1.2.2. O VPR deve incluir dispositivos para a diluição da amostra e para a separação das partículas voláteis. 1.2.3. Todas as peças do sistema de diluição e do sistema de colheita de amostras, desde o tubo de escape até ao PNC, que estejam em contacto com gases de escape brutos ou diluídos, devem ser concebidas para minimizar a deposição das partículas. Todas as peças devem ser feitas de materiais condutores de electricidade que não reajam a componentes dos gases de escape, e devem ser ligadas à terra para impedir efeitos electrostáticos. 1.2.4. O sistema de colheita de amostras de partículas deve obedecer às regras da arte no que se refere à amostragem de aerossóis, a saber, não comportar cotovelos pronunciados nem mudanças bruscas de secção transversal, possuir superfícies internas lisas e tubos de amostragem o mais curtos possível. Admitem-se alterações graduais na secção transversal. 1.3. Requisitos específicos 1.3.1. A amostra de partículas não deve passar através de uma bomba antes de passar pelo PNC. 1.3.2. É vivamente recomendada a utilização de um separador primário. 1.3.3. O dispositivo de pré-condicionamento da amostra deve: 1.3.3.1. Ser capaz de diluir a amostra, em uma ou mais etapas, para diminuir a concentração em número de partículas abaixo do limiar a partir do qual o PNC deixa de poder funcionar em modo de contagem partícula a partícula, bem como para reduzir a temperatura do gás abaixo de 35 °C à entrada do PNC; 1.3.3.2. Incluir uma primeira etapa de diluição aquecida à saída da qual a temperatura da amostra é ≥ 150 °C e ≤ 400 °C e a sua diluição corresponde a um factor de pelo menos 10; 1.3.3.3.
= concentração em número de partículas a montante, para partículas de diâmetro di; Nout(di) = concentração em número de partículas a jusante, para partículas de diâmetro di; e di = diâmetro de mobilidade eléctrica das partículas (30, 50 ou 100 nm); Nin(di) e Nout(di) devem ser corrigidos em função das mesmas condições. A redução média da concentração em partículas () para um dado nível de diluição é calculado do seguinte modo: Recomenda-se que o VPR seja calibrado e validado enquanto unidade integrada. 2.2.3. O serviço técnico verificará a existência de um certificado de validação do VPR que ateste a eficácia do separador de partículas voláteis, estabelecido no semestre anterior ao ensaio das emissões. Se o separador de partículas voláteis estiver equipado com um dispositivo de alerta de vigilância da temperatura, a validação pode ser efectuada com uma periodicidade de 12 meses. O VPR deve obter uma separação superior a 99,0 % das partículas de tetracontano [CH3(CH2)38CH3] com um diâmetro de mobilidade eléctrica de pelo menos 30 nm e uma concentração à entrada ≥ 10 000 cm–3 e quando o aparelho funciona ao seu nível de diluição mínima e à temperatura recomendada pelo fabricante. Manter as etapas aquecidas a uma temperatura nominal de funcionamento constante, no intervalo especificado no ponto 1.3.3.2, com uma tolerância de ± 10 °C. Fornecer indicações que permitam saber se as etapas aquecidas estão à temperatura correcta de funcionamento; 1.3.3.4. Atingir um factor de redução da concentração de partículas [fr(di)], tal como definido em seguida no ponto 2.2.2, para partículas cujo diâmetro de mobilidade eléctrica seja de 30 nm e 50 nm, que não seja superior em mais de 30 % e 20 %, respectivamente, nem inferior em mais de 5 % ao obtido para as partículas com um diâmetro de mobilidade eléctrica de 100 nm, para o conjunto do VPR; 1.3.3.5. Obter também uma vaporização > 99,0 % de partículas de tetracontano [CH3(CH2)38CH3] de 30 nm, com uma concentração à entrada ≥ 10 000 cm3, através do aquecimento e da redução das pressões parciais do tetracontano. 1.3.4. O PNC deve: 1.3.4.1. Funcionar em condições de caudal total; 1.3.4.2. Os factores de correcção da regeneração multiplicativos kr são determinados do seguinte modo: (para cima) (para baixo) Os factores de correcção de regeneração aditivos (kr ) são determinados do seguinte modo: kr,u = ew – e (para cima) kr,d = ew – er (para baixo) A correcção da regeneração kr : c) Deve ser aplicada ao resultado ponderado do ensaio WHTC, conforme o ponto 5.4.3; d) Pode ser aplicada ao ensaio WHSC e ao ensaio WHTC a frio, se ocorrer uma regeneração durante o ciclo; e) Pode ser alargada a outros membros da mesma família de motores; f) Pode ser alargada a outras famílias de motores que utilizem o mesmo sistema de pós-tratamento, mediante autorização prévia da entidade homologadora baseada em elementos técnicos a fornecer pelo fabricante relativos à similitude das emissões. 5.4.3. Resultado médio ponderado do ensaio WHTC R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) N3 R49 R49 R49 R49 R49 Quadro B Requisitos Motores de ignição comandada Motores de ignição por compressão Gasolina GN GPL