Fiber-optical thermometer
ஃபைபர்-ஆப்டிகல் தெர்மோமீட்டர்கள் மின்காந்த ரீதியாக வலுவாக பாதிக்கப்பட்ட சூழலில், நுண்ணலை வயல்கள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அல்லது வெடிப்பு-தடுப்பு பகுதிகளில் மற்றும் மின் வெப்பநிலை சென்சார்களுடன் அளவீடு சாத்தியமில்லாத இடங்களில் பயன்படுத்தப்படலாம். கட்டமைப்பு ஒரு வகை ஃபைபர் ஆப்டிக் வெப்பநிலை ஆய்வு ஒரு காலியம் ஆர்சனைடு (GaAs) குறைக்கடத்தி படிகத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு ஒளியியல் இழையின் முடிவில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு முற்றிலும் உலோகமற்றது. ஃபைபர் ஆப்டிகல் சென்சார் முற்றிலும் கடத்தாதது மற்றும் ஆர். எஃப். ஐ, ஈ. எம். ஐ, என். எம். ஆர் மற்றும் மைக்ரோவேவ் கதிர்வீச்சுக்கு முழுமையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிக வெப்பநிலை இயக்க திறன், உள்ளார்ந்த பாதுகாப்பு மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத பயன்பாட்டுடன் வழங்குகிறது. அளவீட்டுக் கொள்கை செயல்பாட்டுக் கொள்கை GaA களின் பேண்ட்கேப்பின் வெப்பநிலை சார்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இழையின் முனையில் பொருத்தப்பட்ட GaA படிகமானது 850nm க்கு மேல் அலைநீளத்தில் வெளிப்படையாக இருக்கும். பட்டை விளிம்பின் நிலை வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது மற்றும் 0.4nm/K ஐப் பற்றி மாற்றப்படுகிறது. ஒளி ஒளியியல் நார் வழியாக படிகத்திற்கு இயக்கப்படுகிறது, அங்கு அது உறிஞ்சப்பட்டு ஓரளவு இழையில் பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு மினியேச்சர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் பட்டை விளிம்பின் நிலையுடன் ஒரு நிறமாலையை வழங்குகிறது, இதிலிருந்து வெப்பநிலை கணக்கிடப்படுகிறது. பயன்பாடுகள் மருத்துவ ஃபைபர் ஆப்டிக் சென்சார்கள் ஆர்எஃப் மற்றும் மைக்ரோவேவ் கதிர்வீச்சுக்கு முழுமையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிக வெப்பநிலை இயக்க திறனுடன் வழங்குகின்றன, எனவே அவை நோயாளிகள் மற்றும் காந்த அதிர்வு ஸ்கேனரில் (எம்ஆர்ஐ) உள்ள பொருட்களை அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். வலுவான காந்தப்புலங்களில், காந்தப்புலத்தின் வலிமையின் வர்க்கத்திற்கு தோராயமாக விகிதாசாரமாக வெப்பநிலை வாசிப்பில் ஒரு சிறிய ஈடுசெய்தல் உள்ளது. காந்தப்புலத்திற்குள் உள்ள GaA படிகத்தின் நோக்குநிலை, GaA படிகத்தின் வடிவியல் மற்றும் GaA களில் உள்ள அசுத்தங்கள் ஆகியவற்றால் ஆஃப்செட்டின் அளவு பாதிக்கப்படுகிறது. உலோக சென்சார்கள் பட கையகப்படுத்துதலில் பிழைகளை உருவாக்க முடியும். சிறப்பு புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு 0.5mm விட்டம் கொண்ட சென்சார்கள் கிடைக்கின்றன. திசு வெப்பநிலையைக் கண்காணிக்க இவை குறைந்தபட்ச ஊடுருவலைப் பயன்படுத்தலாம். ஃபைபர் ஆப்டிகல் அளவீட்டு நுட்பத்தின் மற்றொரு பயன்பாடு லேசர் சிகிச்சை ஆகும். ஒரு எண்டோஸ்கோப் மூலம், லேசர் ஆற்றல் இணைக்கப்பட்டு, சிகிச்சையின் இடத்தில் ஃபைபர் ஆப்டிக் ஆய்வு மூலம் வெப்பநிலை அளவிடப்படும். சுற்றுச்சூழல் தொழில்துறை பகுதிகள் பெரும்பாலும் எண்ணெய், நச்சு மற்றும் தொடர்ச்சியான கரிம சேர்மங்களால் மண்ணை மாசுபடுத்துகின்றன. இந்த வயல்களை அழிக்க, ரேடியோ அலைகள் மூலம் மண்ணை சூடாக்குவது அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த செயல்முறையை கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் ஃபைபர் ஆப்டிகல் சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு உயர் சக்தி ஜெனரேட்டர் ரேடியோ அதிர்வெண் வரம்பில் ஆற்றலை வழங்கும். மாசுபட்ட மண் மின்முனைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது, இது மேற்பரப்பு மின்கடத்தியை வெப்பப்படுத்தும். இது தவிர, பல ஃபைபர் ஆப்டிகல் ஆய்வுகள் மண்ணில் வைக்கப்படுகின்றன. அளவிடப்பட்ட மதிப்பைப் பொறுத்து வெப்பநிலை மற்றும் வெப்பநிலை விநியோகத்தின் வெவ்வேறு மதிப்புகளை மண்ணில் உணர முடியும். மாசுபாட்டின் அளவைப் பொறுத்து, மண் உயிரினங்களின் அதிக சிதைவை செயல்படுத்த வெப்பநிலை சற்று அதிகரிக்கப்படும், மாற்றாக, மண் நீர் நீராவி எதிர்ப்பு கரிம மாசுபாட்டுகளுடன் 150 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை வரம்பில் ஒடுக்கப்படும். ஒரு துளையிடப்பட்ட மண் காற்று பிரித்தெடுத்தல் அமைப்பு நீராவியை எடுத்துச் சென்று அவற்றை வடிகட்டி அமைப்பில் மறுசுழற்சி செய்கிறது. இரசாயன மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல் ஃபைபர் ஆப்டிக் வெப்பநிலை ஆய்வுகள் கடுமையான மற்றும் அரிக்கும் சூழல்களைத் தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்சார்கள் உள்ளார்ந்த பாதுகாப்பானவை. தீப்பொறிகளை உருவாக்கும் கூறுகள் எதுவும் இல்லை, இது வெடிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. அவை முற்றிலும் கடத்தாத கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன, எனவே அவை அபாயகரமான பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். அவை 2 மைல் வரை நீளம் கொண்டிருக்கலாம், இதனால் பகுப்பாய்வு அபாயகரமான பகுதிக்கு வெளியே வைக்கப்படலாம். நுண்ணலை மற்றும் ரேடியோ அதிர்வெண் சூழல்கள் நுண்ணலை சூடான நிறுவல்களில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையின் கீழ் இரசாயன செரிமானம் கீழ்நிலை செயல்முறைகளில் சுவடு மற்றும் அல்ட்ரா-ட்ரேஸ் பகுப்பாய்வை தீர்மானிப்பதற்காக செயல்படுத்தப்படும், அந்த காரணத்திற்காக, சில அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை நிலைமைகளின் கீழ், பிரித்தெடுத்தல் அல்லது செரிமான செயல்முறைகளின் மகசூல் அல்லது செயல்திறன் கணிசமாக மேம்படுத்தப்படலாம் என்று கண்டறியப்பட்டது. எனவே ஃபைபர் ஆப்டிகல் வெப்பநிலை சென்சார்கள் நுண்ணலை வேதியியலில் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்த ஒரே வழி. ஜெனரேட்டர் மற்றும் மின்மாற்றி மின்சாரத் தேவை தொடர்பான நவீன சமூகத்தின் கூற்றுக்கள் உற்பத்தி நிலையங்களின் முழு திறனையும் அணுகுகின்றன. தொழில்துறை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, வெப்பநிலையை இறுக்கமாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உயர் ஆற்றல் கொண்ட ஜெனரேட்டர்கள் பெரும்பாலும் திறம்பட குளிர்விக்க ஹைட்ரஜனால் நிரப்பப்படுகின்றன. பெரிதும் மாசுபட்ட மின்காந்த சூழலைத் தவிர, வெடிப்புகளுக்கான ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது. இந்த பகுதிகளில் அளவிடுவதற்கு ஃபைபர் ஆப்டிகல் தெர்மோமீட்டரை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். மரம் உலர்த்துதல் மர கட்டமைப்புகளின் புதுப்பித்தல் ஃபைபர்-ஆப்டிக் வெப்பநிலை ஆய்வு கற்றைகளில் மரத்தின் மைய வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும். நிறுவப்பட்ட நிலையில் 80 முதல் 95 டிகிரி செல்சியஸ் வரை மரக் கூறுகளை வெப்ப உலர்த்துவது உலர் அழுகல் தொற்றுநோயைப் பாதிக்கவும் சேதத்தைத் தடுக்கவும் போதுமானது. வெப்பநிலை அளவீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வுகள் ஒரு GaAS படிகங்கள் (காலியம் ஆர்சனைடு) முனையுடன் ஒரு ஜாக்கெட் செய்யப்பட்ட PTFE கண்ணாடி இழைகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை முற்றிலும் உலோகமற்றவை. மின்சார மோட்டார்கள் தொழில்துறையில், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் அவற்றின் வலிமையின் வரம்பிற்குள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஒரு பெரிய அல்லது சிறிய அளவு கொண்ட ஒரு இயந்திரம் ஒரு வேலை முன்னணி பெற அல்லது இழக்க பயன்படுத்தப்படலாம். நுகர்வோர் பக்கத்திலும், அதிக மைலேஜ் என்ஜின் மதிப்பு தொகுப்பிலும். வெளிப்புற விளைவுகள் இல்லாமல் ஃபைபர் ஆப்டிக் வெப்பநிலை அளவீடுகள் (காந்தப்புலங்கள், ரேடியோ அதிர்வெண்கள், மைக்ரோவேவ்) அபாயகரமான பகுதிகளில் கூட விரைவாகவும் எளிதாகவும் செயல்பட முடியும். ஒரு இயந்திரத்தின் ஸ்டேட்டர் முறுக்கு வெப்பநிலை அல்லது தாங்கி வெப்பநிலையை அளவிட அவற்றை எளிதாக பயன்படுத்தலாம். தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்கு உண்மையைப் புகாரளிக்க வெப்பநிலை மாற்றங்களை விரைவாகக் கண்டறிய சென்சார்கள் உதவுகின்றன. ஃபைபர் ஆப்டிக் விற்பனையாளர்கள் உலகம் முழுவதும் ஏராளமான விற்பனையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் உள்ளனர். தெர்மோமீட்டர்களின் அளவீட்டுக் கொள்கை பாணியில் வேறுபடுகிறது, பெரும்பாலானவை உண்மையில் கதிர்வீச்சு தெர்மோமீட்டர்களின் லேசான மாறுபாடு, மற்றவை அளவீட்டு பொருளுடன் தொடர்பைப் பொறுத்தது. குறிப்புகள் வெப்பமானிகள்