Collision-induced dissociation
மோதல்-தூண்டப்பட்ட விலகல் (சிஐடி), மோதல் செயல்படுத்தப்பட்ட விலகல் (சிஏடி) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது வாயு கட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அயனிகளின் துண்டுப்பிரசுரத்தைத் தூண்டுவதற்கான ஒரு வெகுஜன நிறமாலை நுட்பமாகும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அயனிகள் (பொதுவாக மூலக்கூறு அயனிகள் அல்லது புரோட்டோனேற்றப்பட்ட மூலக்கூறுகள்) பொதுவாக அயனி இயக்க ஆற்றலை அதிகரிக்க மின் திறனைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் துரிதப்படுத்தப்படுகின்றன, பின்னர் நடுநிலை மூலக்கூறுகளுடன் (பெரும்பாலும் ஹீலியம், நைட்ரஜன் அல்லது ஆர்கான்) மோத அனுமதிக்கப்படுகிறது. மோதலில், சில இயக்க ஆற்றல் உள் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது, இதன் விளைவாக பிணைப்பு உடைந்து மூலக்கூறு அயனி சிறிய துண்டுகளாக துண்டிக்கப்படுகிறது. இந்த துண்டு அயனிகளை பின்னர் டாண்டம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யலாம். சிஐடி மற்றும் சிஐடியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் துண்டு அயனிகள் பல நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பகுதி அல்லது முழுமையான கட்டமைப்பு தீர்மானத்தை அடைய முடியும். சில சந்தர்ப்பங்களில், கட்டமைப்பை தீர்மானிக்காமல் முந்தைய அறிவின் அடிப்படையில் அடையாளத்தை நிறுவ முடியும். மற்றொரு பயன்பாடு வெறுமனே மிகவும் உணர்திறன் மற்றும் குறிப்பிட்ட கண்டறிதலை அடைவதாகும். ஒரு தனித்துவமான துண்டு அயனியைக் கண்டறிவதன் மூலம், அதே m/z மதிப்பின் (நிறை-சார்ஜ் விகிதம்) பிற அயனிகளின் முன்னிலையில் முன்னோடி அயனியைக் கண்டறிய முடியும், இது பின்னணியைக் குறைத்து கண்டறிதல் வரம்பை அதிகரிக்கிறது. குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட சிஐடி மற்றும் உயர் ஆற்றல் கொண்ட சிஐடி குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட சிஐடி பொதுவாக சுமார் 1 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் (1 கேவி) க்கும் குறைவான அயனி இயக்க ஆற்றல்களுடன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட சிஐடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முன்னோடி அயனிகளை துண்டு துண்டாக வெட்டுவதில் மிகவும் திறமையானது, ஆனால் குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட சிஐடியில் காணப்படும் துண்டு அயனிகளின் வகை அயனி இயக்க ஆற்றலை வலுவாக சார்ந்துள்ளது. மிகக் குறைந்த மோதல் ஆற்றல்கள் அயனி அமைப்பு மறுசீரமைப்பை ஆதரிக்கின்றன, மேலும் அயனி இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கும் போது நேரடி பிணைப்பு பிளவுக்கான நிகழ்தகவு அதிகரிக்கிறது, இது அதிக அயனி உள் ஆற்றல்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. உயர் ஆற்றல் சிஐடி (எச்இசிஐடி) காந்தத் துறை மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் அல்லது டாண்டம் காந்தத் துறை மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் மற்றும் டாண்டம் டைம்-ஆஃப்-ஃப்ளைட் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்களில் (டிஓஎஃப்/டிஓஎஃப்) மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உயர் ஆற்றல் சிஐடி என்பது கிலோவோல்ட் வரம்பில் உள்ள அயனி இயக்க ஆற்றல்களை உள்ளடக்கியது (பொதுவாக 1 கேவி முதல் 20 கேவி வரை). உயர் ஆற்றல் சிஐடி குறைந்த ஆற்றல் சிஐடியில் உருவாகாத சில வகையான துண்டு அயனிகளை உற்பத்தி செய்ய முடியும், அதாவது ஹைட்ரோகார்பன் அடி மூலக்கூறுகளுடன் மூலக்கூறுகளில் சார்ஜ்-ரிமோட் துண்டுப்பிரசுரம் அல்லது பெப்டைடுகளில் பக்க சங்கிலி துண்டுப்பிரசுரம். மூன்று குவாட்ருபோல் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்களில் மூன்று குவாட்ருபோல் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்களில் மூன்று குவாட்ருபோல் உள்ளன. "க்யூ 1" என்று அழைக்கப்படும் முதல் நாற்கரமானது ஒரு வெகுஜன வடிப்பானாக செயல்படுகிறது மற்றும் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அயனியை அனுப்புகிறது மற்றும் மோதல் செல் என்று அழைக்கப்படும் "க்யூ 2" ஐ நோக்கி துரிதப்படுத்துகிறது. Q2 இல் உள்ள அழுத்தம் அதிகமாக உள்ளது மற்றும் அயனிகள் மோதல் செல்லில் நடுநிலை வாயுவுடன் மோதி சிஐடியால் துண்டிக்கப்படுகின்றன. துண்டுகள் பின்னர் மோதல் கலத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு Q3 க்குள் நுழைகின்றன, இது வெகுஜன வரம்பின் வழியாக ஸ்கேன் செய்கிறது, இதன் விளைவாக வரும் துண்டுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது (அவை ஒரு டிடெக்டரைத் தாக்கும்போது). இது சிஐடி துண்டுகளின் வெகுஜன நிறமாலையை உருவாக்குகிறது, இதிலிருந்து கட்டமைப்பு தகவல் அல்லது அடையாளத்தைப் பெற முடியும். கொடுக்கப்பட்ட மூலக்கூறால் எந்த துண்டுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன என்பதை விட ஒரு குறிப்பிட்ட துண்டு எங்கிருந்து வந்தது என்பதை தீர்மானிக்கும் முன்னோடி அயனி ஸ்கேன்கள் போன்ற மூன்று நாற்கரத்தில் சிஐடி-ஐப் பயன்படுத்தும் பல சோதனைகள் உள்ளன. ICR செல்லில் சிக்கியுள்ள ஃபோரியர் உருமாற்ற அயனி சைக்ளோட்ரான் அதிர்வு அயனிகள் அவற்றின் இயக்க ஆற்றலை அதிகரிக்க அவற்றின் அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் துடிக்கும் மின்சார புலங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உற்சாகப்படுத்தப்படலாம். துடிப்பின் காலம் மற்றும் வீச்சு அயனி இயக்க ஆற்றலை தீர்மானிக்கிறது. குறைந்த அழுத்தத்தில் இருக்கும் மோதல் வாயுவுக்கு உற்சாகமான அயனிகள் நடுநிலை மூலக்கூறுகளுடன் மோத நீண்ட நேரம் தேவைப்படுவதால், ஒரு துடிப்பு வால்வு மோதல் வாயுவின் குறுகிய வெடிப்பை அறிமுகப்படுத்த பயன்படுத்தப்படலாம். சிக்கிய துண்டு அயனிகள் அல்லது அவற்றின் அயனி-மூலக்கூறு எதிர்வினை தயாரிப்புகளை மல்டிஸ்டேஜ் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி (எம். எஸ். என்) க்கு மீண்டும் உற்சாகப்படுத்தலாம். அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் தூண்டுதல் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், ஆனால் சற்றே அதிர்வுற்ற அதிர்வெண்ணில், அயனிகள் மாறி மாறி உற்சாகமாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கும், குறைந்த மோதல் ஆற்றலில் பல மோதல்களை அனுமதிக்கும். நீடித்த ஆஃப்-ரெசோனன்ஸ் கதிர்வீச்சு மோதல்-தூண்டப்பட்ட விலகல் (எஸ்ஓஆர்ஐ-சிஐடி) என்பது ஃபோரியர் உருமாற்ற அயனி சைக்ளோட்ரான் அதிர்வு வெகுஜன நிறமாலையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிஐடி நுட்பமாகும், இது ஒரு மோதல் வாயுவின் முன்னிலையில் சைக்ளோட்ரான் இயக்கத்தில் (அயனி பொறிக்குள் ஒரு வட்டத்தில்) அயனிகளை துரிதப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. உயர் ஆற்றல் மோதல் விலகல் உயர் ஆற்றல் மோதல் விலகல் (எச். சி. டி) என்பது ஆர்பிட்ராப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு சிஐடி நுட்பமாகும், இதில் பொறிக்கு வெளியே துண்டு துண்டாகிறது. எச். சி. டி முன்பு உயர் ஆற்றல் சி-பொறி விலகல் என்று அழைக்கப்பட்டது. எச். சி. டி. யில், அயனிகள் சி-பொறி வழியாகச் சென்று எச். சி. டி செல்லுக்குள் செல்கின்றன, இது ஒரு கூடுதல் பல துருவ மோதல் கலமாகும், அங்கு விலகல் நடைபெறுகிறது. வெகுஜன பகுப்பாய்விற்காக ஆர்பிட்ராபில் செலுத்தப்படுவதற்கு முன்பு அயனிகள் சி-பொறிக்குத் திருப்பப்படுகின்றன. எச். சி. டி ஒத்ததிர்வு-உற்சாகத்தின் (சிஐடி) குறைந்த வெகுஜன வெட்டு நோயால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, எனவே நிருபர் அயனிகளைக் கவனிக்க முடியும் என்பதால் ஐசோபாரிக் குறிச்சொல் அடிப்படையிலான அளவீட்டுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். பெயர் இருந்தபோதிலும், எச். சி. டி இன் மோதல் ஆற்றல் பொதுவாக குறைந்த ஆற்றல் மோதல் தூண்டப்பட்ட விலகல் (100 eV க்கும் குறைவாக) ஆட்சியில் உள்ளது. துண்டாக்குதல் வழிமுறைகள் ஹோமோலிடிக் துண்டுப்பிரிவு என்பது பிணைப்பு விலகல் ஆகும், அங்கு ஒவ்வொரு துண்டுகளும் முதலில் பிணைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்களில் ஒன்றைத் தக்க வைத்துக் கொள்கின்றன. ஹெட்டோரோலிடிக் துண்டுப்பிரிவு என்பது பிணைப்பு பிளவு ஆகும், அங்கு பிணைப்பு எலக்ட்ரான்கள் ஒரு துண்டு இனத்துடன் மட்டுமே இருக்கும். சிஐடியில், சார்ஜ் ரிமோட் ஃப்ராக்மென்டேஷன் என்பது ஒரு வகை சகப்பிணைப்பு உடைப்பு ஆகும், இது ஒரு வாயு கட்ட அயனியில் நிகழ்கிறது, இதில் பிளவுபட்ட பிணைப்பு சார்ஜ் செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் இல்லை. இந்த துண்டுப்பிரசுரத்தை டாண்டம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி பயன்படுத்தி காணலாம். எலக்ட்ரான்-கேப்சர் டிஸ்ஸோசியேஷன் (ஈசிடி) எலக்ட்ரான்-டிரான்ஸ்ஃபர் டிஸ்ஸோசியேஷன் (ஈடிடி) இன்ஃப்ராரெட் மல்டிஃபோட்டான் டிஸ்ஸோசியேஷன் (ஐஆர்எம்பிடி) குறிப்புகள் டாண்டம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அறிவியல் நுட்பங்களையும் பார்க்கவும்.