Floating collimator
மிதக்கும் கொலிமேட்டர் என்பது வானியல் அவதானிப்புகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆரம்பகால கொலிமேட்டர் ஆகும். இது 1825 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிலேய இயற்பியலாளரும் வானியலாளருமான கேப்டன் ஹென்றி கேட்டரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவரது கோலிமேட்டர் வானியல் அவதானிப்புகளில் ஒரு நிலை அல்லது பிளம்ப்-லைனை மாற்றுவதற்கும், ஒரு வட்டம் அல்லது உச்சி பிரிவின் மூட்டு மீது கிடைமட்ட அல்லது உச்சி புள்ளியின் நிலையை தீர்மானிக்க ஒரு ஆயத்த மற்றும் சரியான சரியான முறையை வழங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் கோட்பாடு, அடிவானத்தைப் பொறுத்தவரை, ஒரு திரவத்தின் மீது மிதக்கும் நிலையான வடிவம் மற்றும் நிறை கொண்ட எந்தவொரு பொருளாலும் கருதப்படும் நிலையின் மாறாத தன்மை ஆகும். ஒரு மிதக்கும் கோலிமேட்டர் பாதரசத்தைக் கொண்ட ஒரு செவ்வக பெட்டியைக் கொண்டுள்ளது, அதன் மேல் ஒரு வார்ப்பிரும்பு துண்டு மிதக்கிறது. வார்ப்பிரும்பு சுமார் பன்னிரண்டு அங்குல நீளம், நான்கு அகலம் மற்றும் அரை அங்குல தடிமன் கொண்டது, இரண்டு குறுகிய மேற்புறங்கள் அல்லது Y இன் மேல் சம உயரம் உள்ளது. மேல்நோக்கி ஒரு சிறிய தொலைநோக்கியை குறுக்கு கம்பிகளால் பார்க்கப்படுகிறது, அல்லது ஒரு சிறந்த சமநிலை-ஸ்ப்ரிங்கின் (மிகவும் மெல்லிய தட்டையான உலோகம்) குறுக்கு பகுதிகளை வைத்திருக்கிறது, தட்டையான வழிகளை அமைக்கிறது, மேலும் பொருள் கண்ணாடியின் பக்கவாட்டு மையத்தில் மிகவும் சரியாக சரிசெய்யப்படுகிறது. பாதரசத்தின் ஒட்டுதலைத் தடுக்க மிதவை நைட்ரிக் அமிலத்துடன் பழுப்பு நிறத்தில் உள்ளது, மேலும் இரண்டு சீராக மெருகூட்டப்பட்ட இரும்பு ஊசிகளால் பக்கவாட்டில் நகர்வதைத் தடுக்கிறது, அதன் பக்கங்களிலிருந்து அதன் நீளத்தின் நடுவில் வெளிப்படுகிறது, அவை பளபளப்பான இரும்பின் செங்குத்து பள்ளங்களில் சுதந்திரமாக விளையாடுகின்றன. இந்த கருவி பயன்படுத்தப்படும்போது, வட்டத்திலிருந்து சிறிது தூரத்தில் வைக்கப்படுகிறது, அதன் கிடைமட்ட புள்ளியை அதன் மையத்தின் வடக்கே தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம், மேலும் வட்டத்தின் தொலைநோக்கிகள் மற்றும் கோலிமேட்டரின் தொலைநோக்கிகள் ஒருவருக்கொருவர் குறுக்கு கம்பிகளைப் பார்க்கும் வகையில் சரிசெய்யப்படுகின்றன, வானியலாளர்கள் காஸ் மற்றும் ஃப்ரெட்ரிக் பெசல் பயிற்சி செய்த விதத்தில், முதலில், சோதனை மூலம், இரண்டு கருவிகளின் கண்ணாடிகளுக்கு மாறி மாறி கண்ணைப் பயன்படுத்துங்கள்; இறுதியாக, கோலிமேட்டரின் குறுக்கு கம்பிகளை ஒரு விளக்கு மற்றும் எண்ணெய் காகிதத்தால் ஒளிரச் செய்வதன் மூலம், கருப்பு திரை மூலம் தவறான ஒளியை விலக்க கவனமாக இருங்கள், கோலிமேட்டருக்கு சமமான துளை உள்ளது, மற்றும் மூட்டுகளில் உள்ள நுண்ணோக்கிகள் பின்னர் படிக்கப்படுகின்றன, இதனால் கொலிமேட்டிங் புள்ளியின் வெளிப்படையான உச்ச தூரம், கம்பிகளின் குறுக்கீடு காணப்படுகிறது. கோலிமேட்டர் பின்னர் வட்டத்தின் மற்ற (தெற்கு) பக்கத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது, மேலும் வட்டத்தை தலைகீழாக மாற்றாமல் தொடர்புடைய அவதானிப்பு செய்யப்படுகிறது, ஆனால் மூட்டு மீது தொலைநோக்கியின் இயக்கத்தால் மட்டுமே. எனவே படிக்கப்படும் இரண்டு உச்ச தூரங்களின் வேறுபாடு பட்டப்படிப்பின் உச்சநிலை அல்லது கிடைமட்ட புள்ளியின் பிழையை விட இரு மடங்கு ஆகும், மேலும் அவற்றின் அரை தொகை என்பது கொலிமேட்டிங் புள்ளியின் உண்மையான உச்சநிலை தூரம் அல்லது கொலிமேட்டிங் தொலைநோக்கியின் அச்சின் இணை சாய்வு அடிவானத்திற்கு. 1825 ஆம் ஆண்டில் ராயல் சொசைட்டி முன் வாசிக்கப்பட்ட கேப்டன் கேட்டரின் ஆய்வறிக்கையில் விவரிக்கப்பட்ட சோதனைகளின் மூலம், இந்த கருவியால் கிடைமட்ட புள்ளியை தீர்மானிப்பதில் ஏற்படும் பிழை, சராசரியாக நான்கு அல்லது ஐந்து அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பட்டால் அரிதாகவே அரை வினாடிக்கு சமமாக இருக்கும் என்று தெரிகிறது. 151 ஒற்றை சோதனைகளில், இரண்டு மட்டுமே இரண்டு விநாடிகள் பிழையைக் கொடுத்தன, அவற்றில் ஒன்று மர மிதவை மூலம் செய்யப்பட்டது. இந்த கட்டுரை லண்டன் கலைக்களஞ்சியம்ஃ அல்லது, அறிவியல், கலை, இலக்கியம் மற்றும் நடைமுறை இயக்கவியலின் உலகளாவிய அகராதி, தொகுதி 6, தாமஸ் டெக்கிற்காக அச்சிடப்பட்டது, 1829 இல் உள்ள உருப்படியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. (கூகிள் ஈபுக்) வானியல் ஒளியியல் சாதனங்களின் வரலாறு