S meter
எஸ் மீட்டர் (சமிக்ஞை வலிமை மீட்டர்) என்பது தன்னார்வ வானொலி அல்லது குறுகிய அலை ஒளிபரப்பு பெறுநர்கள் போன்ற தகவல்தொடர்பு பெறுநர்களில் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும் ஒரு குறிகாட்டியாகும். ஆர்-எஸ்-டி அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக எஸ் 1 முதல் எஸ் 9 வரை சமிக்ஞை வலிமையைப் புகாரளிக்கும் அமைப்பிலிருந்து அளவுகோல் அடையாளங்கள் பெறப்படுகின்றன. S அலகு என்ற சொல் ஒரு S மீட்டர் குறியீட்டை ஒரு குறிப்பிலிருந்து அடுத்த இடத்திற்கு நகர்த்துவதற்குத் தேவையான சமிக்ஞை வலிமையின் அளவைக் குறிக்கிறது. தொழில்நுட்ப விளக்கம் அனலாக் எஸ் மீட்டர்கள் உண்மையில் உணர்திறன் மைக்ரோஅம்மீட்டர்கள் ஆகும், முழு அளவிலான விலகல் 50 முதல் 100 μA ஆகும். AM ரிசீவர்களில், S மீட்டரை பிரதான டிடெக்டருடன் இணைக்கலாம் அல்லது இறுதி IF கட்டத்தில் ஒரு தனி டிடெக்டரைப் பயன்படுத்தலாம். சி. டபிள்யூ மற்றும் எஸ். எஸ். பி பெறுநர்களுக்கு இது விருப்பமான முறையாகும். மின்னணு குழாய்களின் (வால்வுகள்) நாட்களில் மற்றொரு அணுகுமுறை S மீட்டரை இறுதி IF பெருக்கி குழாயின் திரை கட்ட சுற்றுடன் இணைப்பதாகும். மூன்றாவது வழி எஸ் மீட்டரை பொருத்தமான நிலை மாற்று சுற்று மூலம் ஏ. ஜி. சி வரியுடன் இணைப்பதாகும். எஃப்எம் பெறுநர்களில், எஸ் மீட்டர் சுற்று எந்த வரம்பு நிலைகளுக்கும் முன் ஐ. எஃப் சங்கிலியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். சிஏ3089 மற்றும் சிஏ3189 போன்ற எஃப்எம் வரவேற்புக்கான சில சிறப்பு ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் 100 மியூஏஎஸ் மீட்டரை இயக்க ஒரு டிசி சமிக்ஞையை வழங்குகின்றன. IARU பிராந்தியம் 1 தொழில்நுட்ப பரிந்துரை R. 1 1930 களில், S9 என்பது பெறுநரின் உள்ளீட்டு முனையத்தில் 50 μV உடன் ஒத்திருக்கிறது என்று ஏற்கனவே ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது, ஆனால் இது பெறுநர்களின் உள்ளீட்டு மின்மறுப்பு தரப்படுத்தப்படாததால் பெறப்பட்ட சக்தியின் அளவீடு அல்ல. சர்வதேச அமெச்சூர் ரேடியோ யூனியன் (ஐ. ஏ. ஆர். யூ) பிராந்தியம் 1 1981 ஆம் ஆண்டில் எச். எஃப் மற்றும் வி. எச். எஃப்/யு. எச். எஃப் டிரான்ஸ்ஸீவர்களுக்கான எஸ் மீட்டர் அளவுத்திருத்தத்திற்கான தொழில்நுட்ப பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்டது. IARU பிராந்தியம் 1 தொழில்நுட்ப பரிந்துரை R. 1 HF பட்டைகளுக்கான S9 ஐ-73 dBm இன் ரிசீவர் உள்ளீட்டு சக்தியாக வரையறுக்கிறது. இது ரிசீவரின் ஆண்டெனா உள்ளீட்டில் 50 மைக்ரோவோல்ட்களின் நிலை, ரிசீவரின் உள்ளீட்டு மின்மறுப்பு 50 ஓம்ஸ் என்று கருதுகிறது. விஎச்எப் பட்டைகளைப் பொறுத்தவரை, பரிந்துரை S9 ஐ-93 dBm இன் ரிசீவர் உள்ளீட்டு சக்தியாக வரையறுக்கிறது. இது 50 ஓம்களில் உள்ள 5 மைக்ரோவோல்ட்களுக்கு சமம். ஒரு எஸ்-யூனிட்டின் வேறுபாடு 6 டெசிபல்கள் (டிபி), இரண்டு மின்னழுத்த விகிதம் அல்லது நான்கு சக்தி விகிதத்திற்கு சமம் என்று பரிந்துரை வரையறுக்கிறது. S9 ஐ விட வலுவான சமிக்ஞைகள் கூடுதல் dB மதிப்பீட்டுடன் வழங்கப்படுகின்றன, இதனால் "S9 + 20dB", அல்லது, வாய்மொழியாக, "S9 க்கு மேல் 20 டெசிபல்கள்", அல்லது வெறுமனே "9 க்கு மேல் 20" (அல்லது எளிமையான "20 ஓவர்" கூட). எடுத்துக்காட்டுகள் S2 இன் சமிக்ஞை வலிமையைக் கொண்ட ஒரு பலவீனமான சமிக்ஞை HF இல் 50 ஓம்களில்-115 dBm அல்லது 0.40 மைக்ரோவோல்ட் RMS இன் பெறப்பட்ட சக்திக்கு ஒத்திருக்கிறது. S8 இன் சமிக்ஞை வலிமையுடன் ஒரு வலுவான சமிக்ஞை HF இல் 50 ஓம்ஸில்-79 dBm அல்லது 25 மைக்ரோவோல்ட்ஸ் RMS இன் பெறப்பட்ட சக்திக்கு ஒத்திருக்கிறது. சில சிக்னல் ஜெனரேட்டர்கள் 1uV க்கு மேல் dB இல் அளவீடு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் ஈ. எம். எஃப் இல் வெளியீட்டைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு HF ரிசீவரின் S-ரீடிங்கை S9 க்கு அமைக்க, சிக்னல் ஜெனரேட்டர் வெளியீட்டை 1uV துல்லியத்திற்கு மேல் 34 dB ஆக அமைக்கவும் பாரம்பரிய அனலாக் ரிசீவர்களில் பெரும்பாலான S மீட்டர்கள் அளவீடு செய்யப்படவில்லை, மேலும் நடைமுறையில் ரிசீவரின் AGC மின்னழுத்தத்தின் அடிப்படையில் சமிக்ஞை வலிமையின் ஒப்பீட்டு அளவை மட்டுமே வழங்க முடியும். பாரம்பரிய அனலாக் பெறுநர்களில் சில S மீட்டர்கள்-73 dBm உள்ளீட்டிற்கு S9 ஐப் படிக்க அளவீடு செய்யப்படுகின்றன, ஆனால் ஒரு S அலகு கடிதத்திற்கு சரியான 6 dB ஐ வழங்காது. பெரும்பாலும் ரேடியோ கேட்பவரின் சமிக்ஞை வலிமையின் தரமான தோற்றத்திற்கும் அனலாக் ரிசீவரில் பெறப்பட்ட சமிக்ஞையின் உண்மையான வலிமைக்கும் இடையிலான தொடர்பு மோசமாக உள்ளது, ஏனெனில் ரிசீவரின் ஏ. ஜி. சி உள்ளீட்டு சமிக்ஞை வலிமையில் மாற்றங்கள் இருந்தபோதிலும் ஆடியோ வெளியீட்டை மிகவும் நிலையாக வைத்திருக்கிறது. மென்பொருள் வரையறுக்கப்பட்ட ரேடியோக்கள் (எஸ். டி. ஆர்) சமிக்ஞைகளை வித்தியாசமாக பெற்று செயலாக்குகின்றன, மேலும் ஆர்எஃப் சமிக்ஞை வீச்சை நேரடியாக அளவிடுவதன் மூலம் எஸ்-அளவீடுகளை தீர்மானிக்கின்றன. இதன் விளைவாக, 14-பிட்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பிட் ஆழங்களைக் கொண்ட பல எஸ். டி. ஆர் அமைப்புகள் எஸ் அளவின் ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு பெட்டிக்கு வெளியே துல்லியமாக அளவீடு செய்யப்படுகின்றன. இது அவ்வாறு இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், குறிப்பு அளவை அமைக்க சிக்னல் ஜெனரேட்டருடன் சில நிமிடங்கள் மட்டுமே தேவை. 8-பிட் வடிவமைப்பு போன்ற குறைந்த பிட் ஆழம் கொண்ட எஸ். டி. ஆர்கள் ஓரளவு துல்லியமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவை உள்ளீட்டு நிலைகளில் மிகவும் கரடுமுரடான வேறுபாடுகளை வேறுபடுத்துவதால், எஸ் அளவின் குறைந்த முனையில் துல்லியம் பாதிக்கப்படும். உயர்தர எஸ். டி. ஆர் கூட, எஸ் மீட்டர் சிக்னலின் வலிமையை ரிசீவரின் 50 ஓம் உள்ளீட்டில் அளவிடுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம், ஆன்டெனாவில் அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, ரேடியோவின் உள்ளீடு 50 ஓம் ஆக இருந்தால், ஆனால் ஆண்டெனாவின் மின்மறுப்பு கணிசமாக அதிகமாக இருந்தால், ஆண்டெனாவிலிருந்து ரேடியோவுக்கு மின் பரிமாற்றம் பாதிக்கப்படும், மேலும் சமிக்ஞை நிலைகள் பொருத்தமான உயர் மின்மறுப்புடன் உள்ளீட்டிற்கு வழங்கப்பட்டால் குறைவாக இருக்கும். பல ஆண்டெனாக்கள் பல்வேறு அதிர்வெண் வரம்புகளில் மின்மறுப்பில் வேறுபடுகின்றன, குறிப்பாக அகலப்பட்டை வடிவமைப்புகளின் விஷயத்தில். தெரிந்துகொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்னவென்றால், எந்தவொரு அதிர்வெண்ணிலும் தொடர்புடைய சமிக்ஞை பலம் அவை ஒரு அதிர்வெண்ணிலிருந்து இன்னொரு அதிர்வெண்ணுக்கு இல்லாவிட்டாலும் கூட அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் காண்க மேஜிக் கண் குழாய் VU மீட்டர் குறிப்புகள் மேலும் வாசிப்பு வெளிப்புற இணைப்புகள் அமெச்சூர் ரேடியோ டிரான்ஸ்ஸீவர் S மீட்டர் அளவுத்திருத்தங்கள் பெறுநர் (ரேடியோ) அமெச்சூர் ரேடியோவின் அளவீடுகள்