pressurizado, o FC1 controla diretamente o caudal de ar. FM1 Medidor de caudais Contador de gás ou outro aparelho adequado para medir o caudal do diluente. FM1 é facultativo se PB for calibrada para medir o caudal. DAF Filtro para gás diluente O diluente (ar ambiente, ar de síntese ou azoto) deve ser filtrado com um filtro de partículas de elevada eficiência (HEPA) com uma eficiência inicial mínima de recolha de 99,97 %, em conformidade com a norma EN 1822-1 (classe de filtro H14 ou superior), ASTM F 147193 ou norma equivalente. FM2 Medidor de caudais (tipo recolha fracionada, apenas figura 13) Contador de gás ou outro aparelho adequado para medir o caudal dos gases de escape diluídos. FM2 é facultativo se a ventoinha de aspiração SB for calibrada para medir o caudal. PB