Measurement category
அளவீட்டு வகை என்பது சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிக்கல் கமிஷன் (ஐ. இ. சி) நேரடி மின்சார சுற்றுகளை வகைப்படுத்தும் ஒரு முறையாகும், இது பொதுவாக ஒரு கட்டிடத்திற்குள் (குடியிருப்பு அல்லது தொழில்துறை) தொடர்புடைய நிறுவல்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் அளவீட்டு மற்றும் சோதனையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட சுற்று புள்ளியில் கிடைக்கும் மொத்த தொடர்ச்சியான ஆற்றலையும், உந்துவிசை மின்னழுத்தங்களின் நிகழ்வையும் இந்த பிரிவுகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றன. ஆற்றல் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் அல்லது ஃபியூஸ்களால் கட்டுப்படுத்தப்படலாம், மேலும் உந்துவிசை மின்னழுத்தங்கள் பெயரளவு மின்னழுத்தத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படலாம். அளவீட்டு வகைகள் அளவீட்டு சுற்றுகள் அளவீட்டு அல்லது சோதனையின் போது அவை இணைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றிலிருந்து வேலை மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் நிலையற்ற அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டவை. அளவீட்டு சுற்று மெயின்களை அளவிட பயன்படுத்தப்படும்போது, அளவீடு செய்யப்படும் நிறுவலுக்குள் உள்ள இருப்பிடத்தின் மூலம் நிலையற்ற அழுத்தங்களை மதிப்பிட முடியும். அளவீட்டு சுற்று வேறு எந்த மின் சமிக்ஞையையும் அளவிட பயன்படுத்தப்படும்போது, அவை அளவீட்டு கருவிகளின் திறன்களை மீறவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த பயனரால் நிலையற்ற அழுத்தங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த தரத்தில், சுற்றுகள் பின்வரும் அளவீட்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனஃ கேட் I வகை I என்பது மெயின்களுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படாத சுற்றுகளில் செய்யப்படும் அளவீடுகளுக்கானது. மெயின்ஸ்களிலிருந்து பெறப்படாத சுற்றுகளில் அளவீடுகள் மற்றும் விசேஷமாக பாதுகாக்கப்பட்ட (உள்) மெயின்ஸ்களிலிருந்து பெறப்பட்ட சுற்றுகள் ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகளாகும். பிந்தைய வழக்கில், நிலையற்ற அழுத்தங்கள் மாறுபடும்; அந்த காரணத்திற்காக IEC 61010-1-5.4.1 (g) கருவியின் நிலையற்ற தாங்கும் திறனை பயனருக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். கேட் II அளவீட்டு வகை II என்பது குறைந்த மின்னழுத்த நிறுவலுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட சுற்றுகளில் செய்யப்படும் அளவீடுகளுக்கானது. வீட்டு உபகரணங்கள், கையடக்க கருவிகள் மற்றும் ஒத்த உபகரணங்கள் பற்றிய அளவீடுகள் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். கேட் III அளவீட்டு வகை III என்பது கட்டிட நிறுவலில் செய்யப்படும் அளவீடுகளுக்கானது. விநியோக பலகைகள், சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள், கேபிள்கள் உள்ளிட்ட வயரிங், பஸ்-பார்கள், சந்திப்பு பெட்டிகள், சுவிட்சுகள், நிலையான நிறுவலில் உள்ள சாக்கெட்-அவுட்லெட்டுகள் மற்றும் தொழில்துறைக்கான உபகரணங்கள் ஆகியவற்றில் அளவீடுகள் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். கேட் IV அளவீட்டு வகை IV என்பது குறைந்த மின்னழுத்த நிறுவலின் மூலத்தில் செய்யப்படும் அளவீடுகளுக்கானது. எடுத்துக்காட்டுகள் மின்சார மீட்டர்கள் மற்றும் முதன்மை அதிகப்படியான தற்போதைய பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் சிற்றலை கட்டுப்பாட்டு அலகுகளில் அளவீடுகள் ஆகும். அனுமதிகளின் மதிப்பு மின் காப்பு மற்றும் இரண்டு மின்சாரத்தால் ஆற்றல் பெற்ற பகுதிகளுக்கு இடையில் (அல்லது நேரடி மற்றும் தரையிறக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இடையில்) வளைவு ஃபிளாஷ் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுடன் தொடர்புடையது. அதிக மின்னழுத்தங்களுக்கு அதிக அனுமதிகள் தேவைப்படுகின்றன. இரட்டை இன்சுலேஷனுக்கு அனுமதிகள் இரட்டிப்பாக வேண்டும். தேவையான மதிப்புகள் ஒற்றை காப்பு CAT II க்கு 0.4 மிமீ, 50 வி, இரட்டை காப்பு CAT IV, 1000 வி க்கு 28 மிமீ வரை மாறுபடும். சரியான மதிப்புகள் சர்வதேச தரத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. பொருத்தமான உபகரணங்களின் வடிவமைப்பு செயல்பாட்டின் போது இத்தகைய தரநிலைகள் கடுமையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும். உந்துவிசை தாங்கும் மின்னழுத்தங்கள் இதேபோல் அனுமதிகளுக்கு தேவையான உந்துவிசை தாங்கும் மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பு 500 வி (கேட் II, 50 வி) முதல் 12,000 வி (கேட் IV, 1000 வி) வரை மாறுபடும்ஃ குறிப்புகள் மின் பாதுகாப்பு அளவீடு