title: 尿中对硝基酚的分光光度测定方法 
desc: 尿中对硝基酚的分光光度测定方法
  
answer: 1  主题内容与适用范围
  
      本标准规定了尿中对硝基酚的分光光度测定方法。本法最低检测浓度为0.2 mg/L。
  
      本标准适用于接触硝基苯类化合物工人尿中对硝基酚含量的测定。
  
  2原理
  
      尿中对硝基酚以游离形式或与葡萄糖醛酸、硫酸等结合存在，尿样经水解后，结合的对硝基酚转化为游离形式，用有机溶剂萃取对硝基酚，再反萃取至氨水中，用三氯化钛将对硝基酚还原成对氨基酚，与邻甲酚作用，生成靛酚蓝，于波长620 nm处比色定量。
  
  3仪器
  
  3.1分光光度计，20 mm比色杯。
  
  3.2比色管，25 mL，lOmL，具磨口塞。
  
  3.3水浴锅，100℃。
  
  3.4分液漏斗，100 mL。
  
  3.5聚乙烯塑料瓶，50 mL以上。
  
  3.6尿比重计。
  
  4试剂
  
      本标准所用试剂除另有说明外，均为分析纯试剂。
  
  4.1实验用水，蒸馏水或具有同等纯度的去离子水。
  
  4.2盐酸，ρ20=l.19 g/ml。
  
  4.3氨水，3 mol/L。取浓氨水50 mL加水稀释至250mL。
  
  4.4有机溶剂萃取液：1%(V/V)异戊醇溶液（溶剂为4+1石油醚和乙醚的混合物）。
  
  4.5邻甲酚溶液，20 g/L，称取邻甲酚2 g，溶于I00 mL O．2 mol/L氢氧化钠中。
  
  4.6三氯化钛溶液：取150～200 g/L的三氯化钛溶液1 mL，加蒸馏水至8 mL，临用前配制。
  
  4.7对硝基酚标准溶液：称取0.1000 9对硝基酚置于小烧杯中，用氨水(4.3)溶解，转移至lOOmL容量瓶中，加氨水(4.3)至刻度，此液1 mL相当于1 mg对硝基酚，为贮备液，取此液用氨水(4.3)稀释成1 mL相当于10 pg对硝基酚的应用液。
  
  4.8质控样：用加标的模拟尿、接触者混合尿或加标的正常人混合尿作质控样。
  
  5采样、运输和保存
  
      用聚乙烯瓶采集接触者班后尿样50 mL以上。每100 mL加3滴甲醛，或将尿样置于4℃冰箱中可保存三天。
  
  6分析步骤
  
  6.1样品处理
  
  6.1.1吸取已经测定比重的尿样5．O mL于25mL比色管中，加5 mL水，再加2 mL盐酸(4.2)混匀，加盖，置于沸水浴中加热lh（加热不久，应松开盖1～2次），放冷至室温。
  
  6.1.2将样液倒入lOOmL分液漏斗中，加入25 mL有机萃取液，置于振荡器上强烈振摇10 min。静置分层，去掉水层。有机层用5.0mL氨水(4.3)强烈振摇3 min，静置分层，将氨水层放入干燥的比色管中。
  
  6.2标准曲线的绘制
  
  6.2.1取6个比色管，按下表配制标准管。
  
  对硝基酚标准管的配制
  
  管 号
   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   
  标准应用液(4.7)，mL
  
  水,mL
   0
  
  10.O
   O．1
  
  9.0
   0.2
  
  9,8
   0.6
  
  9.4
   1.0
  
  9.0
   1.5
  
  8.5
   3.0
  
  8.0
   
  对硝基酚含量，μg
   0
   1
   2
   6
   10
   15
   20
   
  
      各管加2 mE盐酸(4.2)，混匀，加盖，于沸水浴中加热lh，放冷。
  
  6.2.2按6.1.2继续操作。
  
  6.2.3于比色管中加入1.0mL邻甲酚溶液(4.5)混匀，再加入1 mL三氯化钛溶液(4.6)，立即振摇至黄色沉淀变成淡黄色沉淀为止，将显色液用滤纸过滤于10 mL比色管中，30 min后，以试剂空白为参比，于620 nm处，用20 mm比色杯比色定量。
  
  6.2.4以对硝基酚含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。
  
  6.3样品测定
  
      将6.1.2条制备的氨水层样品溶液，按6.2.3条操作，测量吸光度，在标准曲线上查出样品溶液中对硝基酚含量。在测定前后以及每测定10个样品后，测定一次质控样。
  
  7计算
  
  7.1按式(1)计算尿样换算成标准比重(1.020)下的浓度校正系数（k）。
  
  K= ………………………………(1)
  
  7.2按式(2)计算尿中对硝基酚的浓度。
  
  X=………………………………(1)
  
  式中：X--尿中对硝基酚浓度，mg/L；
  
        m——由标准曲线上查出的对硝基酚含量，μg；
  
        V——分析时所取尿样体积，mL。
  
  8说明
  
  8.1  本法的最低检测浓度为0.2 mg/L；测定范围1～20 μg精密度CV=3.l%～9.7%（尿中对硝基酚浓度0.4，1.2，2.0 mg/L，n=6），准确度，尿样加标回收率=92. 2%～96.0%（加标量6.0～10 μg）。
  
  8.2采集接触者的班后尿样，采尿样时要脱离现场环境，换工作服，洗手，以防止现场的对硝基酚污染。
  
  8.3加三氯化钛溶液以后，一定要振摇至黄色沉淀变成浅黄色沉淀为止，显色后的溶液用滤纸过滤后，于3 mol/L的碱度条件下，30min就可显色完全，颜色在120min内保持稳定。
  
  8.4不含对硝基酚的尿样，当比重在1.012～1.025之间时，尿样本身空白值对测定结果的影响可忽略不计。
  
  8.5尿样应采集接触者班后的尿样，尿样置4℃冰箱或加甲醛保存可稳定三天。
  
  8.6质控样如使用加标的模拟尿时可考察准确度和精密度。使用接触者尿或加标的正常尿时可考察精密度。但人尿不易久存，模拟尿只含人尿的大量成分。
  
  附加说明：
  
  本标准由卫生部卫生监督司提出。
  
  本标准由广东省职业病防治院负责起草。
  
  本标准主要起草人叶能权、黄振侬。
  
  本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学院劳动卫生与职业病研究所负责解释
  