title: 血液溶浆机什么品牌比较好 
desc: 溶浆机什么品牌比较好
answer: 1产品简介血液溶浆机是金坛市新航仪器厂经多家需求，特自行研制了新型多功能溶浆机。该机采用微机控制，温度数显，任意设定，自动恒温，蓝式摇摆功能。对低温血浆溶化减少了工序，节省了时间，方便了医务工作者，是血库理想的配套器具。血液溶浆机2技术参数产品型号：XL-4/XLD-50/XL-8调速范围：0-300转/分定时范围：2小时容量：4袋/6袋/8袋电源：交流220V 50HZ功率：300W/400W/450W温控37℃±1℃温控精度±0.5℃数码显示温度，微电脑控温。设有自动双臂往返摇摆系统80次/分钟 恒速控制3使用说明1、使用仪器前，先将调速旋钮置于最小位置。2、装培养试瓶：1、注意均匀分布；2、注意装液量不能偏少防止产生试瓶漂浮；3、注意密封好试瓶口，防止凝结的水珠滴入试瓶。3、接通外电源，将电源开关置于“开”的位置，指示灯亮。4、选择恒温温度：1．设定温度： 按SET键可设定温度，按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加，按▽键设定值减小，持续按增加键或减少键设定值会快速变化，再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。2．传感器误差的修正： 在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单，选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50，修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。3．启动自整定：本产品能适应绝大多数控制系统，只有控制效果特别不理想时方可启动自整定，按SET键3秒进入仪表内层菜单，选定参数At后配合△或▽键开启自整定，此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态，仪表控制加热系统在设定点付近波动二次，当At灯灭时自整定结束，新的PID参数被锁存在芯片中。5、本仪器最高使用温度不能超过40℃，当温度到达设定温度时，加热器停止工作。6、缓慢调节调速旋钮，升至所需转速。7、每次停机前，各开关置于非工作状态，切断电源。8、长期停用仪器，应将仪器内擦洗干净。9、正确的使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。10、仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查，检查是否有水滴污物等落入电机和控制元件上，检查水箱内的水质及清洁程度，检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。11、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂（一号钙-钠基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。12、仪器经长期使用，自然磨损属正常现象，仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声，传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹，加热恒温出现异常，电控元件失效……等故障，本企业将继续提供优质服务予以协助处理。