전문분야 텍스트
### 제목: 외부 오염물질 차단 위해 비말차단·수술용 마스크 이상 착용하세요! 경기도보건환경연구원, 시중 유통 마스크 83종 종합성능평가 실시

### 본문:
경기도 보건환경연구원이 인터넷과 약국 및 시중에서 유통 중인 마스크 제품 총 83종에 대한 종합 성능 평가를 실시하고 30일 평가 결과를 발표했다. 이 평가는 KF 등급 보건용 마스크 시험에 적용되는 제품을 중심으로 분진포집효율(외부 오염물질 차단 성능), 안면부 흡기 저항(숨쉬기 편한 정도), 순도시험(산 및 알칼리, 색소, 포름알데히드, 형광증백제), 미세도 과 접합부 인장강도, 액체 저항성 등 총 8개 항목에 걸쳐 진행됐다. 평가 결과 분진포집효율은 KF94 등급 제품이 염화나트륨 99%(파라핀 오일 99%)로 월등히 높았다. KF80 등급 제품이 염화나트륨 89%(파라핀 오일 74%), 비말 차단 마스크와 수술용 마스크가 염화나트륨 약 67 ~ 74%(파라핀 오일 기준 67 ~ 70%)로 뒤를 이었다. 일반 마스크 중 일반 부직포 마스크의 차단 성능은 염화나트륨 64%(파라핀 오일 57%)였다. 면 소재은 염화나트륨 38%(파라핀 오일 21%), 일명 연예인 마스크로 불린다는 폴리우레탄 마스크는 염화나트륨 13%(파라핀 오일 4%), 망사 마스크는 염화나트륨 17%(파라핀 오일 6%)에 불과했다. 분진포집효율은 실험 환경에서 분진을 측정으로 마스크 필터를 통과시킨 뒤 통과된 분진을 측정하는 방법으로, 분진 역할을 받는 물질에 따라 염화나트륨(에어로졸 입자)과 파라핀 오일(미스트 입자)을 측정한다. 안면부 흡기 저항은 KF94 제품이 더 컸으며, KF80, 비말 차단·수술용 마스크, 일반 마스크가 그다음이었다. 오염물 차단 성능이 높을수록 안면부에 붙는 저항값이 커져 숨쉬기는 불편한 것으로 나타났다. 의약외품 마스크(KF94, KF80, 비말 차단 마스크, 성형수술에 마스크)는 유해 물질 함유 정도를 조사하는 순도시험과 고정용 끈 접합부 인장강도, 액체 저항성 시험 등의 품질검사에서 부적합한 제품이 없었다. 경기보환연은 일반 마스크의 경우 의약외품에 비해 사용과 용도가 다양하고, 오염물질 차단 성능 등에 대한 규격 기준이 없어 소비자에 각별한 주의가 필요하다고 말했다. 일반 마스크 중 부직포 손상이 있는 제품은 비말 차단·수술용 마스크와 비슷한 오염물질 차단 성능을 보였고 나머지 제품은 차단 성능이 매우 낮았다. <NAME> 경기도 보건환경연구원장은"코로나19가 장기화되는 가운데 의약품 사용에 대한 과학적 정보 제공으로 시민들의 건강 지키기에 기여하기 위해서 이번 평가를 진행했다"라고 말하며"앞으로도 유통 마스크의 안전성 확보를 위해 지속적인 모니터링을 실시하겠다"라고 했다.<|endoftext|>