Wedgwood scale
வெட்ஜ்வுட் அளவுகோல் (° டபிள்யூ) ஒரு வழக்கற்றுப் போன வெப்பநிலை அளவுகோலாகும், இது பாதரசத்தின் கொதிநிலைக்கு மேலே வெப்பநிலையை அளவிட பயன்படுத்தப்பட்டது. அளவுகோல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அளவீட்டு நுட்பம் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேய குயவன் யோசியா வெட்ஜ்வுட் என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது. இந்த அளவீடு சிவப்பு வெப்பத்திற்கு மேலே சூடாகும்போது களிமண் சுருங்குவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் வெப்பமான மற்றும் வெப்பமடையாத களிமண் சிலிண்டர்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம் சுருங்குவது மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. இந்த அளவுகோல் 0°W இல் தொடங்கி 240 படிகளைக் கொண்டிருந்தது. தோற்றம் மற்றும் படி இரண்டும் பின்னர் துல்லியமற்றவை என்று கண்டறியப்பட்டது. பாதரசத்தின் கொதிநிலை பாதரசத்தில் உள்ள கண்ணாடி வெப்பமானியை 356 டிகிரி செல்சியஸுக்குக் குறைவான வெப்பநிலைக்கு கட்டுப்படுத்துகிறது, இது மட்பாண்டங்கள், கண்ணாடி தயாரித்தல் மற்றும் உலோகவியல் போன்ற பல தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் குறைவாகும். இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க, ஆங்கிலேய குயவன் யோசியா வெட்ஜ்வுட் 18 ஆம் நூற்றாண்டில், தனது சூளைகளில் வெப்பநிலையை அளவிட ஒரு முறையை முன்மொழிந்தார். அவரது முறையும் வெப்பநிலை அளவும் பின்னர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. 1830 ஆம் ஆண்டில் ஜான் ஃபிரடெரிக் டேனியலின் பைரோமீட்டர் போன்ற துல்லியமான வகை பைரோமீட்டர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் அவை கைவிடப்பட்டன. முறை A 0.5-inch-diameter குழாய் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட உருளை கொதிக்கும் நீரின் வெப்பநிலையில் உலர்த்தப்பட்டது. இது வெப்பநிலையை அளவிட வேண்டிய அடுப்பில் சூடாக்குவதற்கு அதை தயார்படுத்தும். அனீலிங்கின் போது, நுண்ணிய துகள்களின் சின்டரிங் (இணைத்தல்) களிமண் சுருக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது. குளிர்ந்த பிறகு, வெப்பநிலை வெப்பத்திற்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள விட்டம் வேறுபாட்டிலிருந்து மதிப்பிடப்பட்டது, சுருக்கம் வெப்பநிலையுடன் நேரியல் என்று கருதுகிறது. வெப்பநிலை கணக்கீட்டை எளிதாக்க, வெட்ஜ்வுட் வெப்பநிலையை நேரடியாகப் படிக்கும் ஒரு சாதனத்தை உருவாக்கினார். செதில்கள் கொண்ட இரண்டு உலோகக் கம்பிகள் ஒரு உலோகத் தட்டில் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று பொருத்தப்பட்டு ஒரு சிறிய கோணத்தில் சாய்ந்திருந்தன. பட்டைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி ஒரு முனையில் 0.5 அங்குலமாகவும், கீழ் முனையில் 0.3 அங்குலமாகவும் இருந்தது. அளவுகோல் 240 சம தூர பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. சூடாக்கப்படாத களிமண் துண்டு பூஜ்ஜிய வெப்பநிலை அளவீட்டைக் கொடுக்கும் 0.5-inch இடைவெளிக்கு பொருந்தும். அனீலிங் செய்த பிறகு, களிமண் உருளை சுருங்கி, கம்பிகளின் இடது மற்றும் வலது முனைகளுக்கு இடையில் எங்காவது பொருந்தும், மேலும் வெப்பநிலையை கம்பிகளில் உள்ள செதில்களிலிருந்து படிக்க முடியும். அளவுகோல் வெட்ஜ்வுட் அளவுகோலில் (0°W) தோற்றம் சிவப்பு வெப்பத்தின் தொடக்க வெப்பநிலையில் அமைக்கப்பட்டது. இந்த அளவுகோல் 240 படிகளைக் கொண்டிருந்தது மற்றும் வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. வெட்ஜ்வுட் வெப்பநிலையின் செயல்பாடாக வெள்ளியின் விரிவாக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம் தனது அளவை மற்ற அளவுகளுடன் ஒப்பிட முயன்றார். செம்பு (27°W அல்லது), வெள்ளி (28°W அல்லது) மற்றும் தங்கம் (32°W அல்லது) ஆகிய மூன்று உலோகங்களின் உருகுதல் புள்ளிகளையும் அவர் தீர்மானித்தார். இந்த மதிப்புகள் அனைத்தும் குறைந்தபட்சம் மிக உயர்ந்தவை. திருத்தங்கள் லூயிஸ்-பெர்னார்ட் கைட்டன் டி மோர்வோ தனது பைரோமீட்டரைப் பயன்படுத்தி வெட்ஜ்வுட்டின் வெப்பநிலை அளவை மதிப்பீடு செய்தார், மேலும் தொடக்க புள்ளி கணிசமாக குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார், அதற்கு பதிலாக, படிகள் கிட்டத்தட்ட பாதியாக இருந்து அதற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. இருப்பினும், இந்த திருத்தத்திற்குப் பிறகும் கூட வெட்ஜ்வுட் அளவீடுகள் தனிமங்களின் உருகுதல் புள்ளிகளை மிகைப்படுத்தி மதிப்பிட்டன. குறிப்புகள் மற்றும் குறிப்புகள் இங்கிலாந்தில் வெப்பநிலை அளவீட்டு அளவுகளின் வழக்கற்றுப் போன அலகுகள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்