Manter as etapas aquecidas a uma temperatura nominal de funcionamento constante, no intervalo especificado no ponto 1.3.3.2, com uma tolerância de ± 10 °C. Fornecer indicações que permitam saber se as etapas aquecidas estão à temperatura correcta de funcionamento; 1.3.3.4. Atingir um factor de redução da concentração de partículas [fr(di)], tal como definido em seguida no ponto 2.2.2, para partículas cujo diâmetro de mobilidade eléctrica seja de 30 nm e 50 nm, que não seja superior em mais de 30 % e 20 %, respectivamente, nem inferior em mais de 5 % ao obtido para as partículas com um diâmetro de mobilidade eléctrica de 100 nm, para o conjunto do VPR; 1.3.3.5. Obter também uma vaporização > 99,0 % de partículas de tetracontano [CH3(CH2)38CH3] de 30 nm, com uma concentração à entrada ≥ 10 000 cm3, através do aquecimento e da redução das pressões parciais do tetracontano. 1.3.4. O PNC deve: 1.3.4.1. Funcionar em condições de caudal total; 1.3.4.2.
Regista-se a alteração da concentração. Para o alinhamento temporal da concentração em número de partículas e dos sinais do caudal dos gases de escape, o tempo de transformação é definido como o tempo que decorre entre a alteração (t0) e a obtenção da resposta correspondente a 50 % da leitura final (t50). 1.4. Descrição do sistema recomendado Apresenta-se em seguida a prática recomendada para a medição do número de partículas. No entanto, aceita-se qualquer sistema que satisfaça as prescrições funcionais enunciadas nos pontos 1.2 e 1.3. As figuras 14 e 15 ilustram as configurações esquemáticas dos sistemas recomendados de amostragem de partículas para sistemas de diluição do caudal parcial e do caudal total, respectivamente. Figura 14 Esquema do sistema de amostragem de partículas recomendado — Amostragem de caudal parcial Figura 15 Esquema do sistema de amostragem de partículas recomendado — Amostragem do caudal total 1.4.1. Descrição do sistema de amostragem O sistema de amostragem de partículas é composto por uma sonda ou ponto de colheita de amostras de partículas, um tubo de transferência de partículas (PTT). Um separador primário granulométrico (PCF) e um separador de partículas voláteis (VPR) situado a montante do dispositivo de medição da concentração em número de partículas. O VPR deve incluir dispositivos de diluição da amostra [diluidores do número de partículas (PND1 e PND2) e evaporação de partículas (tubo de evaporação, ET)]. A sonda ou ponto de amostragem de partículas para o caudal do gás de ensaio deve estar posicionada no canal de diluição de modo a permitir a recolha de uma amostra representativa a partir de uma mistura homogénea ar/gases de escape. A soma do tempo de permanência no sistema e do tempo de resposta t90 do PNC não deve exceder 20 s. 1.4.2. Sistema de transferência de partículas — Sim Sim Durabilidade — Sim Sim Sim Sim Verificação da conformidade em circulação — Sim Sim Sim Sim OBD — Sim (6) Sim (6) GPL Diesel Etanol Gases poluentes — Sim Sim Sim Sim Partículas — Sim (5) Sim (5) Sim Sim Fumo — — — 5.4.3. Resultado médio ponderado do ensaio WHTC No caso do ensaio WHTC, o resultado final do ensaio deve ser uma média ponderada do ensaio com arranque a frio e do ensaio com arranque a quente (incluindo a regeneração periódica, se pertinente), calculada mediante a utilização da seguinte equação: a) No caso de um factor de correcção da regeneração multiplicativo, ou motores sem pós-tratamento com regeneração periódica b) No caso de um factor de correcção da regeneração aditivo em que: Ncold = é o número total de partículas emitidas durante o ciclo de ensaio WHTC a frio; Nhot = é o número total de partículas emitidas durante o ciclo de ensaio WHTC a quente; Wact,cold