Isothermal microcalorimetry
ஐசோதெர்மல் மைக்ரோ கலோரிமெட்ரி (ஐஎம்சி) என்பது வேதியியல், இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்முறைகளின் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மற்றும் மாறும் பகுப்பாய்வுக்கான ஒரு ஆய்வக முறையாகும். மணிநேரங்கள் அல்லது நாட்களில், ஐ. எம். சி சிறிய ஆம்பூல்களில் உள்ள மாதிரிகளுக்கான இத்தகைய செயல்முறைகளின் தொடக்கம், விகிதம், அளவு மற்றும் ஆற்றல் ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கிறது (எ. கா. 3-20 மில்லி) ஒரு நிலையான செட் வெப்பநிலையில் (சி. 15 ° சி-150 ° சி). ஐஎம்சி இந்த மாறும் பகுப்பாய்வை அளவிடுவதன் மூலமும் பதிவு செய்வதன் மூலமும் வெப்ப ஓட்டத்தின் நிகர விகிதம் (μJ/s = μW) மாதிரி ஆம்புலுக்கு அல்லது அதிலிருந்து, மற்றும் நுகரப்படும் அல்லது உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பத்தின் ஒட்டுமொத்த அளவு (J) ஆகியவற்றை அளவிடுகிறது. ஐஎம்சி என்பது நான்கு நெருங்கிய தொடர்புடைய காரணங்களுக்காக ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் பல்துறை பகுப்பாய்வு கருவியாகும்ஃ அனைத்து இரசாயன மற்றும் இயற்பியல் செயல்முறைகளும் வெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல-வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன அல்லது உட்கொள்கின்றன. வெப்ப ஓட்டத்தின் விகிதம் நடைபெறும் செயல்முறையின் விகிதத்திற்கு விகிதாசாரமாகும். ஐஎம்சி ஒரு சில கிராம் பொருட்களில் மெதுவான செயல்முறைகளைக் கண்டறிந்து பின்பற்ற போதுமான உணர்திறன் கொண்டது (எதிர்வினைகள் ஆண்டுக்கு சில சதவீதம் தொடர்கின்றன) அல்லது சிறிய அளவிலான வெப்பத்தை உருவாக்கும் செயல்முறைகள் (எ. கா. சில ஆயிரம் உயிரணுக்களின் வளர்சிதை மாற்றம்). ஐஎம்சி கருவிகள் பொதுவாக ஒரு பெரிய மாறும் வரம்பைக் கொண்டுள்ளன-வெப்பம் சிஏ வரை குறைவாக பாய்கிறது. 1 மைக்ரோவாட் மற்றும் சிஏ வரை உயர்ந்தது. 50, 000 மைக்ரோவாட்டை அதே கருவியால் அளவிட முடியும். செயல்முறைகளின் விகிதங்களைப் படிப்பதற்கான ஐஎம்சி முறை எனவே பரவலாகப் பொருந்தும், நிகழ்நேர தொடர்ச்சியான தரவை வழங்குகிறது, மேலும் உணர்திறன் கொண்டது. அளவீடு செய்ய எளிதானது, கவனிக்கப்படாமல் நடைபெறுகிறது மற்றும் தலையிடாதது (எ. கா. ஃப்ளோரசன்ட் அல்லது ரேடியோஆக்டிவ் மார்க்கர்கள் தேவையில்லை). இருப்பினும், ஐஎம்சி பயன்பாட்டில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய இரண்டு முக்கிய எச்சரிக்கைகள் உள்ளனஃ தவறவிட்ட தரவுஃ வெளிப்புறமாக தயாரிக்கப்பட்ட மாதிரி ஆம்பூல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால், அதற்கு சிஏ ஆகும். அளவீட்டு தொகுதியில் செட் வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க இடையூறு இல்லாமல் மெதுவாக கருவியில் ஒரு ஆம்புலை அறிமுகப்படுத்த 40 நிமிடங்கள். எனவே இந்த நேரத்தில் நடைபெறும் எந்தவொரு செயல்முறைகளும் கண்காணிக்கப்படுவதில்லை. புறத் தரவுஃ ஒரு ஆம்புலுக்குள் நடைபெறும் அனைத்து செயல்முறைகளாலும் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லது நுகரப்படும் மொத்த நிகர வெப்ப ஓட்டத்தை ஐ. எம். சி பதிவு செய்கிறது. எனவே, அளவிடப்பட்ட வெப்ப ஓட்டத்தை எந்த செயல்முறை அல்லது செயல்முறைகள் உற்பத்தி செய்கின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்த, சோதனை வடிவமைப்பு மற்றும் தொடர்புடைய இரசாயன, இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் மதிப்பீடுகளின் ஆரம்ப பயன்பாடு ஆகிய இரண்டிலும் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். பொதுவாக, ஐ. எம். சி. யின் சாத்தியமான பயன்பாடுகள் அதை ஒரு பகுப்பாய்வு கருவியாகப் பயன்படுத்தத் தேர்ந்தெடுக்கும் நபரின் கற்பனை மற்றும் முறையின் உடல் கட்டுப்பாடுகளால் மட்டுமே வரையறுக்கப்படுகின்றன. மேலே விவரிக்கப்பட்ட இரண்டு பொதுவான வரம்புகள் (முக்கிய எச்சரிக்கைகள்) தவிர, இந்த கட்டுப்பாடுகளில் மாதிரி மற்றும் ஆம்புல் அளவு மற்றும் அளவீடுகள் செய்யக்கூடிய வெப்பநிலை ஆகியவை அடங்கும். மணிநேரங்கள் அல்லது நாட்களில் நடைபெறும் செயல்முறைகளை மதிப்பீடு செய்ய ஐ. எம். சி பொதுவாக மிகவும் பொருத்தமானது. ஐஎம்சி மிகவும் பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் வெளியிடப்பட்ட இலக்கியங்களைப் பற்றிய குறிப்புகளால் ஆதரிக்கப்படும் பல எடுத்துக்காட்டுகள் இந்த கட்டுரையில் விவாதிக்கப்படுகின்றன. விவாதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் பாலிமர்களின் மெதுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற சீரழிவு மற்றும் அபாயகரமான தொழில்துறை இரசாயனங்களின் உறுதியற்ற தன்மையை அளவிடுதல் முதல் சிறுநீரில் உள்ள பாக்டீரியாவைக் கண்டறிதல் மற்றும் ஒட்டுண்ணி புழுக்களில் மருந்துகளின் விளைவுகளை மதிப்பீடு செய்தல் வரை உள்ளன. இந்தக் கட்டுரையில் தற்போதைய முக்கியத்துவம் பிந்தைய வகையின் பயன்பாடுகள்-உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம். வரையறை, நோக்கம் மற்றும் நோக்கம் அளவீட்டு என்பது வேதியியல் எதிர்வினைகள் அல்லது இயற்பியல் மாற்றங்களின் வெப்பத்தை அளவிடும் அறிவியல் ஆகும். கலோரிமீட்டர் மூலம் கலோரிமீட்டர் அளவிடப்படுகிறது. ஐசோதெர்மல் மைக்ரோகலோரிமெட்ரி (ஐஎம்சி) என்பது ஒரு ஐஎம்சி கருவியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மாதிரியால் நிலையான வெப்பநிலையில் நுகரப்படும் அல்லது உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்ப ஓட்ட விகிதம் (μJ/s = μW) மற்றும் ஒட்டுமொத்த வெப்ப அளவு (J) ஆகியவற்றின் நிகழ்நேர, தொடர்ச்சியான அளவீட்டிற்கான ஒரு ஆய்வக முறையாகும். இத்தகைய வெப்பம் மாதிரியில் நிகழும் இரசாயன அல்லது இயற்பியல் மாற்றங்களால் ஏற்படுகிறது. வெப்ப ஓட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிகழும் மாற்றங்களின் மொத்த விகிதத்திற்கு விகிதாசாரமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த வெப்பம், நிகழ்ந்த மொத்த மாற்றங்களின் ஒட்டுமொத்த அளவிற்கு விகிதாசாரமாகும். உயிரியல் செயல்முறைகள் உட்பட பரந்த அளவிலான விகித செயல்முறைகளின் விகிதங்கள் மற்றும் ஆற்றல் ஆகியவற்றின் மாறும், அளவு மதிப்பீட்டிற்கான ஒரு வழிமுறையாக ஐஎம்சி உள்ளது. ஒரு விகித செயல்முறை இங்கே ஒரு இயற்பியல் மற்றும்/அல்லது வேதியியல் மாற்றமாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அதன் முன்னேற்றம் காலப்போக்கில் அனுபவ ரீதியாகவோ அல்லது ஒரு கணித மாதிரியாலோ விவரிக்கப்படலாம் (நூலியல்ஃ கிளாஸ்ஸ்டோன், மற்றும் பலர். 1941 மற்றும் ஜான்சன் மற்றும் பலர். 1974 மற்றும் விகித சமன்பாடு). ஐஎம்சியின் எளிய பயன்பாடு, ஒரு மாதிரியில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விகித செயல்முறைகள் நடைபெறுகின்றன என்பதைக் கண்டறிவதாகும், ஏனெனில் பயன்படுத்தப்படும் கருவியின் கண்டறிதல் வரம்பை விட அதிக விகிதத்தில் வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அல்லது நுகரப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு திட அல்லது திரவ பொருள் மந்தமாக இல்லை, மாறாக கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் மாறுகிறது என்பதற்கான பொதுவான குறிகாட்டியாக இது ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும். வளர்ச்சி ஊடகத்தைக் கொண்ட உயிரியல் மாதிரிகளில், காலப்போக்கில் கண்டறியக்கூடிய மற்றும் உயரும் வெப்ப ஓட்ட சமிக்ஞையின் தோற்றம் சில வகையான பிரதி செல்கள் இருப்பதற்கான எளிய பொதுவான குறிகாட்டியாகும். இருப்பினும், பெரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு, சில வழிகளில், வெப்ப ஓட்டத்தைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் என்ன செயல்முறை அல்லது செயல்முறைகள் அளவிடப்படுகின்றன என்பதை அறிவது மிக முக்கியமானது. பொதுவாக இது காலப்போக்கில் வெப்ப ஓட்டத்தை மதிப்பிடுவதற்காக ஒரு ஐஎம்சி கருவியில் வைக்கப்படுவதற்கு முன்பு ஒரு ஐஎம்சி ஆம்பூலில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் விரிவான இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் அறிவை முதலில் கொண்டிருப்பதை உள்ளடக்கியது. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலத்திற்கு வெப்ப ஓட்டத்தின் ஐ. எம். சி அளவீடுகள் செய்யப்பட்ட பிறகு ஆம்புல் உள்ளடக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்வது அவசியம். மேலும், ஆம்புல் உள்ளடக்கங்களில் உள்ள தர்க்க அடிப்படையிலான மாறுபாடுகள் குறிப்பிட்ட மூலத்தை அல்லது வெப்ப ஓட்டத்தின் ஆதாரங்களை அடையாளம் காண பயன்படுத்தப்படலாம். விகித செயல்முறை மற்றும் வெப்ப ஓட்ட உறவுகள் நிறுவப்படும்போது, ஐஎம்சி தரவை நேரடியாக நம்பியிருக்க முடியும். நடைமுறையில் ஐஎம்சி என்ன அளவிட முடியும் என்பது மாதிரி பரிமாணங்களைப் பொறுத்தது, மேலும் அவை கருவியின் வடிவமைப்பால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. கொடுக்கப்பட்ட வணிகக் கருவி பொதுவாக ஒரு நிலையான விட்டம் மற்றும் உயரம் வரை மாதிரிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது. சிஏ வரை பரிமாணங்களைக் கொண்ட மாதிரிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் கருவிகள். 1 அல்லது 2 செமீ விட்டம் x ca. 5 செமீ உயரம் பொதுவாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்ட கருவியில் கொடுக்கப்பட்ட வகையின் பெரிய மாதிரிகள் பொதுவாக அதிக வெப்ப ஓட்ட சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகின்றன, மேலும் இது கண்டறிதல் மற்றும் துல்லியத்தை அதிகரிக்கும். அடிக்கடி, மாதிரிகள் எளிய 3 முதல் 20 மில்லி உருளை ஆம்பூல்கள் (படம். 1) வட்டி விகித செயல்முறைகளைக் கொண்ட பொருட்கள்-எ. கா. திடப்பொருட்கள், திரவங்கள், வளர்க்கப்பட்ட செல்கள்-அல்லது இவை அல்லது பிற பொருட்களின் எந்தவொரு கலவையும் வெப்பத்தின் உற்பத்தி அல்லது நுகர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல பயனுள்ள ஐஎம்சி அளவீடுகள் எளிய சீல் செய்யப்பட்ட ஆம்பூல்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படலாம், மேலும் கண்ணாடி ஆம்பூல்கள் பொதுவானவை, ஏனெனில் கண்ணாடி வெப்பத்தை உருவாக்கும் இரசாயன அல்லது உடல் மாற்றங்களுக்கு ஆளாகாது. இருப்பினும், உலோகம் அல்லது பாலிமெரிக் ஆம்பூல்கள் சில நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், வாயுக்கள் அல்லது திரவங்களின் ஊசி அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓட்டத்தை அனுமதிக்கும் கருவி/ஆம்புல் அமைப்புகள் கிடைக்கின்றன மற்றும்/அல்லது மாதிரி இயந்திர கிளறலை வழங்குகின்றன. வணிக ரீதியான ஐஎம்சி கருவிகள் சிஏ வரையிலான வெப்பநிலையில் வெப்ப ஓட்ட அளவீடுகளை அனுமதிக்கின்றன. 15 டிகிரி செல்சியஸ்-150 டிகிரி செல்சியஸ். கொடுக்கப்பட்ட கருவியின் வரம்பு சற்றே வித்தியாசமாக இருக்கலாம். ஐஎம்சி மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது-எ. கா. ஒரு சில கிராம் எடையுள்ள மாதிரிகளில் மெதுவான இரசாயன எதிர்வினைகளிலிருந்து வரும் வெப்பம், ஆண்டுக்கு சில சதவீதம் எதிர்வினை நுகர்வு விகிதங்களில் நடைபெறுகிறது, சில நாட்களில் கண்டறிந்து அளவிட முடியும். பாலிமெரிக் உள்வைப்பு பொருட்களின் படிப்படியான ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் திடமான மருந்து மருந்து சூத்திரங்களின் அடுக்கு ஆயுள் ஆய்வுகள் (பயன்பாடுகள்ஃ திட பொருட்கள்) ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகளில் அடங்கும். மேலும் வளர்சிதை மாற்ற வெப்ப உற்பத்தியின் விகிதம் எ. கா. ஒரு ஐஎம்சி ஆம்பூலில் சில ஆயிரம் உயிரணுக்கள், நுண்ணுயிரிகள் அல்லது வளர்ப்பில் உள்ள புரோட்டோசோவாவை அளவிட முடியும். இத்தகைய வளர்சிதை மாற்ற வெப்பத்தின் அளவை (பரிசோதனை மூலம்) உயிரணுக்கள் அல்லது உயிரினங்களின் எண்ணிக்கையுடன் தொடர்புபடுத்தலாம். எனவே, உயிரணுக்கள் அல்லது உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இந்த எண்ணிக்கையில் வளர்ச்சி அல்லது சரிவின் நிகர விகிதத்தை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்க ஐஎம்சி தரவைப் பயன்படுத்தலாம் (பயன்பாடுகள்ஃ உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம்). ஐஎம்சி-யின் சில உயிரியல் அல்லாத பயன்பாடுகள் விவாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் (பயன்பாடுகள்ஃ திடமான பொருட்கள்) உயிரியல் செயல்முறைகள் (பயன்பாடுகள்ஃ உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம்) தொடர்பாக ஐஎம்சி-யின் பயன்பாட்டிற்கு இந்தக் கட்டுரையில் தற்போது முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பெறப்பட்ட தரவு ஒரு பொதுவான வகை ஐஎம்சி தரவின் கிராஃபிக் டிஸ்ப்ளே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 2. மேலே பதிவுசெய்யப்பட்ட வெப்ப ஓட்டம் (μJ/s = μW) மற்றும் ஒரு சீல் செய்யப்பட்ட ஆம்பூலில் உள்ள ஒரு மாதிரியிலிருந்து நேரத்தின் ஒரு பிளாட் உள்ளது, இது ஒரு வெப்பமண்டல விகித செயல்முறையின் காரணமாக தொடங்குகிறது, முடுக்கிவிடுகிறது, உச்ச வெப்ப ஓட்டத்தை அடைகிறது, பின்னர் குறைகிறது. அத்தகைய தரவுகள் நேரடியாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் (எ. கா. ஒரு செயல்முறையைக் கண்டறிதல் மற்றும் நிலையான நிலைமைகளின் கீழ் அதன் காலம்) ஆனால் செயல்முறை அளவுருக்களைத் தீர்மானிக்க தரவுகளும் கணித ரீதியாக எளிதில் மதிப்பிடப்படுகின்றன. உதாரணமாக, படம். 2 வெப்ப ஓட்டத் தரவுகளின் ஒருங்கிணைப்பையும் காட்டுகிறது, இது திரட்டப்பட்ட வெப்பத்தை (J) நேரத்திற்கு எதிராக வழங்குகிறது. காட்டப்பட்டுள்ளபடி, செயல்முறையின் அதிகபட்ச வளர்ச்சி (வெப்ப உற்பத்தி) விகிதம் மற்றும் செயல்முறை அதிகபட்ச வெப்பத்தை அடைவதற்கு முன்பு பின்னடைவு கட்டத்தின் கால அளவு போன்ற அளவுருக்கள் ஒருங்கிணைந்த தரவுகளிலிருந்து கணக்கிடப்படலாம். கணினி கோப்புகளாக சேமிக்கப்படும் வெப்ப ஓட்ட விகிதத் தரவைப் பயன்படுத்தி கணக்கீடுகள் எளிதில் தானியங்கி முறையில் செய்யப்படுகின்றன. வளர்ச்சி அளவுருக்களைத் தீர்மானிக்க ஐஎம்சி தரவை இந்த முறையில் பகுப்பாய்வு செய்வது வாழ்க்கை அறிவியலில் முக்கியமான பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது (பயன்பாடுகள்ஃ உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம்). மேலும், தொடர்ச்சியான வெப்பநிலையில் பெறப்பட்ட வெப்ப ஓட்ட விகிதங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படும் செயல்முறையின் செயல்படுத்தும் ஆற்றலைப் பெற பயன்படுத்தப்படலாம் (ஹார்டிசன் மற்றும் பலர். 2003). வளர்ச்சி வரலாறு லாவோய்ஸியர் மற்றும் லாப்லேஸ் ஆகியோர் சி. ஏ. வில் முதல் சமவெப்ப கலோரிமீட்டரை உருவாக்கி பயன்படுத்திய பெருமைக்குரியவர்கள். 1780 (நூலியல்ஃ லாவோய்ஸியர் ஏ & லாப்லேஸ் பிஎஸ் 1780). அவர்களின் கருவி ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான வெப்பநிலையை உருவாக்க பனியைப் பயன்படுத்தியது. அவர்கள் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்யும் மாதிரியை பனியில் வைத்தபோது (எ. கா. ஒரு உயிருள்ள விலங்கு), உருகும் பனிக்கட்டியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் திரவ நீரின் நிறை மாதிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பத்திற்கு நேரடியாக விகிதாசாரமாக இருந்தது. பல நவீன ஐஎம்சி கருவி வடிவமைப்புகள் 1960 களின் பிற்பகுதியிலும் 1970 களின் முற்பகுதியிலும் ஸ்வீடனில் செய்யப்பட்ட பணிகளிலிருந்து உருவாகின்றன (வாட்ஸோ 1968, சுர்குஸ்க் & வாட்ஸோ 1974). இந்த வேலை திட-நிலை மின்னணு சாதனங்களின் இணையான வளர்ச்சியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டது-குறிப்பாக வெப்ப ஓட்டத்தை மின்னழுத்தமாக மாற்றுவதற்கான சிறிய தெர்மோ எலக்ட்ரிக் விளைவு (பெல்டியர்-சீபெக்) சாதனங்களின் வணிக ரீதியான கிடைக்கும் தன்மை-மற்றும் நேர்மாறாகவும். 1980 களில், பல சேனல் வடிவமைப்புகள் தோன்றின (சுர்குஸ்க் 1982), இது பல மாதிரிகளின் இணையான மதிப்பீட்டை அனுமதிக்கிறது. இது ஐ. எம். சி. யின் சக்தியையும் பயனையும் பெரிதும் அதிகரித்தது மற்றும் முறையை நன்றாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளுக்கு வழிவகுத்தது (தோரென் மற்றும் பலர். 1989). 1990 களில் செய்யப்பட்ட மேலும் வடிவமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சியின் பெரும்பகுதி ஸ்வீடனில் வாட்சோ மற்றும் சுர்குஸ்க் மற்றும் அவர்களது சகாக்களால் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த வேலை தனிநபர் கணினி தொழில்நுட்பத்தின் இணையான வளர்ச்சியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டது, இது வெப்ப ஓட்டத்திற்கு எதிராக நேரத் தரவை எளிதில் சேமிக்கும், செயலாக்கும் மற்றும் விளக்கும் திறனை பெரிதும் அதிகரித்தது. 1990 களில் இருந்து கருவி மேம்பாட்டுப் பணிகள் திட-நிலை மின்னணுவியல் மற்றும் தனிப்பட்ட கணினி தொழில்நுட்பத்தின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியை மேலும் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளன. இது உணர்திறன் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை அதிகரிக்கும் ஐஎம்சி கருவிகள், இணையான சேனல்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் ஐஎம்சி தரவை வசதியாக பதிவு செய்வதற்கும், சேமிப்பதற்கும், விரைவாக செயலாக்குவதற்கும் இன்னும் அதிக திறனை உருவாக்கியுள்ளது. பரந்த பயன்பாடு தொடர்பாக, ஐஎம்சி கருவிகளின் செயல்திறனை விவரிப்பதற்கான தரங்களை உருவாக்குவதில் கணிசமான கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது (எ. கா. துல்லியம், துல்லியம், உணர்திறன்) மற்றும் அளவுத்திருத்த முறைகளுக்கு (வாட்ஸோ மற்றும் கோல்ட்பர்க் 2001). கருவிகள் மற்றும் அளவீட்டுக் கொள்கைகள் கருவி உள்ளமைவுகள் நவீன ஐ. எம். சி கருவிகள் உண்மையில் அரை-அடியாபாடிக்-அதாவது. மாதிரிக்கும் அதன் சுற்றுப்புறங்களுக்கும் இடையிலான வெப்பப் பரிமாற்றம் பூஜ்ஜியம் அல்ல (அடியாபாடிக்), ஏனென்றால் வெப்ப ஓட்டத்தின் ஐஎம்சி அளவீடு ஒரு சிறிய வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் இருப்பைப் பொறுத்தது-சிஏ. 0.001 °C. இருப்பினும், வேறுபாடு மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், ஐஎம்சி அளவீடுகள் அடிப்படையில் சமவெப்ப அளவீடுகளாகும். படம். 3. 48 தனித்தனி வெப்ப ஓட்ட அளவீட்டு தொகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு ஐஎம்சி கருவியின் கண்ணோட்டத்தைக் காட்டுகிறது. ஒரு தொகுதி காட்டப்பட்டுள்ளது. தொகுதியின் அளவீட்டு அலகு பொதுவாக ஒரு பெல்டியர்-சீபெக் சாதனமாகும். சாதனம் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்யும் அல்லது உட்கொள்ளும் ஒரு மாதிரிக்கு இடையிலான வெப்பநிலை வேறுபாட்டிற்கு விகிதாசாரமாக ஒரு மின்னழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது மற்றும் வெப்ப மூழ்கியின் வெப்பநிலையில் இருக்கும் வெப்ப செயலற்ற குறிப்பு. வெப்பநிலை வேறுபாடு மாதிரி வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்யும் அல்லது உட்கொள்ளும் விகிதத்திற்கு விகிதாசாரமாக உள்ளது (கீழே உள்ள அளவீட்டைப் பார்க்கவும்). ஒரு கருவியில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளும் ஒரே ஹீட் சிங்க் மற்றும் தெர்மோஸ்டாட்டைப் பயன்படுத்துகின்றன, இதனால் அனைத்தும் ஒரே செட் வெப்பநிலையில் தரவை உற்பத்தி செய்கின்றன. இருப்பினும், ஒவ்வொரு ஆம்பூலிலும் சுயாதீனமாக அளவீடுகளைத் தொடங்குவதும் நிறுத்துவதும் பொதுவாக சாத்தியமாகும். மிகவும் இணையாக (எ. கா. 48-சேனல்) படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற கருவி. 3, இது வசதியான போதெல்லாம் பல்வேறு சோதனைகளைச் செய்ய (தொடங்க மற்றும் நிறுத்த) சாத்தியமாக்குகிறது. மாற்றாக, ஐஎம்சி கருவிகளில் டுப்லெக்ஸ் தொகுதிகள் பொருத்தப்படலாம், அவை இரண்டு ஆம்பூல்களுக்கு இடையிலான வெப்ப ஓட்ட வேறுபாட்டிற்கு விகிதாசாரமாக சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன. அத்தகைய இரண்டு டுப்லெக்ஸ் ஆம்பூல்களில் ஒன்று பெரும்பாலும் வெற்று அல்லது கட்டுப்பாடு-அதாவது. வட்டி விகித செயல்முறையை உருவாக்கும் பொருளைக் கொண்டிருக்காத ஒரு மாதிரி, ஆனால் அதன் உள்ளடக்கம் மாதிரி ஆம்பூலில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும். இது ஆர்வம் இல்லாத சிறிய வெப்பத்தை உருவாக்கும் எதிர்வினைகளை அகற்றுவதற்கான ஒரு வழிமுறையை வழங்குகிறது-எடுத்துக்காட்டாக, அளவீட்டு வெப்பநிலையில் ஒரு செல் கலாச்சார ஊடகத்தில் சில நாட்களில் படிப்படியான இரசாயன மாற்றங்கள். பல பயனுள்ள ஐஎம்சி அளவீடுகள் எளிய சீல் செய்யப்பட்ட ஆம்பூல்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படலாம். இருப்பினும், மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, கருவிகள்/ஆம்புல் அமைப்புகள் கிடைக்கின்றன, அவை மாதிரிகள் மற்றும்/அல்லது மாதிரிகளிலிருந்து வாயுக்கள் அல்லது திரவங்களின் ஓட்டத்தை அனுமதிக்கின்றன அல்லது கட்டுப்படுத்துகின்றன மற்றும்/அல்லது மாதிரி இயந்திர கிளறலை வழங்குகின்றன. குறிப்பு செருகல்கள் பொதுவாக படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு குறிப்பு செருகலுடன் ஒப்பிடுகையில் வெப்ப ஓட்டம் அளவிடப்படுகிறது. 3. இது பொதுவாக ஒரு உலோக கூப்பன் ஆகும், இது கருவியின் இயக்க வரம்பில் எந்த வெப்பநிலையிலும் வேதியியல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நிலையானது, எனவே வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்யாது அல்லது நுகராது. சிறந்த செயல்திறனுக்காக, குறிப்பு மாதிரியின் வெப்ப திறனுக்கு அருகில் இருக்க வேண்டும் (எ. கா. ஐஎம்சி ஆம்புல் பிளஸ் உள்ளடக்கங்கள்). செயல்பாட்டு முறைகள் வெப்ப கடத்தல் (எச். சி) முறை வணிக ஐ. எம். சி கருவிகள் பெரும்பாலும் வெப்ப கடத்தல் (எச். சி) கலோரிமீட்டர்களாக இயக்கப்படுகின்றன, இதில் மாதிரியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பம் (அதாவது. ஒரு ஆம்பூலில் உள்ள பொருள்) வெப்ப தொட்டிக்கு பாய்கிறது, பொதுவாக ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டில் உள்ள அலுமினியத் தொகுதி (எ. கா. நிலையான வெப்பநிலை குளியல்). மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, எச். சி முறையில் செயல்படும் ஒரு ஐ. எம். சி கருவி துல்லியமாக ஐசோதெர்மல் அல்ல, ஏனெனில் செட் வெப்பநிலைக்கும் மாதிரி வெப்பநிலைக்கும் இடையே சிறிய வேறுபாடுகள் அவசியம் உள்ளன-இதனால் அளவிடக்கூடிய வெப்ப ஓட்டம் உள்ளது. இருப்பினும், மாதிரி வெப்பநிலையில் சிறிய மாறுபாடுகள் ஹீட் சிங்க் வெப்பநிலையை கணிசமாக பாதிக்காது, ஏனெனில் ஹீட் சிங்கின் வெப்ப திறன் மாதிரியை விட மிக அதிகமாக உள்ளது-பொதுவாக சி. ஏ. 100x. மாதிரிக்கும் ஹீட் சிங்கிற்கும் இடையிலான வெப்பப் பரிமாற்றம் பெல்டியர்-சீபெக் சாதனம் மூலம் நடைபெறுகிறது, இது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அல்லது நுகரப்படும் வெப்பத்தின் மாறும் அளவீட்டை அனுமதிக்கிறது. ஆராய்ச்சி-தரமான கருவிகளில், தெர்மோஸ்டாட்/ஹீட் சிங்க் வெப்பநிலை பொதுவாக <± 0.1 K க்கு துல்லியமாக இருக்கும் மற்றும் ca க்குள் பராமரிக்கப்படுகிறது. <± 100 μK/24h. காலப்போக்கில் வெப்ப மடு வெப்பநிலை எந்த துல்லியத்துடன் பராமரிக்கப்படுகிறது என்பது காலப்போக்கில் வெப்ப ஓட்ட அளவீடுகளின் துல்லியத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். எச். சி பயன்முறையின் ஒரு நன்மை ஒரு பெரிய மாறும் வரம்பு ஆகும். வெப்ப ஓட்டங்கள் சி. ஏ. 50, 000 μW ஐ ca துல்லியத்துடன் அளவிட முடியும். ± 0.2 மைக்ரோவாட். இவ்வாறு ca இன் வெப்ப ஓட்டத்தை அளவிடுகிறது. அடித்தளத்திற்கு மேலே உள்ள 0.2 மைக்ரோ வாட் வெப்ப ஓட்டத்தைக் கண்டறிவதைக் குறிக்கிறது, இருப்பினும் 10 × துல்லிய வரம்பை மிகவும் பழமைவாதமாகக் கண்டறிவது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின் இழப்பீடு (பிசி) முறை சில ஐஎம்சி கருவிகள் மின் இழப்பீடு (பிசி) கலோரிமீட்டர்களாக செயல்படுகின்றன (அல்லது இயக்கப்படலாம்). இந்த வழக்கில், மாதிரியை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் பராமரிப்பதற்காக, உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பம் பெல்டியர்-சீபெக் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி ஈடுசெய்யப்படுகிறது. நுகரப்படும் வெப்பம் ஒரு மின்சார ஹீட்டர் அல்லது சாதனத்தின் துருவமுனைப்பை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் ஈடுசெய்யப்படுகிறது (வான் ஹெர்வார்டன், 2000). கொடுக்கப்பட்ட கருவி எச். சி. யை விட பிசி முறையில் இயக்கப்பட்டால், வெப்ப ஓட்ட அளவீட்டின் துல்லியம் அப்படியே இருக்கும் (எ. கா. சிஏ. ± 0.2 மைக்ரோவாட்). இழப்பீட்டு முறையின் நன்மை ஒரு சிறிய நேர மாறிலி-அதாவது. கொடுக்கப்பட்ட வெப்ப ஓட்ட துடிப்பைக் கண்டறியத் தேவையான நேரம் கடத்தல் முறையை விட ca.10X குறைவாக உள்ளது. குறைபாடு ஒரு சிஏ ஆகும். எச். சி பயன்முறையுடன் ஒப்பிடும்போது 10 எக்ஸ் சிறிய டைனமிக் வரம்பு. அளவுத்திருத்தம் எச். சி அல்லது பிசி முறையில் செயல்பட, வணிகக் கருவிகளில் வழக்கமான அளவுத்திருத்தம் பொதுவாக உள்ளமைக்கப்பட்ட மின்சார ஹீட்டர்கள் மூலம் செய்யப்படுகிறது. மின் ஹீட்டர்களின் செயல்திறனை அறியப்பட்ட வெப்பத் திறனின் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கலாம் அல்லது அவை வேதியியல் எதிர்வினைகளை உருவாக்குகின்றன, அவற்றின் ஒரு யூனிட் வெகுஜனத்திற்கு வெப்ப உற்பத்தி வெப்ப இயக்கவியலில் இருந்து அறியப்படுகிறது (வாட்சோ மற்றும் கோல்ட்பர்க் 2001). எச். சி அல்லது பிசி முறையில், இதன் விளைவாக வரும் சமிக்ஞை ஒரு கணினி-பதிவு செய்யக்கூடிய மின்னழுத்தமாகும், இது மாதிரி மைக்ரோ டபிள்யூ-வரம்பு வெப்ப ஓட்டம் மற்றும் நேரத்தைக் குறிக்க அளவீடு செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக, மாதிரியில் குறிப்பிடத்தக்க வெப்ப சாய்வுகள் எதுவும் இல்லை என்றால், P = eC [U + t (dU/dt)], இங்கு P என்பது வெப்ப ஓட்டம் (அதாவது. μW), εC என்பது அளவுத்திருத்த மாறிலி, U என்பது தெர்மோபைல் முழுவதும் அளவிடப்பட்ட சாத்தியமான வேறுபாடு, மற்றும் t என்பது நேர மாறிலி. நிலையான நிலை நிலைமைகளின் கீழ்-எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிலையான மின் அளவுத்திருத்த மின்னோட்டத்தின் வெளியீட்டின் போது, இது P = eC U க்கு எளிதாக்குகிறது. (வாட்சோ மற்றும் கோல்ட்பர்க் 2001). பல மிகவும் பயனுள்ள ஐஎம்சி அளவீடுகள் சீல் செய்யப்பட்ட ஆம்பூல்களில் நடத்தப்படலாம் (படம். 1) அவை எளிமை, மாசுபாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பு மற்றும் (தேவைப்படும் இடங்களில்) ஆம்பூல்களைக் கையாளும் அல்லது வெளிப்படுத்தும் நபர்களுக்கு கணிசமான அளவிலான உயிர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் நன்மைகளை வழங்குகின்றன. ஒரு மூடிய ஆம்புல் திடப்பொருட்கள், திரவங்கள், வாயுக்கள் அல்லது உயிரியல் தோற்றம் கொண்ட பொருட்களின் விரும்பிய கலவையைக் கொண்டிருக்கலாம். ஆம்புல் தலை இடத்தில் ஆரம்ப வாயு கலவையை விரும்பிய எரிவாயு சூழலில் ஆம்புலை மூடுவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். இருப்பினும், அளவீட்டு மற்றும்/அல்லது இயந்திர அசைவின் போது ஆம்புல் வழியாக வாயு அல்லது திரவத்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓட்டத்தை அனுமதிக்கும் ஐஎம்சி கருவி/ஆம்புல் வடிவமைப்புகளும் உள்ளன. மேலும், சரியான பாகங்களுடன், சில ஐஎம்சி கருவிகளை ஐடிஸி (ஐசோதெர்மல் டைட்டரேஷன் கலோரிமெட்ரி) கருவிகளாக இயக்க முடியும். ஐ. டி. சி என்ற தலைப்பு வேறு இடங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது (ஐசோதெர்மல் டைட்டரேஷன் கலோரிமீட்டரியைப் பார்க்கவும்). கூடுதலாக, சில ஐஎம்சி கருவிகள் காலப்போக்கில் வெப்பநிலை மெதுவாக மாற்றப்படும்போது (ஸ்கேன் செய்யப்படும்) வெப்ப ஓட்டத்தை பதிவு செய்ய முடியும். ஸ்கேனிங் விகிதம் மெதுவாக இருக்க வேண்டும் (ca.) ஐஎம்சி அளவிலான மாதிரிகளை வைத்திருப்பதற்காக (எ. கா. ஒரு சில கிராம்) வெப்ப மடு வெப்பநிலைக்கு (<ca. 0. 1 டிகிரி செல்ஷியஸ்). வெப்பநிலையின் விரைவான ஸ்கேனிங் என்பது வேறுபட்ட ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரி (டி. எஸ். சி) கருவிகளின் மாகாணமாகும், அவை பொதுவாக மிகச் சிறிய மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. சில டிஎஸ்சி கருவிகளை ஐஎம்சி முறையில் இயக்க முடியும், ஆனால் ஸ்கேனிங்கிற்குத் தேவையான சிறிய ஆம்புல் (எனவே மாதிரி) அளவு ஐஎம்சி முறையில் பயன்படுத்தப்படும் டிஎஸ்சி கருவிகளின் பயன்பாடு மற்றும் உணர்திறனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் முதலில் ஒரு ஐஎம்சி கருவி தெர்மோஸ்டாட்டை அமைப்பதன் மூலமும், கருவியின் வெப்ப மடு அந்த வெப்பநிலையில் நிலைநிறுத்தப்படுவதை அனுமதிப்பதன் மூலமும் வெப்ப ஓட்ட விகிதம் (μJ/s = μW) அளவீடுகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஒரு வெப்பநிலையில் செயல்படும் ஒரு ஐஎம்சி கருவி ஒரு புதிய வெப்பநிலைக்கு அமைக்கப்பட்டால், புதிய வெப்பநிலை அமைப்பில் மறு உறுதிப்படுத்தல் பல மணி நேரம் ஆகலாம்-ஒரு நாள் கூட. மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, துல்லியமான நிலையான வெப்பநிலையை அடைவது மற்றும் பராமரிப்பது நீண்ட காலத்திற்கு (எ. கா. நாட்கள்). வெப்பநிலை உறுதிப்படுத்தலுக்குப் பிறகு, வெளிப்புறமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஆம்புல் (அல்லது ஆம்புல் பரிமாணங்களின் சில திடமான மாதிரி) பயன்படுத்தப்பட்டால், அது மெதுவாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது (எ. கா. குறைக்கப்பட்டது) ஒரு கருவியின் அளவீட்டு தொகுதிக்குள், பொதுவாக ஒரு கட்ட செயல்பாட்டில். இதன் நோக்கம் ஆம்புல்/மாதிரி அளவீட்டு நிலையில் இருக்கும் நேரத்தில், அதன் வெப்பநிலை அளவீட்டு வெப்பநிலையின் (c. 0.001 °C க்குள்) நெருக்கமாக இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும். இதனால் அளவிடப்படும் எந்த வெப்ப ஓட்டமும் மாதிரியை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கான தொடர்ச்சியான செயல்முறையின் காரணமாக அல்லாமல் மாதிரி விகித செயல்முறைகளின் காரணமாகும். ஒரு 3-20 மில்லி IMC ஆம்பூலில் ஒரு மாதிரியை அளவீட்டு நிலையில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான நேரம் ca ஆகும். பல கருவிகளில் 40 நிமிடங்கள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், அறிமுகக் காலத்தின் போது ஒரு மாதிரிக்குள் நடைபெறும் எந்தவொரு செயல்முறைகளிலிருந்தும் வெப்ப ஓட்டம் பதிவு செய்யப்படாது. ஒரு இடத்தில் ஆம்புல் பயன்படுத்தப்பட்டு, சில முகவர் அல்லது மாதிரி உட்செலுத்தப்பட்டால், இது உறுதியற்ற காலத்தை உருவாக்குகிறது, ஆனால் அது ca வரிசையில் உள்ளது. 1 நிமிடம். படம். ஒரு ஆம்புல் நேரடியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டால் ஒரு கருவியை உறுதிப்படுத்த நீண்ட காலம் தேவை, மற்றும் ஊசி காரணமாக குறுகிய கால உறுதியற்ற தன்மை ஆகிய இரண்டிற்கும் 5 எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குகிறது. தரவைப் பதிவு செய்தல் அறிமுக செயல்முறைக்குப் பிறகு, ஆர்வமுள்ள வரை, மாதிரி வெப்ப ஓட்டத்தை தொடர்ந்து துல்லியமாக பதிவு செய்யலாம். ஆராய்ச்சி தரக் கருவிகளின் தீவிர ஸ்திரத்தன்மை (<± 100 μK/24h) என்பது துல்லியமான அளவீடுகள் சில நாட்களுக்கு செய்யப்படலாம் (மற்றும் பெரும்பாலும் செய்யப்படுகின்றன) என்பதாகும். வெப்ப ஓட்ட சமிக்ஞை அடிப்படையில் நிகழ்நேரத்தில் படிக்கக்கூடியதாக இருப்பதால், ஆர்வத்தின் வெப்ப ஓட்டம் இன்னும் நிகழ்கிறதா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையாக இது செயல்படுகிறது. மேலும், நவீன கருவிகள் வெப்ப ஓட்டம் மற்றும் நேர தரவை கணினி கோப்புகளாக சேமித்து வைக்கின்றன, எனவே நிகழ்நேர மற்றும் பின்னோக்கிய கிராஃபிக் டிஸ்ப்ளே மற்றும் தரவின் கணித பகுப்பாய்வு இரண்டும் சாத்தியமாகும். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, விகித செயல்முறைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு முறையாக ஐ. எம். சி பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் கவனிக்கப்பட வேண்டிய சில எச்சரிக்கைகளும் உள்ளன. பரந்த அளவில் பொருந்தக்கூடிய நன்மைகள் எந்தவொரு விகித செயல்முறையையும் ஆய்வு செய்யலாம்-பொருத்தமான மாதிரிகள் ஐஎம்சி கருவி தொகுதி வடிவவியலுக்கு பொருந்தும், மேலும் ஐஎம்சி முறைக்கு ஏற்ற விகிதங்களில் தொடரும் (மேலே காண்க). பயன்பாடுகளின் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஐஎம்சி விட்ரோவில் மிகவும் பரந்த அளவிலான விகித செயல்முறைகளை அளவிட பயன்பாட்டில் உள்ளது-எ. கா. பாலிமர்களின் திட நிலை ஸ்திரத்தன்மையிலிருந்து (ஹார்டிசன் மற்றும் பலர். 2003) ஒட்டுண்ணி புழுக்களுக்கு எதிரான மருந்து சேர்மங்களின் செயல்திறன் (மேனெக் மற்றும் பலர். 2011). வகைப்படுத்தப்படாத, சிக்கலான அல்லது பல தொடர்புகளின் (லூயிஸ் & டேனியல்ஸ்) மொத்த விகிதத்தையும் ஐ. எம். சி தீர்மானிக்க முடியும். இது ஒப்பீட்டு திரையிடலுக்கு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்-எ. கா. ஒட்டுமொத்த இயற்பியல்-வேதியியல் ஸ்திரத்தன்மையில் பொருள் கலவை மற்றும்/அல்லது புனையமைப்பு செயல்முறைகளின் வெவ்வேறு சேர்க்கைகளின் விளைவுகள். நிகழ்நேர மற்றும் தொடர்ச்சியான ஐஎம்சி வெப்ப ஓட்டத் தரவு மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் நேரமாக பெறப்படுகிறது, கணினி கோப்புகளாக சேமிக்கப்படுகிறது மற்றும் விகித செயல்முறை நிகழும்போது நிகழ்நேரத்தில் அடிப்படையில் காட்டப்படலாம். வெப்ப ஓட்டம் தொடர்பான மின்னழுத்தம் காலப்போக்கில் தொடர்ச்சியானது, ஆனால் நவீன கருவிகளில் இது பொதுவாக டிஜிட்டல் முறையில் மாதிரியாக உள்ளது. டிஜிட்டல் மாதிரியின் அதிர்வெண்ணை தேவைக்கேற்ப கட்டுப்படுத்தலாம்-அதாவது. தரவு கோப்பு அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக சிறந்த நேரத் தெளிவுத்திறனுக்காக அல்லது மெதுவான மாற்றங்களின் மெதுவான மாதிரிகளுக்காக விரைவான வெப்ப ஓட்ட மாற்றங்களின் தொடர்ச்சியான மாதிரி. உணர்திறன் மற்றும் வேகமான ஐஎம்சி குறுகிய காலங்களில் (மணிநேரங்கள், நாட்கள்) எதிர்வினைகளைக் கண்டறிந்து அளவிடுவதற்கு போதுமான உணர்திறன் கொண்டது, இது நீண்ட காலத்திற்கு (மாதங்கள்) ஒரு சில சதவீத எதிர்வினைகளை மட்டுமே உட்கொள்கிறது. ஐஎம்சி இவ்வாறு வழக்கமான (எ. கா.) போதுமான எதிர்வினை தயாரிப்பு திரட்டப்படும் வரை அடிக்கடி தேவைப்படும் நீண்ட காத்திருப்புகளைத் தவிர்க்கிறது. இரசாயன) மதிப்பீடுகள். இது இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் மாதிரிகள் இரண்டிற்கும் பொருந்தும் (பயன்பாடுகளைப் பார்க்கவும்). மாதிரி மாறிகள் மற்றும் ஆர்வத்தின் செட் வெப்பநிலையின் ஒவ்வொரு கலவையிலும், ஐ. எம். சி வெப்ப ஓட்ட இயக்கவியல் மற்றும் விகித செயல்முறைகளின் ஒட்டுமொத்த வெப்பத்தின் நேரடி தீர்மானத்தை வழங்குகிறது. ஒரு ஐஎம்சி அளவீட்டுக்கு முன் வெப்பநிலை அல்லது பிற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாறிகள் மாற்றப்படும்போது ஒரு விகித செயல்முறை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று கருத வேண்டிய அவசியத்தை இது தவிர்க்கிறது. எளிய சோதனை மாறிகளின் விளைவின் ஒப்பீடுகளுக்கு (எ. கா. ஆரம்ப செறிவுகள்) விகித செயல்முறைகளில், ஐ. எம். சி. க்கு இரசாயன அல்லது பிற மதிப்பீட்டு முறைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் பயன்பாடு தேவையில்லை. முழுமையான தரவு தேவைப்பட்டால் (எ. கா. ஒரு செயல்முறையால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருளின் அளவு), பின்னர் மதிப்பீடுகள் ஐஎம்சி-க்கு பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிகளுக்கு இணையாக நடத்தப்படலாம் (மற்றும்/அல்லது ஐஎம்சி ஓட்டங்களுக்குப் பிறகு ஐஎம்சி மாதிரிகள் மீது). இதன் விளைவாக வரும் மதிப்பீட்டுத் தரவு ஐஎம்சி மூலம் பெறப்பட்ட விகிதத் தரவை அளவீடு செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தலையிடாத ஐ. எம். சி. க்கு குறிப்பான்களைச் சேர்க்கத் தேவையில்லை (எ. கா. ஃப்ளோரசன்ட் அல்லது ரேடியோஆக்டிவ் பொருட்கள்) விகித செயல்முறைகளைப் பிடிக்க. கலப்படமற்ற மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் ஒரு ஐஎம்சி ஓட்டத்திற்குப் பிறகு, மாதிரி மாறாது (நடந்த செயல்முறைகளைத் தவிர). ஐஎம்சி-க்குப் பிந்தைய மாதிரியை எந்தவொரு இயற்பியல், வேதியியல், உருவவியல் அல்லது ஆர்வத்தின் பிற மதிப்பீட்டிற்கும் உட்படுத்தலாம். முறை விளக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சீல் செய்யப்பட்ட ஆம்பியுலை செருகுவதற்கான ஐ. எம். சி முறை பயன்படுத்தப்படும்போது, முதல் சி. ஏ. வில் வெப்ப ஓட்டத்தைப் பிடிக்க முடியாது. மாதிரிகள் மெதுவாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வரப்படும் போது 40 நிமிடங்கள். எனவே இந்த முறையில், கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் மெதுவாகத் தொடங்கும் அல்லது மெதுவாக நிகழும் செயல்முறைகளைப் படிக்க ஐஎம்சி மிகவும் பொருத்தமானது. இந்த எச்சரிக்கை செருகுவதற்கு முந்தைய நேரத்திற்கும் பொருந்தும்-அதாவது. ஒரு மாதிரியைத் தயாரிப்பதற்கும் (இதில் ஒரு விகித செயல்முறை தொடங்கலாம்) ஐஎம்சி செருகும் செயல்முறையைத் தொடங்குவதற்கும் (சார்லபோயிஸ் மற்றும் பலர். 2003). ஐஎம்சி-க்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலை கணிசமாக அதிகமாக இருந்தால் இந்த பிந்தைய விளைவு பொதுவாக குறைக்கப்படுகிறது (எ. கா. 37 டிகிரி செல்சியஸ்) மாதிரி தயாரிக்கப்படும் வெப்பநிலையை விட (எ. கா. 25 டிகிரி செல்சியஸ். வெளிப்புற தரவு ஐ. எம். சி ஒரு மாதிரியில் நடைபெறும் அனைத்து செயல்முறைகளின் விளைவாக ஏற்படும் மொத்த வெப்ப உற்பத்தி அல்லது நுகர்வு ஆகியவற்றைப் பிடிக்கிறது, எடுத்துக்காட்டாக மாதிரி ஆம்பியலின் இயற்பியல்-வேதியியல் நிலையில் சாத்தியமான மாற்றங்கள் உட்பட; எ. கா. உலோக கூறுகளில் அழுத்த தளர்வு, பாலிமெரிக் கூறுகளின் ஆக்சிஜனேற்றம். உயிரணுக்களின் வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் கலாச்சார ஊடகத்தின் சீரழிவு. எனவே சாத்தியமான அனைத்து செயல்முறைகளையும் அடையாளம் காண சோதனை திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். பல செயல்முறைகள் நடைபெறுகின்றனவா, அப்படியானால், மொத்த வெப்ப ஓட்டத்திற்கு அவற்றின் பங்களிப்புகள் என்பதை முறையாக தீர்மானிக்கும் நோக்கில் ஆரம்ப ஆய்வுகளை வடிவமைத்து நடத்துவது பெரும்பாலும் அவசியம். ஒரு உத்தி, வெளிப்புற வெப்ப ஓட்டத் தரவை அகற்றுவதற்காக, வட்டி விகித செயல்முறை நடைபெறும் ஒரு மாதிரியின் வெப்ப ஓட்டத்தை ஒரு வெற்று மாதிரியிலிருந்து ஒப்பிடுவதாகும், இதில் வட்டி மாதிரியில் உள்ள அனைத்தும் அடங்கும்-வட்டி விகித செயல்முறைக்கு உட்படும் பொருளைத் தவிர. இரண்டு ஆம்பூல்களுக்கு இடையிலான நிகர வெப்ப ஓட்ட வேறுபாட்டைப் புகாரளிக்கும் இரட்டை ஐஎம்சி தொகுதிகளைக் கொண்ட கருவிகளைக் கொண்டு இதை நேரடியாகச் சாதிக்க முடியும். விண்ணப்பங்கள் ஐஎம்சி விண்ணப்பத் தகவல்களின் சில சிறப்பு ஆதாரங்களைப் பற்றி விவாதித்த பிறகு, விகித செயல்முறைகளின் ஐஎம்சி பகுப்பாய்வின் பல குறிப்பிட்ட பிரிவுகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் சமீபத்திய எடுத்துக்காட்டுகள் (இலக்கிய குறிப்புகளுடன்) ஒவ்வொரு பிரிவிலும் விவாதிக்கப்படுகின்றன. ஐஎம்சி பயன்பாட்டுத் தகவல் கையேடுகளின் சிறப்பு ஆதாரங்கள் நூலியல் வெப்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவீட்டு கையேடுகளின் நான்கு விரிவான தொகுதிகளை பட்டியலிடுகிறதுஃ தொகுதி. 1 கோட்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறை (1998), தொகுதி. 2 கனிம மற்றும் இதர பொருட்களுக்கான பயன்பாடுகள் (2003), தொகுதி. 3 பாலிமர்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கான பயன்பாடுகள் (2002), மற்றும் தொகுதி. 4 பெரிய மூலக்கூறுகளிலிருந்து மனிதனுக்கு (1999). இவை சி. ஏ. க்கு முன்னர் வெளியிடப்பட்ட ஐ. எம். சி பயன்பாடுகள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள் பற்றிய (மற்றும் இலக்கிய குறிப்புகள்) தகவல்களின் முக்கிய ஆதாரமாக அமைகின்றன. 2000. பயன்பாட்டு குறிப்புகள் சில ஐஎம்சி கருவி உற்பத்தியாளர்கள் பயன்பாட்டு குறிப்புகளைச் சேகரித்து, அவற்றை பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கச் செய்கிறார்கள். குறிப்புகள் பெரும்பாலும் (ஆனால் எப்போதும் அல்ல) பத்திரிகை ஆவணங்களின் தழுவல்களாகும். ஒரு உதாரணம் மைக்ரோகலோரிமெட்ரி காம்பெண்டியம் தொகுதி. டிஏ இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ், இன்க் வழங்கிய I மற்றும் II மற்றும் நூலியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. "புரதங்கள்" தொகுதி குறிப்புகளின் முதல் பகுதி. ஐசோதெர்மல் டைட்டரேஷன் கலோரிமெட்ரியைப் பயன்படுத்தும் ஆய்வுகளை இது விவரிப்பதால், நான் இங்கு ஆர்வமாக இல்லை. தொகுதியின் அடுத்தடுத்த பகுதிகள். I, வாழ்க்கை மற்றும் உயிரியல் அறிவியல் மற்றும் மருந்துகள் ஆகியவை IMC மற்றும் வேறுபட்ட ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரி ஆகிய இரண்டிற்கும் பயன்பாட்டு குறிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. தொகுதி. தொகுப்பின் II கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் ஐஎம்சி பயன்பாடுகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரிவுகள் சிமெண்ட், எனர்ஜெக்டிக்ஸ், மெட்டீரியல் மற்றும் பிற என்ற தலைப்பில் உள்ளன. இந்த இரண்டு குறிப்பிட்ட தொகுப்புகளுக்கும் ஒரு சாத்தியமான குறைபாடு என்னவென்றால், குறிப்புகள் எதுவும் தேதியிட்டவை அல்ல. இந்த தொகுப்பு 2009 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டாலும், சில குறிப்புகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்பாட்டில் இருந்த ஐஎம்சி கருவிகளை விவரிக்கின்றன, அவை இப்போது கிடைக்கவில்லை. எனவே, சில குறிப்புகள், இன்னும் பொருத்தமானவை மற்றும் போதனைக்குரியவை என்றாலும், பெரும்பாலும் 2000 க்கு முன்பு செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளை விவரிக்கின்றன. பயன்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பொதுவாக, தற்போதுள்ள ஐஎம்சி கருவிகள் மற்றும் வழிமுறைகளால் வழங்கப்பட்ட முன்னர் விவரிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளுக்குள், ஐஎம்சியை ஒரு பகுப்பாய்வு கருவியாகப் பயன்படுத்தத் தேர்ந்தெடுக்கும் நபரின் கற்பனையால் மட்டுமே ஐஎம்சியின் சாத்தியமான பயன்பாடுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால், எந்தவொரு இரசாயன, இயற்பியல் அல்லது உயிரியல் விகித செயல்முறையையும் கண்காணிக்க இது ஒரு உலகளாவிய வழிமுறையாகும். ஒவ்வொன்றிலும் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் சில ஐஎம்சி பயன்பாட்டு பிரிவுகள் கீழே உள்ளன. பெரும்பாலான பிரிவுகளில், குறிப்பிடப்பட்ட மற்றும் குறிப்பிடப்பட்டவற்றை விட பல வெளியிடப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. பிரிவுகள் ஓரளவு தன்னிச்சையானவை மற்றும் பெரும்பாலும் ஒன்றுடன் ஒன்று உள்ளன. வேறுபட்ட வகைகளின் தொகுப்பு அதே தர்க்கரீதியானதாக இருக்கலாம், மேலும் பல வகைகளைச் சேர்க்கலாம். திடப்பொருட்கள் உருவாக்கம் ஐஎம்சி பல்வேறு செயல்முறைகளால் பல்வேறு பொருட்களின் உருவாக்கம் விகிதங்களை ஆய்வு செய்ய பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மெதுவாக நிகழும் செயல்முறைகளைப் படிக்க இது மிகவும் பொருத்தமானது-அதாவது. மணிநேரங்கள் அல்லது நாட்களுக்கு மேல். கால்சியம் கனிம சிமெண்ட் சூத்திரங்களின் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் அமைவு எதிர்வினைகள் பற்றிய ஆய்வு ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டு. ஒரு கட்டுரை ஒரு கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது (காவ்லிக்கி, மற்றும் பலர். 2010) மற்றும் மற்றொரு எளிய அணுகுமுறையை விவரிக்கிறது (எவ்ஜு 2003). பிற ஆய்வுகள் ஐ. ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியுடன் (யல்மன் மற்றும் பலர்) இணைந்து ஐ. எம். சி வழங்கிய சிமெண்ட் நீரேற்றம் பற்றிய நுண்ணறிவுகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. 2010) மற்றும் சிமெண்ட் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் செட்டிங் நேரங்களில் கலவை மாறிகளின் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்ய ஐ. எம். சி. யைப் பயன்படுத்துவது (சூ மற்றும் பலர். 2011). கால்சியம் தாதுக்கள் அல்லது பிற கனிமங்களின் நீர்ப்பாசனத்தின் விகிதம் மற்றும் அளவை (அறியப்பட்ட ஈரப்பதத்தின் காற்றில்) ஆய்வு செய்ய ஐ. எம். சி வசதியாக பயன்படுத்தப்படலாம். இத்தகைய ஆய்வுகளுக்கு அறியப்பட்ட ஈரப்பதத்தின் காற்றை வழங்க, நிறைவுற்ற உப்பு கரைசல்களின் சிறிய கொள்கலன்களை ஒரு ஐ. எம். சி ஆம்பூலில் ஒரு நீரிழப்பு அல்லாத கனிம மாதிரியுடன் வைக்கலாம். ஆம்புல் பின்னர் சீல் வைக்கப்பட்டு ஒரு ஐஎம்சி கருவியில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. நிறைவுற்ற உப்பு கரைசல் ஆம்பூலில் உள்ள காற்றை அறியப்பட்ட ஆர். எச். இல் வைத்திருக்கிறது, மேலும் பல்வேறு பொதுவான உப்பு கரைசல்கள் ஈரப்பதத்தை வழங்குகின்றன. 32-100% rH. இத்தகைய ஆய்வுகள் மைக்ரோ மீட்டர் அளவு வரம்பு கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸியாபடைட் துகள்கள் மற்றும் கால்சியம் கொண்ட பயோஆக்டிவ் கண்ணாடி "நானோ" துகள்கள் (டூஸ்ட்மோகமடி மற்றும் பலர்) மீது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 2011). பொருட்களில் மெதுவான மாற்றங்களின் விகிதங்களை விரைவாக அளவிடுவதற்கு நிலைத்தன்மை ஐஎம்சி மிகவும் பொருத்தமானது (வில்சன் மற்றும் பலர். 1995). இத்தகைய மதிப்பீடுகள் நிலைத்தன்மை, சீரழிவு அல்லது அடுக்கு ஆயுள் பற்றிய ஆய்வுகள் என பல்வேறு வகையில் விவரிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மருந்துத் துறையில் திடமான மருந்து சூத்திரங்களின் அடுக்கு ஆயுள் ஆய்வுகளில் ஐ. எம். சி பல ஆண்டுகளாக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது (பிகல் மற்றும் பலர். 1989, ஹான்சென் மற்றும் பலர். 1990, கொனிக்பவர் மற்றும் பலர். 1992.) வழக்கமான பகுப்பாய்வு முறைகளை விட மிக விரைவாகவும் இரசாயன மதிப்பீட்டு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லாமல் உருவகப்படுத்தப்பட்ட அடுக்கு சேமிப்பின் போது மெதுவான சீரழிவைக் கண்டறியும் திறனை ஐஎம்சி கொண்டுள்ளது. நிஃபெடிபின் (விவோடா மற்றும் பலர்) போன்ற மருந்துகளின் செயல்பாட்டு ரீதியாக முக்கியமான உருவமற்ற உள்ளடக்கத்தை தீர்மானிக்க ஐ. எம். சி ஒரு விரைவான, உணர்திறன் கொண்ட முறையாகும். 2011). தொழில்துறை பாலிமர்களில் மெதுவான மாற்றங்களின் விகிதத்தை விரைவாக தீர்மானிக்க ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, அறுவைசிகிச்சை உள்வைப்புகளுக்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருளின் காமா கதிர்வீச்சு கிருமி நீக்கம்-அல்ட்ரா-ஹை-மூலக்கூறு-எடையுள்ள பாலிஎதிலீன் (UHMWPE)-பாலிமரில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை உற்பத்தி செய்வதாக அறியப்படுகிறது. இதன் விளைவாக மெதுவான ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் அலமாரியில் அல்லது விவோவில் பாலிமரின் படிப்படியான விரும்பத்தகாத உடைப்பு ஏற்படுகிறது. ஐஎம்சி ஆக்சிஜனேற்றம் தொடர்பான வெப்பத்தைக் கண்டறிந்து சிஏ ஆக்சிஜனேற்றம் விகிதத்தை அளவிட முடியும். காற்றில் அறை வெப்பநிலையில் கதிர்வீச்சு செய்யப்பட்ட UHMWPE இல் ஆண்டுக்கு 1 சதவீதம் (சார்ல்போயிஸ் மற்றும் பலர். 2003). ஒரு தொடர்புடைய ஆய்வில், தொடர்ச்சியான வெப்பநிலைகளில் அளவீடுகளிலிருந்து செயல்படுத்தும் ஆற்றல் தீர்மானிக்கப்பட்டது (ஹார்டிசன் மற்றும் பலர். 2003). குறிப்பிடத்தக்க தீ அல்லது வெடிப்பு அபாயங்களாக இருக்கும் பொருட்களின் "ஓடக்கூடிய திறனை" மதிப்பிடுவதிலும் ஐ. எம். சி பெரும் பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, இரசாயனத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படும் இடைநிலை மற்றும் அதன் திடீர் சிதைவு பல தீ மற்றும் வெடிப்புகளை ஏற்படுத்திய கியூமீன் ஹைட்ரோபெராக்சைடு (சிஎச்பி) இன் தன்னியக்க வினையூக்க இயக்கவியலைத் தீர்மானிக்க இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம். 4 5 வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் (சென் மற்றும் பலர்) சிஎச்பியின் வெப்ப சிதைவை ஆவணப்படுத்தும் ஐஎம்சி தரவைக் காட்டுகிறது. 2008). உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம் வளர்சிதை மாற்றம் என்ற சொல் வளர்ப்பில் உள்ள செல்கள் (நுண்ணுயிரிகள் உட்பட), திசு மாதிரிகள் அல்லது சிறிய முழு உயிரினங்களால் வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லது நுகரப்படும் விகிதத்தின் அளவு அளவீட்டைப் பற்றிய ஆய்வுகளை விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம். பின்னர் விவரிக்கப்பட்டபடி, வளர்சிதை மாற்றம் ஒரு நோயறிதல் கருவியாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்; குறிப்பாக (அ) கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் அதன் வெப்ப ஓட்டத்திலிருந்து நேர கையொப்பத்திலிருந்து ஒரு மாதிரியின் தன்மையை அடையாளம் காணுதல், அல்லது (ஆ) எ. கா. வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறைகள், கரிம வளர்ச்சி அல்லது நம்பகத்தன்மை குறித்த மருந்து சேர்மங்கள். வளர்சிதை மாற்றம் என்பது வளர்சிதை மாற்றத்துடன் தொடர்புடையது. பிந்தையது குறிப்பிட்ட செல்லுலார் செயல்முறைகள் விட்டுச்செல்லும் தனித்துவமான இரசாயன கைரேகைகளைப் பற்றிய முறையான ஆய்வு ஆகும். அவற்றின் சிறிய மூலக்கூறு வளர்சிதை மாற்ற சுயவிவரங்களின் ஆய்வு. வளர்சிதை மாற்றத்தைத் தீர்மானிக்க ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்படும்போது, ஆய்வு செய்யப்பட்ட வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறைகளின் தயாரிப்புகள் பின்னர் வளர்சிதை மாற்ற ஆய்வுகளுக்கு கிடைக்கின்றன. ஐஎம்சி உயிர்வேதியியல் அல்லது கதிரியக்க குறிப்பான்களைப் பயன்படுத்தாததால், ஐஎம்சிக்குப் பிந்தைய மாதிரிகள் வளர்சிதை மாற்றப் பொருட்கள் மற்றும் மீதமுள்ள கலாச்சார ஊடகத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளன (ஏதேனும் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால்). வளர்சிதை மாற்றமும் வளர்சிதை மாற்றமும் ஒன்றாக பயன்படுத்தப்பட்டால், அவை விட்ரோவில் நடைபெறும் வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறையின் விரிவான பதிவை வழங்க முடியும்ஃ அதன் விகிதம் மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் அதன் வளர்சிதை மாற்ற தயாரிப்புகள். IMC ஐப் பயன்படுத்தி வளர்சிதை மாற்றத்தைத் தீர்மானிக்க, கொடுக்கப்பட்ட கருவியின் கண்டறிதல் வரம்பிற்கு மேல் வெப்ப ஓட்ட சமிக்ஞையை உருவாக்க போதுமான செல்கள், திசு அல்லது உயிரினங்கள் ஆரம்பத்தில் இருக்க வேண்டும் (அல்லது IMC அளவீடுகளின் போது பிரதி எடுக்கப்பட்டால் பின்னர் இருக்க வேண்டும்). வளர்சிதை மாற்றம் என்ற தலைப்பில் ஒரு மைல்கல் 2002 பொதுக் கட்டுரை ஐ. எம். சி வளர்சிதை மாற்ற ஆய்வுகளைக் கருத்தில் கொள்ள ஒரு சிறந்த முன்னோக்கை வழங்குகிறது (நூலியல், வெஸ்ட், உட்ரஃப் மற்றும் பிரவுன் 2002 ஐப் பார்க்கவும்). வளர்சிதை மாற்ற விகிதங்கள் எவ்வாறு தொடர்புடையவை மற்றும் அவை "மூலக்கூறுகள் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியா முதல் செல்கள் மற்றும் பாலூட்டிகள் வரை" முழு வரம்பிலும் எவ்வாறு அளவிடப்படுகின்றன என்பதை இது விவரிக்கிறது. முக்கியமாக ஐ. எம். சி. யைப் பொறுத்தவரை, விவோவில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பாலூட்டி உயிரணுவின் வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் அதிகரித்து வரும் விலங்கு அளவு (வெகுஜன) குறிப்பிடத்தக்க வகையில் குறைந்து வரும் அதே வேளையில், நன்கொடையாளர் விலங்கின் அளவு உயிரணுவின் வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது என்பதையும் ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். வளர்ப்பில் உள்ள செல் மற்றும் திசு உயிரியல் பாலூட்டி உயிரணுக்கள் சிஏ வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன. 30 × 10−12 டபிள்யூ/செல் (அத்தி. நூலியலில் 2 மற்றும் 3: வெஸ்ட், உட்ரஃப் மற்றும் பிரவுன் 2002). வரையறையின்படி, ஐஎம்சி கருவிகள் குறைந்தபட்சம் 1 × 10−6 டபிள்யூ (அதாவது. 1 மைக்ரோவாட்). எனவே, ca இன் வளர்சிதை மாற்ற வெப்பம். 33, 000 செல்கள் கண்டறியக்கூடியவை. இந்த உணர்திறனின் அடிப்படையில், ஸ்வீடனில் 1970 கள் மற்றும் 1980 களில் வளர்க்கப்பட்ட பாலூட்டி செல் வளர்சிதை மாற்றத்தைப் பற்றிய ஏராளமான முன்னோடி ஆய்வுகளைச் செய்ய ஐ. எம். சி பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு காகிதம் (மோன்டி 1990) 1990 வரை செய்யப்பட்ட பணிக்கு விரிவான வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறது. இதில் விளக்கமளிக்கும் உரை மற்றும் வளர்க்கப்பட்ட மனித எரித்ரோசைட்டுகள், பிளேட்லெட்டுகள், லிம்போசைட்டுகள், லிம்போமா செல்கள், கிரானுலோசைட்டுகள், அடிபோசைட்டுகள், எலும்பு தசை மற்றும் மாரடைப்பு திசு ஆகியவற்றிலிருந்து வெப்ப ஓட்டம் குறித்த ஐ. எம். சி ஆய்வுகள் பற்றிய 42 குறிப்புகள் அடங்கும். மருத்துவ நோயறிதல் முறையாக ஐஎம்சி எவ்வாறு, எங்கு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைத் தீர்மானிக்க ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டன மற்றும்/அல்லது ஆரோக்கியமான நபர்களிடமிருந்தும் பல்வேறு நோய்கள் அல்லது சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் உள்ள நபர்களிடமிருந்தும் உயிரணுக்களுக்கு இடையிலான வளர்சிதை மாற்ற வேறுபாடுகள் குறித்த நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன. சி. ஏ முதல் முன்னேற்றங்கள். 2000 ஐஎம்சி (எ. கா. பெருமளவில் இணையான கருவிகள், நிகழ்நேர, கணினி அடிப்படையிலான சேமிப்பு மற்றும் வெப்ப ஓட்டத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வு) கலாச்சார செல் உயிரியலில் ஐஎம்சியின் மேலும் பயன்பாட்டைத் தூண்டியுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஆன்டிஜென்-தூண்டப்பட்ட நிணநீர் பெருக்கம் (முரிகாண்டே மற்றும் பலர்) மதிப்பிடுவதற்காக ஐ. எம். சி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2009) மற்றும் வழக்கமான தொடர்ச்சியற்ற கதிரியக்க மார்க்கர் மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி காணப்படாத பெருக்கத்தின் அம்சங்களை வெளிப்படுத்தியது. திசு பொறியியல் துறையிலும் ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஆய்வு (சாண்டோரோ மற்றும் பலர். 2011) வளர்ச்சியை அளவிட ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதை நிரூபித்தது (அதாவது. திசு பொறியியல் பயன்பாட்டிற்காக அறுவடை செய்யப்பட்ட மனித காண்ட்ரோசைட்டுகளின் கலாச்சாரத்தில் பெருக்கம்) விகிதம். வெவ்வேறு வளர்ச்சி ஊடக சூத்திரங்களின் செயல்திறனைத் தீர்மானிக்கவும், ஒரு குறிப்பிட்ட தனிநபரால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட செல்களை பொறிக்கப்பட்ட திசுக்களை உற்பத்தி செய்ய அவற்றைப் பயன்படுத்துவதைக் கருத்தில் கொள்ளும் அளவுக்கு திறமையாக வளர்க்க முடியுமா என்பதையும் ஐஎம்சி தீர்மானிக்க முடியும் என்பதை இது காட்டுகிறது. அறுவைசிகிச்சை உள்வைப்பு தேய்மான குப்பைகளுக்கு வளர்க்கப்பட்ட மேக்ரோபேஜ்களின் வளர்சிதை மாற்ற பதிலை அளவிடவும் ஐ. எம். சி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதே போன்ற அளவிலான கோ அலாய் துகள்களை (சார்லபோயிஸ் மற்றும் பலர்) விட பாலிஎதிலீனின் மைக்ரோமீட்டர் அளவு வரம்பு துகள்களுக்கு எதிர்வினை வலுவானது என்பதை ஐஎம்சி காட்டியது. 2002). அறுவைசிகிச்சை மற்றும் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை திடப்பொருட்கள் துறையில் ஐ. எம். சி. யைப் பயன்படுத்துவதற்கான பொதுவான தலைப்பை ஒரு தொடர்புடைய காகிதம் உள்ளடக்கியது (லூயிஸ் மற்றும் டேனியல்ஸ் 2003). குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆய்வுகள் ஐஎம்சி கட்டி நோயியலில் கணிசமான பயன்பாட்டைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று பரிந்துரைத்துள்ளன. ஒரு ஆய்வில் (பாக்மேன் 1990), இடைநீக்கத்தில் வளர்க்கப்பட்ட டி-லிம்போமா உயிரணுக்களின் வெப்ப உற்பத்தி விகிதம் அளவிடப்பட்டது. வெப்பநிலை மற்றும் pH இல் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடுகளைத் தூண்டின, ஆனால் கிளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் உயிரணு செறிவு ஏற்படவில்லை. சாத்தியமான நோயறிதல் பயன்பாடு பற்றிய ஒரு நேரடி ஆய்வு (கல்லர்ஹாஃப் மற்றும் பலர். 1996) நம்பிக்கைக்குரிய முடிவுகளை அளித்தது. ஆய்வு செய்யப்பட்ட யூரோ-பிறப்புறுப்பு திசு பயாப்ஸி மாதிரிகளுக்கு, முடிவுகள் "வீரியம் மிக்க திசுக்களின் தனித்துவமான உயர் வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் மைக்ரோகலோரிமெட்ரிக் அளவீட்டின் மூலம் சாதாரண மற்றும் கட்டி திசு மாதிரிகளை வேறுபடுத்திக் காட்ட முடியும்" என்பதைக் காட்டியது. மேலும், மைக்ரோகலோரிமெட்ரி திசு மாதிரிகளை அவற்றின் ஹிஸ்டாலஜிக்கல் தரப்படுத்தலில் வேறுபடுத்துவதற்கும் வகைப்படுத்துவதற்கும் அனுமதிக்கிறது ". நச்சுயியல் 2012 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, 1980 களில் இருந்து அவ்வப்போது மற்றும் வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்பட்டாலும், ஐ. எம். சி வளர்க்கப்பட்ட செல் நச்சுயியலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை. வளர்க்கப்பட்ட செல் வளர்சிதை மாற்றத்தை நிகழ்நேரத்தில் கவனிப்பதும், வளர்சிதை மாற்ற சரிவின் விகிதத்தை ஒரு நச்சு முகவரின் செறிவு செயல்பாடாக அளவிடுவதும் விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும்போது ஐ. எம். சி நச்சுயியலில் சாதகமானது. ஆரம்பகால அறிக்கைகளில் ஒன்று (ஆங்கர்ஸ்ட் மற்றும் பலர். 1986) நச்சுயியலில் ஐ. எம். சி பயன்பாடு என்பது மனித மெலனோமா உயிரணுக்களுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி-டிபெண்டன்ட் செல்லுலார் நச்சுத்தன்மை (ஏடிசிசி) பற்றிய ஆய்வாகும், இது ஆன்டிசெரம், மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள் மற்றும் புற இரத்த நிணநீர் செல்களை விளைவு உயிரணுக்களாக பல்வேறு சேர்க்கைகளின் கலவையாகும். மெலனோமா செல் வளர்சிதை மாற்ற வெப்ப ஓட்டத்தின் இயக்கவியல் மற்றும் மூடிய ஆம்பூல்களில் நேரம் 20 மணி நேரம் அளவிடப்பட்டன. "மைக்ரோ கலோரிமெட்ரி என்பது சைட்டோடாக்ஸிசிட்டி இயக்கவியலின் பகுப்பாய்விற்கு ஒரு உணர்திறன் மற்றும் குறிப்பாக பொருத்தமான முறையாகும்" என்று ஆசிரியர்கள் முடிவு செய்தனர். சுற்றுச்சூழல் நச்சுயியல் துறையிலும் ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ஆரம்ப ஆய்வில் (Thorén 1992) MnO2, TiO2 மற்றும் SiO2 (சிலிக்கா) துகள்களின் அல்வியோலார் மேக்ரோபேஜ்களின் மோனோலெயர்களுக்கு எதிரான நச்சுத்தன்மை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. ஐஎம்சி முடிவுகள் ஃப்ளோரெசின் எஸ்டர் கறை மற்றும் நுண்ணோக்கி பட பகுப்பாய்வு மூலம் பெறப்பட்ட முடிவுகளுடன் ஒத்துப்போகின்றன-தவிர ஐஎம்சி பட பகுப்பாய்வு மூலம் கண்டறிய முடியாத குவார்ட்சின் நச்சு விளைவுகளைக் காட்டியது. இந்த பிந்தைய அவதானிப்பு-அறியப்பட்ட அல்வியோலார் விளைவுகளுக்கு ஏற்ப-ஐஎம்சி மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்த நுட்பம் என்பதை ஆசிரியர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டியது. மிக சமீபத்தில் (லியு மற்றும் பலர். 2007), பொட்டாசியம் குரோமேட்டிலிருந்து சி. ஆர் (VI) இன் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்களுக்கு எதிரான நச்சுத்தன்மையை மதிப்பிடும் மாறும் வளர்சிதை மாற்ற தரவை ஐ. எம். சி வழங்குவதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. படம். சி. ஆர் (VI) இன் விளைவுகளை மதிப்பிடுவதற்கு முன்பு வளர்க்கப்பட்ட ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்களிலிருந்து வளர்சிதை மாற்ற வெப்ப ஓட்டத்தை தீர்மானிக்கும் அடிப்படை முடிவுகளை 5 காட்டுகிறது. "மைக்ரோகலோரிமெட்ரி வளர்சிதை மாற்ற processes.in.living செல்களை அளவிடுவதற்கான வசதியான மற்றும் எளிதான நுட்பமாகத் தோன்றுகிறது" என்று ஆசிரியர்கள் முடிவு செய்தனர். நிலையான பயோஅஸ்ஸே நடைமுறைகளுக்கு மாறாக, இந்த நுட்பம் உயிரணுக்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் தொடர்ச்சியான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது. மனித ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்களின் வளர்சிதை மாற்ற பாதைகளையும், குறிப்பாக குளுக்கோஸ் பயன்பாட்டையும் சி. ஆர். (VI) பாதிக்கிறது என்பதை நாங்கள் இவ்வாறு காட்டியுள்ளோம் ". எளிய மூடிய ஆம்பூல் ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்பட்டு, கேண்டிடேட் அறுவை சிகிச்சை உள்வைப்பு பொருட்களின் வளர்க்கப்பட்ட செல் நச்சுத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது-இதனால் இது ஒரு உயிரியல் இணக்கத்தன்மை ஸ்கிரீனிங் முறையாக செயல்படுகிறது. ஒரு ஆய்வில் (Xie et al. 2000) கலாச்சாரத்தில் உள்ள முள்ளம்பன்றி சிறுநீரக குழாய் செல்கள் பாலிமர்கள் மற்றும் டைட்டானியம் உலோகம் ஆகிய இரண்டிற்கும் "மைக்ரோபிளேட்டுகள்" வடிவத்தில் வெளிப்பட்டன, அவை ஒரு சில செமீ 2 மேற்பரப்பு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. ஐஎம்சி. "ஒரு விரைவான முறை, செயல்பட வசதியானது மற்றும் நல்ல இனப்பெருக்கம் திறன் கொண்டது என்று ஆசிரியர்கள் முடிவு செய்தனர். தற்போதைய முறை பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அதிக நேரம் எடுக்கும் ஒளி மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி விசாரணைகளை ஒட்டிக்கொண்ட செல்களை அளவிடுவதற்கு மாற்றலாம் ". மற்றொரு உள்வைப்பு பொருட்கள் ஆய்வில் (டூஸ்ட்மோகமடி மற்றும் பலர். 2011) வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஈஸ்ட் கலாச்சாரம் மற்றும் மனித காண்ட்ரோசைட் கலாச்சாரம் ஆகிய இரண்டும் கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸிபாடைட் (எச்ஏ) மற்றும் பயோஆக்டிவ் (கால்சியம் கொண்ட) சிலிக்கா கண்ணாடியின் துகள்களுக்கு (டயம் <50 மைக்ரோமீட்டர்) வெளிப்பட்டன. துகள் செறிவை அதிகரிக்கும் செயல்பாடாக கண்ணாடி துகள்கள் ஈஸ்ட் வளர்ச்சியை குறைத்தன அல்லது குறைத்தன. எச். ஏ துகள்கள் மிகக் குறைந்த விளைவைக் கொண்டிருந்தன, அதே செறிவுகளில் ஈஸ்ட் வளர்ச்சியை ஒருபோதும் முழுமையாகக் குறைக்கவில்லை. காண்ட்ரோசைட் வளர்ச்சியில் இரண்டு துகள் வகைகளின் விளைவுகளும் பயன்படுத்தப்பட்ட செறிவில் மிகக் குறைவாக இருந்தன. "பயோஆக்டிவ் கிளாஸ் மற்றும் ஹைட்ராக்ஸிபாடைட் துகள்கள் போன்ற துகள்களின் சைட்டோடாக்ஸிசிட்டியை மைக்ரோகலோரிமெட்ரி முறையைப் பயன்படுத்தி மதிப்பீடு செய்யலாம்" என்று ஆசிரியர்கள் முடிவு செய்தனர். இது உயிரியல் பொருட்களின் உயிரியல் இணக்கம் மற்றும் சைட்டோடாக்ஸிசிட்டி பற்றிய இன் விட்ரோ ஆய்வுக்கான ஒரு நவீன முறையாகும், இது பழைய வழக்கமான மதிப்பீடுகளுடன் பயன்படுத்தப்படலாம் ". நுண்ணுயிரியலில் IMC இன் பயன்பாட்டை விவரிக்கும் நுண்ணுயிரியல் வெளியீடுகள் 1980 களில் தொடங்கின (ஜெஸ்பர்சன் 1982). சில ஐஎம்சி நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகள் வைரஸ்கள் (ஹெங் மற்றும் பலர்) மீது இயக்கப்பட்டுள்ளன. 2005) மற்றும் பூஞ்சை (அன்டோசி மற்றும் பலர். 1997), பெரும்பாலானவர்கள் பாக்டீரியாவைப் பற்றி அக்கறை கொண்டுள்ளனர். ஒரு சமீபத்திய கட்டுரை (பிரைஸன்ட் மற்றும் பலர். 2010) நுண்ணுயிரியலில் ஐ. எம். சி வளர்சிதை மாற்ற முறைகள் பற்றிய பொதுவான அறிமுகத்தையும், மருத்துவ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியலில் பயன்பாடுகளின் கண்ணோட்டத்தையும் வழங்குகிறது. கலாச்சாரத்தில் உள்ள பாக்டீரியாவுக்கான வெப்ப ஓட்டம் மற்றும் நேரத் தரவு எவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பாடாகும் என்பதையும் இந்த கட்டுரை விளக்குகிறது-அவை காலப்போக்கில் நிகழ்கின்றன-ஒரு குறிப்பிட்ட ஊடகத்தில் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடு மற்றும் பிரதி விகிதங்களின் ஏற்ற இறக்கங்கள் (படம். 6). பொதுவாக, பாக்டீரியாக்கள் பாலூட்டி உயிரணுக்களின் அளவு 1/10 மற்றும் ஒருவேளை 1/10 வளர்சிதை மாற்ற heat-i.e ஐ உற்பத்தி செய்கின்றன. சிஏ. 3x10−12 W/செல். எனவே, பாலூட்டி உயிரணுக்களுடன் ஒப்பிடுகையில் (மேலே பார்க்கவும்) ca. 10X பல பாக்டீரியாக்கள்-சிஏ. 330, 000-கண்டறியக்கூடிய வெப்ப ஓட்டத்தை உருவாக்க இருக்க வேண்டும்-அதாவது. 1 மைக்ரோவாட். இருப்பினும், பல பாக்டீரியாக்கள் பாலூட்டி உயிரணுக்களை விட கலாச்சாரத்தில் மிக வேகமாக அளவின் வரிசைகளை பிரதிபலிக்கின்றன, பெரும்பாலும் நிமிடங்களில் அவற்றின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்குகின்றன (பாக்டீரியா வளர்ச்சியைப் பார்க்கவும்). இதன் விளைவாக, கலாச்சாரத்தில் ஒரு சிறிய ஆரம்ப எண்ணிக்கையிலான பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் ஆரம்பத்தில் ஐ. எம். சி ஆல் கண்டறிய முடியாதவை விரைவாக கண்டறியக்கூடிய எண்ணிக்கையை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கும் 100 பாக்டீரியா இரட்டிப்பாகும், 4 மணி நேரத்திற்குள்> 330,000 பாக்டீரியாவை உற்பத்தி செய்யும், இதனால் ஐஎம்சி-கண்டறியக்கூடிய வெப்ப ஓட்டம் இருக்கும். இதன் விளைவாக, மருத்துவத் துறையில் பாக்டீரியாவை எளிதில், விரைவாகக் கண்டறிய ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்படலாம். மனித இரத்த பிளேட்லெட் தயாரிப்புகளில் பாக்டீரியாவைக் கண்டறிவது எடுத்துக்காட்டுகளில் அடங்கும் (டிராம்பஸ் மற்றும் பலர். 2007) மற்றும் சிறுநீர் (பான்கட் மற்றும் பலர். 2011) மற்றும் காசநோயை விரைவாகக் கண்டறிதல் (பிரைஸன்ட் மற்றும் பலர். 2010, ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் பலர். 2011). படம். 7 ஒரு கலாச்சார ஊடகத்தைக் கொண்ட ஒரு மூடிய ஐஎம்சி ஆம்பூலில் இருக்கும் பாக்டீரியாவின் ஆரம்ப அளவு செயல்பாடாக காசநோய் பாக்டீரியாவின் கண்டறிதல் நேரங்களின் ஒரு எடுத்துக்காட்டைக் காட்டுகிறது. மூடிய ஆம்பூல்களில் வளர்ச்சி ஊடகத்தில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளுக்கு, அடிப்படை நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி அளவுருக்களை நெருக்கமாக மதிப்பிடுவதற்கு ஐஎம்சி வெப்ப ஓட்டத் தரவுகளையும் பயன்படுத்தலாம்; அதாவது. அதிகபட்ச வளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் அதிகபட்ச வளர்ச்சி விகிதத்தை அடைவதற்கு முன்பு பின்னடைவு கட்டத்தின் கால அளவு. இது முன்பு விளக்கப்பட்ட இந்த அளவுருக்களின் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கியமான சிறப்பு பயன்பாடாகும் (கண்ணோட்டம்ஃ தரவு பெறப்பட்டது). துரதிர்ஷ்டவசமாக, ஐஎம்சி இலக்கியத்தில் வெளியிடப்பட்ட சில ஆவணங்கள் உள்ளன, அதில் வெப்ப ஓட்டத் தரவுகளுக்கும் மூடிய ஆம்பூல்களில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கும் இடையிலான உறவு தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், 2013 ஆம் ஆண்டில் ஒரு விரிவான விளக்கம் வெளியிடப்பட்டது, (அ) ஐஎம்சி வெப்ப ஓட்டத் தரவுகளுக்கும் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கும் இடையிலான உறவு பற்றிய விவரங்கள், (ஆ) நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியை விவரிக்கும் கணித மாதிரிகளின் தேர்வு மற்றும் (இ) ஐஎம்சி தரவுகளிலிருந்து நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி அளவுருக்களை தீர்மானித்தல் இந்த மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி (பிரைஸன்ட் மற்றும் பலர். 2013). பாக்டீரியா வளர்ச்சியைக் கண்டறிந்து அளவிடுவதற்கான ஐ. எம். சி. யின் திறனின் தர்க்கரீதியான விரிவாக்கத்தில், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் அறியப்பட்ட செறிவுகள் பாக்டீரியா வளர்ப்பில் சேர்க்கப்படலாம், மேலும் ஐ. எம். சி பின்னர் நம்பகத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சியில் அவற்றின் விளைவுகளை அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். மூடிய ஆம்புல் ஐஎம்சி அடிப்படை மருந்தியல் தகவல்களை எளிதில் கைப்பற்ற முடியும்-எ. கா. கொடுக்கப்பட்ட உயிரினத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கத் தேவையான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியின் குறைந்தபட்ச தடுப்பு செறிவு (எம்ஐசி). கூடுதலாக, இது ஒரே நேரத்தில் மாறும் வளர்ச்சி அளவுருக்களை வழங்க முடியும்-பின்னடைவு நேரம் மற்றும் அதிகபட்ச வளர்ச்சி விகிதம் (படத்தைப் பார்க்கவும். 2, ஹோவெல் மற்றும் பலர். 2011, பிரைஸன்ட் மற்றும் பலர். 2013), இது செயல்பாட்டு வழிமுறைகளை மதிப்பிடுகிறது. பாக்டீரியோஸ்டாடிக் செயல்பாடு (பாக்டீரியோஸ்டாடிக் முகவர் பார்க்கவும்) செறிவுடன் வளர்ச்சி விகிதத்தில் குறைவதால் குறிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் பாக்டீரியோஸ்டாடிக் செயல்பாடு (பாக்டீரியோஸ்டாடிக் முகவர் பார்க்கவும்) ஆண்டிபயாடிக் செறிவு அதிகரிக்கும் செயல்பாடாக அதிகரித்த பின்னடைவு நேரத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆண்டிபயாடிக் மதிப்பீட்டிற்கான ஐஎம்சி அணுகுமுறை பல வகையான பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளுக்கு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (வான் ஆ மற்றும் பலர். 2009). மூடிய ஆம்பூல் ஐஎம்சி ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் ஆரியஸ் (வான் ஆ மற்றும் பலர்) போன்ற பாக்டீரியாவின் இயல்பான மற்றும் எதிர்ப்பு விகாரங்களுக்கு இடையில் விரைவாக வேறுபடுத்திக் காட்ட முடியும். 2008, பால்டோனி மற்றும் பலர். 2009). பல் உள்வைப்பு பொருட்களுடன் ஒட்டப்பட்ட வாய் பாக்டீரியாவின் நம்பகத்தன்மையில் கிருமிநாசினிகளின் விளைவுகளை மதிப்பிடுவதற்கும் ஐ. எம். சி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (அஸ்டசோவ்-ஃப்ரான்ஹோஃபர் மற்றும் பலர். 2011). தொடர்புடைய முந்தைய ஆய்வில், கண்ணாடியுடன் பல் பாக்டீரியாவின் ஒட்டுதலின் வெப்பத்தை அளவிட ஐ. எம். சி பயன்படுத்தப்பட்டது (ஹவுசர்-கெர்ஸ்பாக் மற்றும் பலர். 2008). ஒரு சில மணி நேரங்களுக்குள் வளர்ப்பில் கட்டி உயிரணுக்களில் கட்டி எதிர்ப்பு மருந்துகளின் விளைவுகளை தீர்மானிக்க ஐ. எம். சி இன் ஒத்த வெற்றிகரமான பயன்பாடு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (ஷோன் மற்றும் வாட்ஸோ 1988). மூடிய-அம்பூல் அணுகுமுறைக்கு பதிலாக, ஒரு ஐ. எம். சி அமைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது, இது கிளறிய மாதிரிகளில் மருந்து ஊசி போட அனுமதித்தது. 2013 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, நுண்ணுயிர் ஆய்வுகளை விட பாலூட்டி செல் இன் விட்ரோ மருந்தியல் இயக்கவியல் ஆய்வுகளில் ஐ. எம். சி குறைவாகவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பல்லுயிர் உயிரினங்கள் உயிருள்ள பல்லுயிர் உயிரினங்களின் வளர்சிதை மாற்ற ஆய்வுகளைச் செய்ய IMC ஐப் பயன்படுத்த முடியும்-அவை IMC ஆம்பூல்களில் வைக்கப்படும் அளவுக்கு சிறியதாக இருந்தால் (லாம்ப்ரெக்ட் & பெக்கர் 1988). காற்றோட்ட இயக்கங்களின் போது பூச்சி ப்யூபா வளர்சிதை மாற்றம் குறித்து ஐ. எம். சி ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன (ஹரக் மற்றும் பலர். 1996) மற்றும் நாய்க்குட்டி வளர்ச்சியில் இரசாயன முகவர்களின் விளைவுகள் (குயுசிக் மற்றும் பலர். 1995). நெமடோட் புழு வளர்சிதை மாற்றத்தில் (பிரேக்மேன் மற்றும் பலர்) வயதானதன் விளைவுகளை மதிப்பிடுவதிலும் ஐ. எம். சி பயனுள்ளதாக நிரூபித்துள்ளது. 2002). வெப்பமண்டல ஒட்டுண்ணி புழுக்கள் (மேனெக் மற்றும் பலர்) மீது மருந்துகளின் விளைவுகள் பற்றிய இன் விட்ரோ மதிப்பீடுகளுக்கும் ஐ. எம். சி மிகவும் பயனுள்ளதாக நிரூபித்துள்ளது. 2011-1, மேனெக் மற்றும் பலர். 2011-2, கிர்ச்சோஃபர் மற்றும் பலர். 2011). இந்த ஆய்வுகளின் ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் என்னவென்றால், புழுக்களைக் கொண்ட சீல் செய்யப்பட்ட ஆம்பூல்களில் மருந்துகளை அறிமுகப்படுத்த ஒரு எளிய கையால் ஊசி முறையைப் பயன்படுத்துவதாகும். மேலும், ஐஎம்சி மருந்துகள் காரணமாக காலப்போக்கில் பொதுவான வளர்சிதை மாற்ற சரிவை ஆவணப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், புழு மோட்டார் செயல்பாட்டின் ஒட்டுமொத்த அதிர்வெண் மற்றும் காலப்போக்கில் அதன் வீச்சில் சரிவு ஆகியவை வெப்ப ஓட்டத் தரவுகளின் ஏற்ற இறக்கங்களில் பிரதிபலிக்கின்றன. சுற்றுச்சூழல் உயிரியல் அதன் பன்முகத்தன்மை காரணமாக, ஐ. எம். சி தாவர மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உயிரியல் துறைகளில் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்க முடியும். ஒரு ஆரம்ப ஆய்வில் (ஹான்சன் மற்றும் பலர். 1989), லார்ச் மர குளோன் திசு மாதிரிகளின் வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் அளவிடப்பட்டது. இந்த விகிதம் நீண்ட கால மர வளர்ச்சி விகிதங்களை முன்னறிவிப்பதாக இருந்தது, கொடுக்கப்பட்ட மரத்தின் மாதிரிகளுக்கு சீராக இருந்தது மற்றும் வெவ்வேறு மரங்களிலிருந்து குளோன்களின் நீண்ட கால வளர்ச்சியில் அறியப்பட்ட மாறுபாடுகளுடன் தொடர்புபடுத்துவது கண்டறியப்பட்டது. பாக்டீரியா ஆக்சலோட்ரோபிக் வளர்சிதை மாற்றம் சூழலில், குறிப்பாக மண்ணில் பொதுவானது. ஆக்சலோட்ரோபிக் பாக்டீரியாக்கள் ஆக்சலேட்டை ஒரே கார்பன் மற்றும் ஆற்றல் ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் திறன் கொண்டவை. ஒரே கார்பன் ஆதாரமாக பொட்டாசியம் ஆக்சலேட்டைக் கொண்ட உகந்த ஊடகம் மற்றும் ஒரு மாதிரி மண் (பிராவோ மற்றும் பலர்) ஆகிய இரண்டிற்கும் வெளிப்படும் ஆக்சலோட்ரோபிக் மண் பாக்டீரியாவின் வளர்சிதை மாற்றத்தை ஆய்வு செய்ய மூடிய-அம்பூல் ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்பட்டது. 2011). உகந்த ஊடகத்தைப் பயன்படுத்தி, மண் பாக்டீரியாவின் ஆறு வெவ்வேறு விகாரங்களின் வளர்ச்சி எளிதில் கண்காணிக்கப்பட்டு, இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய வகையில் அளவிடப்பட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வேறுபடுத்தப்பட்டது. மாதிரி மண்ணில் பாக்டீரியா வளர்சிதை மாற்ற வெப்ப ஓட்டத்தின் ஐ. எம். சி அளவீடு மிகவும் கடினமாக இருந்தது, ஆனால் கருத்தின் ஆதாரம் நிரூபிக்கப்பட்டது. மூன் மில்க் என்பது குகைகளில் காணப்படும் ஒரு வெள்ளை, கிரீம் பொருள் ஆகும். இது ஒரு கடினப்படுத்தாத, சுண்ணாம்புக் கற்களிலிருந்து வரும் நுண்ணிய படிக வீழ்படிவாகும், மேலும் இது முக்கியமாக கால்சியம் மற்றும்/அல்லது மெக்னீசியம் கார்பனேட்டுகளால் ஆனது. நுண்ணுயிரிகள் அதன் உருவாக்கத்தில் ஈடுபடலாம். நிலவு பால் கலவை மற்றும் கட்டமைப்பின் நிலையான நிலையான இரசாயன மற்றும் நுண்ணோக்கி மதிப்பீடுகளிலிருந்து நிலவு பாலில் நுண்ணுயிர் செயல்பாடுகளை ஊகிப்பது கடினம். இந்த சிக்கலை தீர்க்க மூடிய ஆம்பூல் ஐஎம்சி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (பிரைஸன்ட், பிண்ட்ஷீட்லர் மற்றும் பலர். 2011). பனி உருகுதல் அல்லது மழைப்பொழிவு காரணமாக மூன்மில்குடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய பல்வேறு கார்பன் ஆதாரங்கள் உருவகப்படுத்தும் கலவைகளைச் சேர்த்த பிறகு மூன்மில்கில் கீமோஹெடெரோட்ரோபிக் நுண்ணுயிர் சமூகங்களின் வளர்ச்சி விகிதங்களை தீர்மானிக்க முடிந்தது. வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடு அதிகமாக இருந்தது மற்றும் சில மண்ணில் காணப்பட்டதை ஒப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. ஹாரிஸ் மற்றும் பலர். (2012), வெவ்வேறு உர உள்ளீட்டு முறைகளை ஆய்வு செய்ததில், ஒரு யூனிட் மண் நுண்ணுயிர் பயோமாஸுக்கு வெப்ப வெளியீடாக வெளிப்படுத்தப்படும்போது, கரிம உர முறைகளின் கீழ் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் கனிம ஆட்சிகளின் கீழ் உள்ளதை விட குறைவான கழிவு வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன என்று கண்டறியப்பட்டது. உணவு அறிவியல் ஐ. எம். சி உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டிருப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கண்ணோட்டம் (வாட்சோ மற்றும் கலிண்டோ 2009) காய்கறி வெட்டும் காயம் சுவாசம், பிளாஞ்சிங்கிலிருந்து உயிரணு இறப்பு, பால் நொதித்தல், நுண்ணுயிரியல் கெட்டுப்போகும் தடுப்பு, வெப்ப சிகிச்சை மற்றும் அடுக்கு ஆயுள் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதில் வெற்றிகரமான பயன்பாடுகளை விவாதிக்கிறது. மற்றொரு வெளியீடு (கலிண்டோ மற்றும் பலர். 2005) குறைந்தபட்ச பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சேமிக்கும் போது தரமான மாற்றங்களைக் கண்காணிக்கவும் கணிக்கவும் ஐ. எம். சி. யின் வெற்றிகரமான பயன்பாட்டை மதிப்பாய்வு செய்கிறது. பாலில் உள்ள அரோடிக் அமிலத்திற்கான நொதி மதிப்பீடுகளை நிறைவேற்றுவதிலும் ஐ. எம். சி பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (அனஸ்தாசி மற்றும் பலர். 2000) மற்றும் பழங்கள், ஒயின்கள் மற்றும் பிற பானங்களில் உள்ள மாலிக் அமிலம் மற்றும் ஒப்பனை பொருட்கள் (அன்டோனெல்லி மற்றும் பலர். 2008). புதிதாக வெட்டப்பட்ட உருளைக்கிழங்கு (ரோகுலி மற்றும் பலர்) மீது பழுப்பு நிற எதிர்ப்பு முகவர்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கும் ஐ. எம். சி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2007). குறைந்த ஆற்றல் துடிக்கும் மின்சார புலங்கள் (பி. இ. எஃப்) பார்லி விதைகளின் முளைப்பு வெப்பத்தை எந்த அளவிற்கு பாதிக்கின்றன என்பதை மதிப்பிடுவதிலும் ஐ. எம். சி பயனுள்ளதாக நிரூபித்துள்ளது-மால்ட் பானங்களை (டைமெக் மற்றும் பலர்) உற்பத்தி செய்வதில் அவற்றின் பயன்பாடு தொடர்பாக முக்கியமானது. 2012). மேலும் காண்கஃ கலோரிமீட்டர் வேதியியல் வெப்ப இயக்கவியல் வேறுபட்ட ஸ்கேனிங் கலோரிமீட்டர் சமவெப்ப டைட்டரேஷன் கலோரிமீட்டர் விகிதம் சமன்பாடு உறிஞ்சுதல் கலோரிமீட்டர் வெப்ப பகுப்பாய்வு தெர்மோ எலக்ட்ரிக் விளைவு நூலியல் கிளாஸ்ஸ்டோன் எஸ், லைட்லர் கேஜே, ஐரிங் எச் (1941) விகித செயல்முறைகளின் கோட்பாடுஃ வேதியியல் எதிர்வினைகள், பாகுத்தன்மை, பரவல் மற்றும் மின் வேதியியல் நிகழ்வுகளின் இயக்கவியல். மெக்ரா-ஹில் (நியூயார்க்). 611பி. ஜான்சன் FH, ஐரிங் H, ஸ்டோவர் BJ (1974) உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்தில் விகித செயல்முறைகளின் கோட்பாடு. வில்லி (நியூயார்க்), 703பி. லாவோய்ஸியர் ஏ & லாப்லேஸ் பிஎஸ் (1780) எம் 'எமோயர் சுர் லா சாலியர். அறிவியல் கழகம், பாரிஸ். பிரவுன் எம்இ, எடிட்டர் (1998) தொகுதி. 1 கோட்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறை (691பி. ), வெப்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவீட்டு கையேடு. கல்லாகர் பி. கே. (தொடர் ஆசிரியர்). எல்செவியர் (லண்டன்). பிரவுன் எம்இ மற்றும் கல்லாகர் பி. கே., எடிட்டர்ஸ் (2003) தொகுதி. 2 கனிம மற்றும் இதர பொருட்களுக்கான பயன்பாடுகள் (905பி. ), வெப்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவீட்டு கையேடு. கல்லாகர் பி. கே. (தொடர் ஆசிரியர்). எல்செவியர் (லண்டன்). செங் SZD, ஆசிரியர் (2002) தொகுதி. 3 பாலிமர்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கான பயன்பாடுகள் (828பி.) வெப்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவீட்டு கையேடு. கல்லாகர் பி. கே. (தொடர் ஆசிரியர்). எல்செவியர் (லண்டன்). கெம்ப் ஆர். பி., ஆசிரியர் (1999) தொகுதி. 4 பெரு மூலக்கூறுகளிலிருந்து மனிதனுக்கு (1032பி. ), வெப்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவீட்டு கையேடு. கல்லாகர் பி. கே. (தொடர் ஆசிரியர்). எல்செவியர் (லண்டன்). மைக்ரோ கலோரிமெட்ரி காம்பெண்டியம் தொகுதி. 1: புரதங்கள், உயிர் மற்றும் உயிரியல் அறிவியல், மருந்துகள் (2009). டிஏ இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ், இன்க். (நியூ காஸில் டிஇ, அமெரிக்கா). மைக்ரோ கலோரிமெட்ரி காம்பெண்டியம் தொகுதி. 2: சிமெண்ட், எனர்ஜெட்டிக்ஸ், மெட்டீரியல், அதர் (2009). டிஏ இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ், இன்க். (நியூ காஸில் டிஇ, அமெரிக்கா). குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் ஐஎம்சி கருவிகள், பாகங்கள், பொருட்கள் மற்றும் மென்பொருளுக்கான சில ஆதாரங்கள் கால்மெட்ரிக்ஸ் டிஏ கருவிகள் செட்டாரம் சிம்சல் ஓட்டம் உறிஞ்சுதல் மைக்ரோகலோரிமீட்டர் கருவி உள்ளமைவுகள் மைக்ரோஸ்கல் லிமிடெட் (காப்பகப்படுத்தப்பட்ட 2005) உயிரியல் செயல்முறைகள் அளவீட்டு வேதியியல் செயல்முறைகள் வெப்ப பரிமாற்ற பொருட்கள் அறிவியல்