O sinal qex transmitido ao regulador do sistema de caudal parcial deve ter uma precisão de ± 0,1 % de qmdew a qualquer momento, devendo ser transmitido com uma frequência de pelo menos 1 Hz. b) Se o caudal da amostra do número de partículas extraído for total ou parcialmente eliminado, mas se repuser um caudal equivalente no sistema de diluição a montante do dispositivo de medição de caudais, a equação 83 no anexo 4B, ponto 9.4.6.2, é substituída pela seguinte: em que: qmp = caudal da amostra dos gases de escape que entra no sistema de diluição do caudal parcial, kg/s qmdew =
= é o trabalho efectuado no ciclo nos termos do anexo 4B, ponto 7.8.6, em kWh. 5.4.2. Sistemas de pós-tratamento de gases de escape com regeneração periódica Para motores equipados com sistemas de pós-tratamento com regeneração periódica nos ensaios WHTC com arranque a quente, as emissões são ponderadas do seguinte modo: em que: ew = é a emissão específica média ponderada do ensaio WHTC com arranque a quente, número de partículas/kWh; n = é o número de ensaios WHTC com arranque a quente sem regeneração; nr = é o número de ensaios WHTC com arranque a quente com regeneração (no mínimo, um ensaio); 5.4.3. Resultado médio ponderado do ensaio WHTC No caso do ensaio WHTC, o resultado final do ensaio deve ser uma média ponderada do ensaio com arranque a frio e do ensaio com arranque a quente (incluindo a regeneração periódica, se pertinente), calculada mediante a utilização da seguinte equação: a) No caso de um factor de correcção da regeneração multiplicativo, ou motores sem pós-tratamento com regeneração periódica b) No caso de um factor de correcção da regeneração aditivo em que: Ncold = é o número total de partículas emitidas durante o ciclo de ensaio WHTC a frio; Nhot = é o número total de partículas emitidas durante o ciclo de ensaio WHTC a quente; Wact,cold M1 R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) M2 R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) R49 ou R83 (4) M3 R49 Regista-se a alteração da concentração. Para o alinhamento temporal da concentração em número de partículas e dos sinais do caudal dos gases de escape, o tempo de transformação é definido como o tempo que decorre entre a alteração (t0) e a obtenção da resposta correspondente a 50 % da leitura final (t50). 1.4. Descrição do sistema recomendado Apresenta-se em seguida a prática recomendada para a medição do número de partículas. No entanto, aceita-se qualquer sistema que satisfaça as prescrições funcionais enunciadas nos pontos 1.2 e 1.3. As figuras 14 e 15 ilustram as configurações esquemáticas dos sistemas recomendados de amostragem de partículas para sistemas de diluição do caudal parcial e do caudal total, respectivamente. Figura 14 Esquema do sistema de amostragem de partículas recomendado — Amostragem de caudal parcial Figura 15 Esquema do sistema de amostragem de partículas recomendado — Amostragem do caudal total 1.4.1. Descrição do sistema de amostragem O sistema de amostragem de partículas é composto por uma sonda ou ponto de colheita de amostras de partículas, um tubo de transferência de partículas (PTT). Um separador primário granulométrico (PCF) e um separador de partículas voláteis (VPR) situado a montante do dispositivo de medição da concentração em número de partículas. O VPR deve incluir dispositivos de diluição da amostra [diluidores do número de partículas (PND1 e PND2) e evaporação de partículas (tubo de evaporação, ET)]. A sonda ou ponto de amostragem de partículas para o caudal do gás de ensaio deve estar posicionada no canal de diluição de modo a permitir a recolha de uma amostra representativa a partir de uma mistura homogénea ar/gases de escape. A soma do tempo de permanência no sistema e do tempo de resposta t90 do PNC não deve exceder 20 s. 1.4.2. Sistema de transferência de partículas