전문분야 텍스트
### 제목: 외부 오염물질 차단 위해 비말차단·수술용 마스크 이상 착용하세요! 경기도보건환경연구원, 시중 유통 마스크 83종 종합성능평가 실시

### 본문:
경기도 보건환경연구원이 인터넷과 약국 등 시중에서 유통 중인 마스크 제품 총 83종에 대한 종합 성능 평가를 실시하고 30일 그 결과를 발표했다.
이번 평가는 KF 등급 보건용 마스크 시험에 적용되는 항목을 중심으로 분진포집효율(외부 오염물질 차단 성능), 안면부 흡기 저항(숨쉬기 편한 정도), 순도시험(산 및 알칼리, 색소, 포름알데히드, 형광증백제), 고정용 끈 접합부 인장강도, 액체 저항성 등 총 8개 항목에 대해 진행됐다. 평가 결과 분진포집효율은 KF94 등급 제품이 염화나트륨 99%(파라핀 오일 99%)로 가장 높았다. KF80 등급 제품이 염화나트륨 89%(파라핀 오일 74%), 비말 차단 마스크와 수술용 마스크가 염화나트륨 약 67~74%(파라핀 오일 약 67~70%)로 뒤를 이었다. 일반 마스크 중 일회용 부직포 마스크의 차단 성능은 염화나트륨 64%, 파라핀 오일 57%였다. 이름하여 연예인 마스크로 불리는 폴리우레탄 마스크는 염화나트륨 38%(파라핀 오일 4%), 망사 마스크는 염화나트륨 17%(파라핀 오일 6%)에 불과했다. 실험 환경에서 분진을 만들어 마스크 필터를 통과한 분진을 측정하는 방법은 분진 역할을 하는 물질에 따라 염화나트륨(에어로졸 입자)과 파라핀 오일(미스트 입자)을 측정하는 것이다. 안면부 흡기 저항은 KF94 제품이 가장 컸고, 이어 비말 차단·수술용 마스크, 일반 마스크가 그 뒤를 이었다. 오염물 차단 성능이 높을수록 안면부에 미치는 저항값이 커져 호흡이 불편한 것으로 밝혀졌다. 의약외품 마스크(KF94, KF80, 비말 차단 마스크, 수술용 마스크)는 유해 물질 함유 여부를 조사하는 순도시험, 고정용 끈 접합부 인장강도, 액체 저항성 시험 등 품질검사에서 부적합한 제품이 없었다. 경기보환연은 일반 마스크는 의약외품에 비해 종류와 용도가 다양하고, 오염물질 차단 성능 등에 대한 규격 기준이 없어 사용에 각별한 주의가 필요하다고 말했다. 비말 차단·수술용 마스크와 비슷한 오염물질 차단 성능을 보이는 일반 마스크와 달리, 나머지 제품은 차단 성능이 매우 낮았다. 코로나19가 장기화되는 가운데 마스크 사용에 대한 과학적 근거 제공으로 시민들의 건강 지키기에 기여하고자 이번 평가를 진행했다"라는 경기도 보건환경연구원장은 "앞으로도 유통 마스크의 안전성을 확보하기 위해 지속적인 점검을 실시하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>