Чорнобиль спеціальний»
'''РКС-20.03 «Прип'ять» () — радіометр бета—гамма випромінення. Вироблявся в Україні. Призначений для індивідуального і колективного використання при вимірюванні потужності еквівалентної дози фонового іонізуючого випромінювання, щільності потоку бета-випромінювання, питомої радіоактивності в рідких і сипких речовинах.

Також відомий під експортними назвами Prypyat і Hurpa HJ001'''. 

Використання
Радіометр «Прип'ять»
Прилад має вимикач звукового сигналізатора і кнопку контролю заряду батареї, що виводить на екран значення напруги батареї живлення у вольтах.

Для вимірювання щільності потоку бета-частинок необхідно здійснити два вимірювання: виміряти потужність дози в режимі «бета», а потім зняти із задньої панелі металеву кришку-фільтр та виміряти потужність знову. Різниця між двома виміряними значеннями вказує на щільність бета-випромінювання.

Технічні характеристики



 Характеристика 

 Діапазон


 Потужність експозиційної дози гамма- і рентгенівського випромінювання 

 0,01 … 20,00 мР/год


 Потужність еквівалентної дози гамма- і рентгенівського випромінювання 

 0,1 … 200,00 мкЗв/год


 Щільність потоку бета-випромінювання 

 5 … 20000 част/см²·хв


 Границі основної відносної похибки вимірювань 

 ±25%, P=0,95


 Робочі температури повітря 

 -20 … +40 °С


 Напруга живлення 

 9,0 В


 Вага 

 0,3 кг


 Габаритні розміри 

 146×73×37 мм


Датчиками випромінювання у радіометрі слугують два лічильника типу СБМ-20.

Джерелом живлення слугує батарейка «Крона». У раніших моделях також був роз'єм для живлення від блоку постійного току напругою від 4,7 до 12 В (наприклад, блоку живлення «Електроніка Д2-10 М» або «Електроніка БП2-1»).

Виробники
Радіометр виготовляли декілька заводів в Україні:
* ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова (Київ)
* «Полярон» (Львів)
* «Арсенал» (Київ)
* «Галич-М» (Львів).

У масовій культурі
У комп'ютерній грі «S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля» (2007) радіометр «Прип'ять» використано як основу двох предметів — «ДА-2» і «Декодер». https://stalker.fandom.com/ru/wiki/Детектор_аномалий_(ДА-2)

Див. також
* Порівняння дозиметрів і радіометрів

Примітки


