Viscometer
விஸ்கோமீட்டர் (விஸ்கோசிமீட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது ஒரு திரவத்தின் பாகுத்தன்மையை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும். ஓட்ட நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் பாகுத்தன்மை கொண்ட திரவங்களுக்கு, ரியோமீட்டர் எனப்படும் கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, ஒரு ரியோமீட்டரை ஒரு சிறப்பு வகை விஸ்கோமெட்டராகக் கருதலாம். விஸ்கோமீட்டர்கள் நிலையான பாகுத்தன்மையை மட்டுமே அளவிட முடியும், அதாவது, ஓட்ட நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மாறாத பாகுத்தன்மையை அளவிட முடியும். பொதுவாக, ஒன்று திரவம் நிலையாக இருந்து ஒரு பொருள் அதன் வழியாக நகர்கிறது, அல்லது பொருள் நிலையாக உள்ளது மற்றும் திரவம் அதைக் கடந்து செல்கிறது. திரவம் மற்றும் மேற்பரப்பின் ஒப்பீட்டு இயக்கத்தால் ஏற்படும் இழுவை என்பது பாகுத்தன்மையின் அளவீடு ஆகும். பாய்வு நிலைமைகள் லேமினார் ஓட்டம் இருக்க ரெனால்ட்ஸ் எண்ணின் போதுமான சிறிய மதிப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். 20 டிகிரி செல்சியஸில், நீரின் மாறும் பாகுத்தன்மை (இயக்கவியல் பாகுத்தன்மை × அடர்த்தி) 1.0038mPa·s மற்றும் அதன் இயக்கவியல் பாகுத்தன்மை (ஓட்ட நேரம் × காரணியின் பெருக்கல்) 1.0022mm2/s ஆகும். இந்த மதிப்புகள் சில வகையான விஸ்கோமீட்டர்களை அளவீடு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. திரவங்களுக்கான நிலையான ஆய்வக விஸ்கோமீட்டர்கள் யு-குழாய் விஸ்கோமீட்டர்கள் இந்த சாதனங்கள் வில்ஹெல்ம் ஓஸ்ட்வால்ட் பெயரிடப்பட்ட கண்ணாடி கேபில்லரி விஸ்கோமீட்டர்கள் அல்லது ஓஸ்ட்வால்ட் விஸ்கோமீட்டர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. மற்றொரு பதிப்பு உபெலோஹ்டே விஸ்கோமீட்டர் ஆகும், இது ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பநிலை குளியலறையில் செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ள யு-வடிவ கண்ணாடி குழாயைக் கொண்டுள்ளது. U இன் ஒரு கையில் துல்லியமான குறுகிய துளை (தந்துகி) ஒரு செங்குத்து பிரிவு உள்ளது. மேலே ஒரு பல்ப் உள்ளது, அது மற்றொரு கையில் கீழே மற்றொரு பல்ப் உள்ளது. பயன்பாட்டில், உறிஞ்சுவதன் மூலம் திரவம் மேல் பல்புக்குள் இழுக்கப்படுகிறது, பின்னர் கேபில்லரி வழியாக கீழ் பல்புக்குள் பாய அனுமதிக்கப்படுகிறது. இரண்டு குறிகள் (ஒன்று மேலே மற்றும் ஒன்று மேல் பல்புக்கு கீழே) அறியப்பட்ட அளவைக் குறிக்கின்றன. இந்த குறியீடுகளுக்கு இடையில் திரவத்தின் அளவு கடந்து செல்ல எடுக்கும் நேரம் இயக்கவியல் பாகுத்தன்மைக்கு விகிதாசாரமாகும். அறியப்பட்ட பண்புகளின் திரவத்தைப் பயன்படுத்தி அளவுத்திருத்தம் செய்யப்படலாம். பெரும்பாலான வணிக அலகுகள் ஒரு மாற்றுக் காரணியுடன் வழங்கப்படுகின்றன. இரண்டு குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளுக்கு இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணியின் அறியப்பட்ட விட்டம் கொண்ட ஒரு தந்துகி வழியாக சோதனை திரவம் பாய்வதற்கு தேவையான நேரம் அளவிடப்படுகிறது. விஸ்கோமீட்டரின் காரணியால் எடுக்கப்பட்ட நேரத்தை பெருக்குவதன் மூலம், இயக்கவியல் பாகுத்தன்மை பெறப்படுகிறது. இத்தகைய விஸ்கோமீட்டர்களை நேரடி-ஓட்டம் அல்லது தலைகீழ்-ஓட்டம் என வகைப்படுத்தலாம். தலைகீழ்-ஓட்டம் விஸ்கோமீட்டர்கள் அடையாளங்களுக்கு மேலே நீர்த்தேக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் நேரடி-ஓட்டம் என்பது அடையாளங்களுக்குக் கீழே நீர்த்தேக்கத்தைக் கொண்டவை. இத்தகைய வகைப்பாடுகள் உள்ளன, இதனால் ஒளிபுகா அல்லது கறை படிந்த திரவங்கள் அளவிடப்படும்போது கூட அளவை தீர்மானிக்க முடியும், இல்லையெனில் திரவம் அடையாளங்களை மறைக்கும் மற்றும் நிலை குறியை கடக்கும் நேரத்தை அளவிட முடியாது. இது விஸ்கோமீட்டரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செட் மதிப்பெண்களை அனுமதிக்க அனுமதிக்கிறது, எனவே 2 நேரங்களை வழங்குகிறது, மேலும் துல்லியமான முடிவுகளை உறுதிப்படுத்த அடுத்தடுத்த கணக்கீடுகளை அனுமதிக்கிறது. அளவிடப்படும் மாதிரியில் நியூட்டனின் பண்புகள் இருந்தால் மட்டுமே ஒரே ஓட்டத்தில் ஒரு விஸ்கோமெட்டரில் இரண்டு நேரங்களைப் பயன்படுத்த முடியும். இல்லையெனில் ஓட்டுநர் தலையில் ஏற்படும் மாற்றம், இது வெட்டு விகிதத்தை மாற்றுகிறது, இது இரண்டு பல்புகளுக்கும் வேறுபட்ட பாகுத்தன்மையை உருவாக்கும். வீழ்ச்சி-கோள விஸ்கோமீட்டர்கள் ஸ்டோக்ஸின் விதி வீழ்ச்சி-கோள விஸ்கோமீட்டரின் அடிப்படையாகும், இதில் திரவம் செங்குத்து கண்ணாடி குழாயில் நிலையாக உள்ளது. அறியப்பட்ட அளவு மற்றும் அடர்த்தி கொண்ட ஒரு கோளம் திரவத்தின் வழியாக இறங்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. சரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், அது முனைய வேகத்தை அடைகிறது, இது குழாயில் இரண்டு மதிப்பெண்களை கடக்க எடுக்கும் நேரத்தால் அளவிடப்படலாம். ஒளிபுகா திரவங்களுக்கு மின்னணு உணர்தல் பயன்படுத்தப்படலாம். முனைய திசைவேகம், கோளத்தின் அளவு மற்றும் அடர்த்தி மற்றும் திரவத்தின் அடர்த்தி ஆகியவற்றை அறிந்த ஸ்டோக்ஸ் விதி திரவத்தின் பாகுத்தன்மையைக் கணக்கிட பயன்படுத்தப்படலாம். கணக்கீட்டின் துல்லியத்தை மேம்படுத்த கிளாசிக் பரிசோதனையில் வெவ்வேறு விட்டம் கொண்ட எஃகு பந்து தாங்கு உருளைகளின் தொடர் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பள்ளி பரிசோதனை கிளிசராலை திரவமாகப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் செயல்முறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் திரவங்களின் பாகுத்தன்மையை சரிபார்க்க தொழில்துறை ரீதியாக இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் பல்வேறு வகையான எண்ணெய்கள் மற்றும் பாலிமர் திரவங்கள் உள்ளன. 1851 ஆம் ஆண்டில், ஜார்ஜ் கேப்ரியல் ஸ்டோக்ஸ், பொதுவாக தீர்க்க முடியாத நேவியர்-ஸ்டோக்ஸ் சமன்பாடுகளின் சிறிய திரவ-நிறை வரம்பை மாற்றுவதன் மூலம் தொடர்ச்சியான பிசுபிசுப்பு திரவத்தில் மிகச் சிறிய ரெனால்ட்ஸ் எண்களைக் கொண்ட கோளப் பொருட்களின் மீது செலுத்தப்படும் உராய்வு விசைக்கு (இழுவை விசை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) ஒரு வெளிப்பாட்டைப் பெற்றார்ஃ உராய்வு விசை எங்கே, கோளப் பொருளின் ஆரம், திரவ பாகுத்தன்மை, துகள் வேகம். துகள்கள் பிசுபிசுப்பு திரவத்தில் அவற்றின் சொந்த எடையால் விழுந்தால், இந்த உராய்வு விசை மிதவை விசையுடன் இணைந்து ஈர்ப்பு விசையை சரியாக சமநிலைப்படுத்தும் போது ஒரு முனைய திசைவேகம், நிலைநிறுத்தும் திசைவேகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக நிலைபெறும் திசைவேகம் (அல்லது முனைய திசைவேகம்) பின்வருவனவற்றின் மூலம் வழங்கப்படுகிறதுஃ துகள் நிலைபெறும் திசைவேகம் (m/s), செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி இருந்தால், மேல்நோக்கி, துகள் (m) இன் ஸ்டோக்ஸ் ஆரம் என்றால், ஈர்ப்பு முடுக்கம் (m/s2), துகள்களின் அடர்த்தி (கிலோ/மீ3), திரவத்தின் அடர்த்தி (கிலோ/மீ3), (மாறும்) திரவ பாகுத்தன்மை (பா·ஸ்). ஸ்டோக்ஸ் ஓட்டம் அனுமானிக்கப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க, எனவே ரெனால்ட்ஸ் எண் சிறியதாக இருக்க வேண்டும். இந்த முடிவின் செல்லுபடியின் மீது ஒரு வரம்புக்குட்பட்ட காரணி பயன்படுத்தப்படும் கோளத்தின் கடினத்தன்மை ஆகும். நேரான வீழ்ச்சி-கோள விஸ்கோமீட்டரின் மாற்றம் ஒரு உருளும்-பந்து விஸ்கோமீட்டர் ஆகும், இது ஒரு பந்து சோதனை திரவத்தில் மூழ்கும்போது ஒரு சாய்வில் உருண்டு விழும் நேரமாகும். காப்புரிமை பெற்ற வி பிளேட்டைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதை மேலும் மேம்படுத்த முடியும், இது பயணித்த தூரத்திற்கு சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது, இது சிறிய, மிகவும் சிறிய சாதனங்களை அனுமதிக்கிறது. பந்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உருளும் இயக்கம் திரவத்தில் உள்ள கொந்தளிப்புகளைத் தவிர்க்கிறது, இல்லையெனில் அது விழும் பந்துடன் ஏற்படும். இந்த வகை சாதனம் கப்பல் போர்டு பயன்பாட்டிற்கும் ஏற்றது. ஃபாலிங்-பிஸ்டன் விஸ்கோமெட்டர் அதன் கண்டுபிடிப்பாளரான ஆஸ்டின் நார்க்ராஸின் நினைவாக நார்க்ராஸ் விஸ்கோமெட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கரடுமுரடான மற்றும் உணர்திறன் கொண்ட தொழில்துறை சாதனத்தில் பாகுத்தன்மை அளவீட்டின் கொள்கை ஒரு பிஸ்டன் மற்றும் சிலிண்டர் அசெம்பிளியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பிஸ்டன் அவ்வப்போது ஒரு காற்று தூக்குதல் பொறிமுறையால் உயர்த்தப்படுகிறது, பிஸ்டனுக்கும் சிலிண்டரின் சுவருக்கும் இடையிலான வெளியேற்றம் (இடைவெளி) மூலம் அளவிடப்படும் பொருளை பிஸ்டனுக்குக் கீழே உருவாகும் இடத்திற்குள் இழுக்கிறது. அசெம்பிளி பொதுவாக சில விநாடிகளுக்கு வைக்கப்பட்டு, பின்னர் ஈர்ப்பு விசையால் விழ அனுமதிக்கப்படுகிறது, மாதிரியை அது நுழைந்த அதே பாதையில் வெளியேற்றி, அளவிடப்பட்ட திரவத்தில் ஒரு வெட்டு விளைவை உருவாக்குகிறது, இது இந்த விஸ்கோமெட்டரை குறிப்பாக உணர்திறன் மற்றும் சில திக்ஸோட்ரோபிக் திரவங்களை அளவிடுவதற்கு நல்லது. வீழ்ச்சியின் நேரம் என்பது பிசுபிசுப்பின் அளவீடு ஆகும், பிஸ்டனுக்கும் சிலிண்டரின் உட்புறத்திற்கும் இடையிலான வெளியேற்றம் அளவீட்டு துளையை உருவாக்குகிறது. பிசுபிசுப்பு கட்டுப்படுத்தி வீழ்ச்சியின் நேரத்தை அளவிடுகிறது (நேர வீழ்ச்சி விநாடிகள் பிசுபிசுப்பின் அளவீடு) மற்றும் இதன் விளைவாக ஏற்படும் பிசுபிசுப்பு மதிப்பைக் காட்டுகிறது. கட்டுப்பாட்டாளர் டைம்-ஆஃப்-ஃபால் மதிப்பை கப் விநாடிகள் (எஃப்ளக்ஸ் கப் என்று அழைக்கப்படுகிறது), சாய்போல்ட் யுனிவர்சல் செகண்ட் (எஸ். யு. எஸ்) அல்லது சென்டிபாய்ஸ் என அளவீடு செய்யலாம். எளிமை, மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய தன்மை, குறைந்த பராமரிப்பு மற்றும் நீண்ட ஆயுள் காரணமாக தொழில்துறை பயன்பாடு பிரபலமாக உள்ளது. இந்த வகை அளவீடு ஓட்ட விகிதம் அல்லது வெளிப்புற அதிர்வுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. செயல்பாட்டுக் கொள்கையை பல்வேறு நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கலாம், இது செயல்முறை கட்டுப்பாட்டு சூழல்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. சில நேரங்களில் மின்காந்த விஸ்கோமீட்டர் அல்லது ஈ. எம். வி விஸ்கோமீட்டர் என்று குறிப்பிடப்படும் ஊசலாடும்-பிஸ்டன் விஸ்கோமீட்டர், 1986 ஆம் ஆண்டில் கேம்பிரிட்ஜ் விஸ்கோசிட்டியில் (முறைப்படி கேம்பிரிட்ஜ் அப்ளைடு சிஸ்டம்ஸ்) கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சென்சார் (கீழே உள்ள படத்தைப் பார்க்கவும்) ஒரு அளவீட்டு அறை மற்றும் காந்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிஸ்டனை உள்ளடக்கியது. அளவீடுகள் எடுக்கப்படுகின்றன, இதன் மூலம் ஒரு மாதிரி முதலில் பிஸ்டன் வசிக்கும் வெப்பத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவீட்டு அறைக்குள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. மின்னணுவியல் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காந்தப்புலத்துடன் அளவீட்டு அறைக்குள் பிஸ்டனை ஊசலாடும் இயக்கத்திற்குள் செலுத்துகிறது. பிஸ்டன் பயணத்தின் காரணமாக திரவத்தின் (அல்லது வாயு) மீது ஒரு வெட்டு அழுத்தம் விதிக்கப்படுகிறது, மேலும் பிஸ்டனின் பயண நேரத்தை அளவிடுவதன் மூலம் பாகுத்தன்மை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பிஸ்டன் மற்றும் அளவீட்டு அறைக்கு இடையிலான வருடாந்திர இடைவெளி, மின்காந்த புலத்தின் வலிமை மற்றும் பிஸ்டனின் பயண தூரம் ஆகியவற்றுக்கான கட்டுமான அளவுருக்கள் நியூட்டனின் பாகுத்தன்மை விதியின்படி பாகுத்தன்மையைக் கணக்கிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஊசலாடும்-பிஸ்டன் விஸ்கோமீட்டர் தொழில்நுட்பம் ஆய்வக பயன்பாடுகளில் சிறிய-மாதிரி பாகுத்தன்மை மற்றும் மைக்ரோ-மாதிரி பாகுத்தன்மை சோதனைக்கு ஏற்றது. இது ஆய்வக மற்றும் செயல்முறை சூழல்களில் உயர் அழுத்த பாகுத்தன்மை மற்றும் உயர் வெப்பநிலை பாகுத்தன்மை அளவீடுகளுக்கும் ஏற்றது. பிசுபிசுப்பு சென்சார்கள் அமுக்கிகள் மற்றும் என்ஜின்களில் பயன்படுத்த சிறிய அளவிலான விஸ்கோமீட்டர்கள், டிப் பூச்சு செயல்முறைகளுக்கான ஃப்ளோ-த்ரூ விஸ்கோமீட்டர்கள், சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் பயன்படுத்த இன்-லைன் விஸ்கோமீட்டர்கள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான பிற பயன்பாடுகள் போன்ற பரந்த அளவிலான தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்காக அளவிடப்பட்டுள்ளன. நவீன மின்னணுவியலில் இருந்து உணர்திறன் மேம்பாடுகள், வாயு பாகுத்தன்மையை ஆராயும் கல்வி ஆய்வகங்களுடன் ஊசலாடும்-பிஸ்டன் விஸ்கோமீட்டர் பிரபலத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது. அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்கள் 1950 களின் பெண்டிக்ஸ் கருவிக்கு முந்தையவை, இது ஒரு திரவத்தில் மூழ்கியிருக்கும் ஊசலாடும் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் ரெசனேட்டரின் ஈரப்பதத்தை அளவிடுவதன் மூலம் செயல்படும் ஒரு வகுப்பைச் சேர்ந்தது, அதன் பாகுத்தன்மை தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். ஒத்ததிர்வு பொதுவாக சுழற்சியில் அல்லது குறுக்குவெட்டில் ஊசலாடுகிறது (ஒரு கான்டிலீவர் கற்றை அல்லது ட்யூனிங் ஃபோர்க்காக). பாகுத்தன்மை எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு பெரிய தணிப்பு ரெசனேட்டருக்கு விதிக்கப்படுகிறது. ரெசனேட்டரின் டாம்பிங் பல முறைகளில் ஒன்றின் மூலம் அளவிடப்படலாம்ஃ ஊசலாட்டத்தை நிலையான வீச்சில் அதிர்வுற வைக்க தேவையான சக்தி உள்ளீட்டை அளவிடுதல். பாகுத்தன்மை எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அலைவின் வீச்சை பராமரிக்க அதிக சக்தி தேவைப்படுகிறது. கிளர்ச்சி அணைக்கப்பட்டவுடன் ஊசலாட்டத்தின் சிதைவு நேரத்தை அளவிடுதல். பாகுத்தன்மை எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு வேகமாக சமிக்ஞை சிதைகிறது. கிளர்ச்சி மற்றும் மறுமொழி அலைவடிவங்களுக்கு இடையிலான கட்ட கோணத்தின் செயல்பாடாக அதிர்வெண்ணின் அதிர்வெண்ணை அளவிடுதல். அதிக பாகுத்தன்மை, கொடுக்கப்பட்ட கட்ட மாற்றத்திற்கான அதிக அதிர்வெண் மாற்றம். அதிர்வு கருவி ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வெட்டு புலத்தின் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு திரவத்தின் பாகுத்தன்மையை அளவிடுவதற்கு தகுதியற்றதாக இருக்கிறது, அதன் ஓட்ட நடத்தை முன்பே அறியப்படவில்லை. அதிர்வுறும் விஸ்கோமீட்டர்கள் என்பது செயல்முறை நிலையில் உள்ள பாகுத்தன்மையை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் கரடுமுரடான தொழில்துறை அமைப்புகள் ஆகும். சென்சாரின் செயலில் உள்ள பகுதி ஒரு அதிர்வுறும் கம்பியாகும். கம்பம் மூழ்கியிருக்கும் திரவத்தின் பாகுத்தன்மையைப் பொறுத்து அதிர்வு வீச்சு மாறுபடும். இந்த பிசுபிசுப்பு மீட்டர்கள் அடைப்பு திரவம் மற்றும் அதிக பிசுபிசுப்பு திரவங்களை அளவிடுவதற்கு பொருத்தமானவை, இதில் இழைகள் (1000 பா·ஸ் வரை) உள்ளன. தற்போது, உலகெங்கிலும் உள்ள பல தொழில்கள் இந்த விஸ்கோமீட்டர்களை பரந்த அளவிலான திரவங்களின் பாகுத்தன்மையை அளவிடுவதற்கான மிகவும் திறமையான அமைப்பாகக் கருதுகின்றன; இதற்கு மாறாக, சுழற்சி விஸ்கோமீட்டர்களுக்கு அதிக பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது, அடைப்பு திரவத்தை அளவிட முடியவில்லை, மேலும் தீவிர பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு அடிக்கடி அளவுத்திருத்தம் தேவைப்படுகிறது. அதிர்வுறும் விஸ்கோமீட்டர்களுக்கு நகரும் பாகங்கள் இல்லை, பலவீனமான பாகங்கள் இல்லை மற்றும் உணர்திறன் பகுதி பொதுவாக சிறியதாக இருக்கும். பற்சிப்பி போன்ற ஒரு பாதுகாப்பு பூச்சு சேர்ப்பதன் மூலமோ அல்லது சென்சாரின் பொருளை 316 எல் துருப்பிடிக்காத எஃகு போன்ற பொருளாக மாற்றுவதன் மூலமோ மிகவும் அடிப்படை அல்லது அமில திரவங்களை கூட அளவிட முடியும். தொட்டிகள் மற்றும் குழாய்களில் உள்ள செயல்முறை திரவத்தின் பாகுத்தன்மையைக் கண்காணிக்க அதிர்வு விஸ்கோமீட்டர்கள் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் இன்லைன் கருவியாகும். குவார்ட்ஸ் விஸ்கோமெட்டர் குவார்ட்ஸ் விஸ்கோமெட்டர் ஒரு சிறப்பு வகை அதிர்வு விஸ்கோமெட்டர் ஆகும். இங்கே, ஒரு ஊசலாடும் குவார்ட்ஸ் படிகமானது ஒரு திரவத்தில் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஊசலாடும் நடத்தையில் குறிப்பிட்ட செல்வாக்கு பாகுத்தன்மையை வரையறுக்கிறது. குவார்ட்ஸ் பிசுபிசுப்பு அளவீட்டின் கொள்கை டபிள்யூ. பி. மேசனின் யோசனையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அடிப்படை கருத்து பாகுத்தன்மையை தீர்மானிக்க ஒரு பைசோ எலக்ட்ரிக் படிகத்தைப் பயன்படுத்துவதாகும். ஆஸிலேட்டரில் பயன்படுத்தப்படும் உயர் அதிர்வெண் மின்சார புலம் சென்சாரின் இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் திரவத்தின் வெட்டு விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. சென்சாரின் இயக்கம் பின்னர் திரவத்தின் வெளிப்புற சக்திகளால் (வெட்டு அழுத்தம்) பாதிக்கப்படுகிறது, இது சென்சாரின் மின் பதிலை பாதிக்கிறது. ஒரு குவார்ட்ஸ் படிகத்தின் மூலம் பாகுத்தன்மை தீர்மானிப்பதற்கான முன் நிபந்தனையாக அளவுத்திருத்த செயல்முறை B க்கு செல்கிறது. ஊசலாடும் அமைப்பின் மின் மற்றும் இயந்திர பரிமாற்ற நடத்தை பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வை எளிதாக்கிய போட். இந்த அளவுத்திருத்தத்தின் அடிப்படையில், குவார்ட்ஸ் விஸ்கோசிமீட்டர் உருவாக்கப்பட்டது, இது ஓய்வு மற்றும் பாயும் திரவங்களில் தொடர்ச்சியான பாகுத்தன்மையை தீர்மானிக்க அனுமதிக்கிறது. குவார்ட்ஸ் படிக நுண் சமநிலை குவார்ட்ஸில் உள்ளார்ந்த பைசோ எலக்ட்ரிக் பண்புகளால் ஒரு அதிர்வு பிசுபிசுப்பாக செயல்படுகிறது, இது திரவங்கள் மற்றும் மெல்லிய படலங்களின் கடத்துத்திறன் நிறமாலையின் அளவீடுகளை படிகத்தின் மேற்பரப்பில் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த ஸ்பெக்ட்ராவிலிருந்து, குவார்ட்ஸ் படிகத்தின் அதிர்வு மற்றும் ஓவர்டோன் அதிர்வெண்களுக்கான அதிர்வெண் மாற்றங்கள் மற்றும் சிகரங்களை விரிவுபடுத்துதல் ஆகியவை கண்காணிக்கப்பட்டு வெகுஜன மாற்றங்கள் மற்றும் பாகுத்தன்மை, வெட்டு மாடுலஸ் மற்றும் திரவ அல்லது மெல்லிய படலத்தின் பிற விஸ்கோலாஸ்டிக் பண்புகளை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாகுத்தன்மையை அளவிடுவதற்கு குவார்ட்ஸ் படிக நுண் சமநிலையைப் பயன்படுத்துவதன் ஒரு நன்மை துல்லியமான அளவீட்டைப் பெறுவதற்குத் தேவையான சிறிய அளவிலான மாதிரியாகும். இருப்பினும், மாதிரி தயாரிக்கும் நுட்பங்கள் மற்றும் படலம் அல்லது மொத்த திரவத்தின் தடிமன் ஆகியவற்றில் உள்ள விஸ்கோலாஸ்டிக் பண்புகள் காரணமாக, மாதிரிகளுக்கு இடையிலான பாகுத்தன்மையின் அளவீடுகளில் 10 சதவீதம் வரை பிழைகள் இருக்கலாம். ஒரு குவார்ட்ஸ் படிக நுண் சமநிலையைப் பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தின் பாகுத்தன்மையை அளவிடுவதற்கான ஒரு சுவாரஸ்யமான நுட்பம் அளவீடுகளின் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. ஒரு மெல்லிய படலத்தை உருவாக்குவதற்கோ அல்லது குவார்ட்ஸ் படிகத்தை ஒரு திரவத்தில் மூழ்கடிப்பதற்கோ பதிலாக, ஆர்வமுள்ள திரவத்தின் ஒரு துளி படிகத்தின் மேற்பரப்பில் கைவிடப்படுகிறது. பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி அதிர்வெண் தரவுகளில் ஏற்படும் மாற்றத்திலிருந்து பாகுத்தன்மை பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது, அங்கு அதிர்வு அதிர்வெண், திரவத்தின் அடர்த்தி, குவார்ட்சின் வெட்டு மாடுலஸ் மற்றும் குவார்ட்சின் அடர்த்தி. இந்த நுட்பத்தின் நீட்டிப்பு குவார்ட்ஸ் படிகத்தில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட துளி அளவைப் பொறுத்து அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் ஏற்படும் மாற்றத்தை சரிசெய்கிறது. சுழற்சி விஸ்காமீட்டர்கள் சுழற்சி விஸ்காமீட்டர்கள் ஒரு திரவத்தில் ஒரு பொருளை சுழற்றுவதற்குத் தேவையான முறுக்கு அந்த திரவத்தின் பாகுத்தன்மையின் செயல்பாடு என்ற கருத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு வட்டு அல்லது பாபை ஒரு திரவத்தில் அறியப்பட்ட வேகத்தில் சுழற்றுவதற்குத் தேவையான முறுக்குவிசையை அவை அளவிடுகின்றன. "கப் மற்றும் பாப்" விஸ்கோமீட்டர்கள் ஒரு சோதனை செல்லுக்குள் வெட்டப்பட வேண்டிய மாதிரியின் சரியான அளவை வரையறுப்பதன் மூலம் செயல்படுகின்றன; ஒரு குறிப்பிட்ட சுழற்சி வேகத்தை அடைய தேவையான முறுக்கு அளவிடப்பட்டு திட்டமிடப்படுகிறது. "கப் மற்றும் பாப்" விஸ்கோமீட்டர்களில் இரண்டு பாரம்பரிய வடிவவியல்கள் உள்ளன, அவை "கூட்" அல்லது "சியர்ல்" அமைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அவை கப் அல்லது பாப் சுழல்கிறதா என்பதைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன. சுழலும் கோப்பை சில சந்தர்ப்பங்களில் விரும்பப்படுகிறது, ஏனெனில் இது டெய்லர் சுழற்சிகளின் தொடக்கத்தை மிக அதிக வெட்டு விகிதங்களில் குறைக்கிறது, ஆனால் சுழலும் பாப் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் கருவி வடிவமைப்பு மற்ற வடிவவியல்களுக்கும் மிகவும் நெகிழ்வானது. "கூம்பு மற்றும் தட்டு" விஸ்கோமீட்டர்கள் ஒரு தட்டையான தட்டுக்கு அருகில் ஒரு குறுகிய கோண கூம்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த அமைப்பில், வடிவவியல்களுக்கு இடையிலான வெட்டு விகிதம் எந்த சுழற்சி வேகத்திலும் நிலையானது. வெட்டு அழுத்தம் (முறுக்குவிசையிலிருந்து) மற்றும் வெட்டு விகிதம் (கோண வேகத்திலிருந்து) ஆகியவற்றிலிருந்து பாகுத்தன்மையை எளிதில் கணக்கிட முடியும். எந்தவொரு வடிவவியலையும் கொண்ட ஒரு சோதனை பல வெட்டு விகிதங்கள் அல்லது அழுத்தங்களின் அட்டவணை வழியாக ஓடினால், தரவு ஒரு ஓட்ட வளைவைத் திட்டமிட பயன்படுத்தப்படலாம், அதாவது பாகுத்தன்மை மற்றும் வெட்டு வீதத்தின் வரைபடம். மேற்கண்ட சோதனை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு நிலையான மதிப்பை அடைய அளவிடப்பட்ட மதிப்புக்கு (விகிதம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டால் வெட்டு அழுத்தம், அல்லது மாறாக) மெதுவாக மேற்கொள்ளப்பட்டால், தரவு "சமநிலையில்" இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் வரைபடம் பின்னர் ஒரு "சமநிலை ஓட்ட வளைவு" ஆகும். சமநிலையற்ற அளவீடுகளை விட இது விரும்பத்தக்கது, ஏனெனில் தரவு பொதுவாக பல கருவிகளில் அல்லது பிற வடிவவியல்களுடன் நகலெடுக்கப்படலாம். வெட்டு விகிதம் மற்றும் வெட்டு அழுத்த வடிவ காரணிகளின் கணக்கீடு ரியோமீட்டர்கள் மற்றும் விஸ்கோமீட்டர்கள் முறுக்கு மற்றும் கோண வேகத்துடன் செயல்படுகின்றன. பிசுபிசுப்பு பொதுவாக வெட்டு அழுத்தம் மற்றும் வெட்டு விகிதங்களின் அடிப்படையில் கருதப்படுவதால், "கருவி எண்களில்" இருந்து "ரியோலஜி எண்களுக்கு" மாற்ற ஒரு முறை தேவைப்படுகிறது. ஒரு கருவியில் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு அளவீட்டு முறையும் முறுக்குவிசையை வெட்டு அழுத்தமாக மாற்றுவதற்கும், கோண வேகத்தை வெட்டு விகிதமாக மாற்றுவதற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய "வடிவ காரணிகளைக்" கொண்டுள்ளது. ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் காரணி மற்றும் ஷியர் ரேட் காரணி என்று அழைப்போம். வெட்டு அழுத்தம் = முறுக்குவிசை. வெட்டு விகிதம் = x கோண வேகம். இணையான தட்டுகள் போன்ற சில அளவீட்டு அமைப்புகளுக்கு, பயனர் அளவீட்டு அமைப்புகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியை அமைக்கலாம். இந்த வழக்கில் பயன்படுத்தப்படும் சமன்பாடு வெட்டு விகிதம் = × கோண திசைவேகம்/இடைவெளி. பாகுத்தன்மை = வெட்டு அழுத்தம்/வெட்டு விகிதம். ஒவ்வொரு அளவீட்டு முறைக்கும் வடிவ காரணிகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதை பின்வரும் பிரிவுகள் காட்டுகின்றன. கூம்பு மற்றும் தட்டு கூம்பின் ஆரம் இருக்கும் இடத்தில், ரேடியன்களில் கூம்பு கோணம் ஆகும். இணையான தட்டுகள் எங்கே தட்டின் ஆரம். குறிப்புஃ ஒரு இணையான தட்டுக்கு ஆரம் முழுவதும் வெட்டு அழுத்தம் மாறுபடும். சோதனை மாதிரி நியூட்டனியனாக இருந்தால் மேலே உள்ள சூத்திரம் 3/4 ஆரம் நிலையை குறிக்கிறது. கோஆக்சியல் சிலிண்டர்கள்ஃ சராசரி ஆரம், உள் ஆரம், வெளிப்புற ஆரம், சிலிண்டரின் உயரம். குறிப்புஃ வெட்டு அழுத்தத்தை சராசரி ஆரத்தில் நிகழும் அழுத்தமாக எடுத்துக்கொள்கிறது. மின்காந்த சுழல்-கோள விஸ்கோமீட்டர் (ஈ. எம். எஸ் விஸ்கோமீட்டர்) மின்காந்தத் தொடர்பால் இயக்கப்படும் ஒரு கோளத்தின் சுழற்சியைக் கவனிப்பதன் மூலம் திரவங்களின் பாகுத்தன்மையை ஈ. எம். எஸ் விஸ்கோமீட்டர் அளவிடுகிறதுஃ ஒரு சுழற்சியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு காந்தங்கள் சுழலும் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகின்றன. அளவிட வேண்டிய மாதிரி 3 ஒரு சிறிய சோதனைக் குழாய் 2 இல் உள்ளது. குழாயின் உள்ளே ஒரு அலுமினிய கோளம் 4 உள்ளது. குழாய் ஒரு வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அறை 1 இல் அமைந்துள்ளது மற்றும் கோளம் இரண்டு காந்தங்களின் மையத்தில் அமைந்துள்ள வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுழலும் காந்தப்புலம் கோளத்தில் எட்டி நீரோட்டங்களைத் தூண்டுகிறது. காந்தப்புலத்திற்கும் இந்த எடி நீரோட்டங்களுக்கும் இடையிலான லோரெண்ட்ஸ் தொடர்பு கோளத்தை சுழற்றும் முறுக்குவிசையை உருவாக்குகிறது. கோளத்தின் சுழற்சி வேகம் காந்தப்புலத்தின் சுழற்சி வேகம், காந்தப்புலத்தின் அளவு மற்றும் கோளத்தைச் சுற்றியுள்ள மாதிரியின் பாகுத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. கோளத்தின் இயக்கம் செல்லின் கீழே அமைந்துள்ள வீடியோ கேமரா 5 மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. கோளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் முறுக்கு காந்தப்புலம் மற்றும் கோளத்தின் கோண வேகத்தில் உள்ள வேறுபாட்டிற்கு விகிதாசாரமாகும். எனவே திரவத்தின் பாகுத்தன்மைக்கும் இடையே ஒரு நேரியல் உறவு உள்ளது. இந்த புதிய அளவீட்டுக் கொள்கையை சாகாய் மற்றும் பலர் உருவாக்கினர். டோக்கியோ பல்கலைக்கழகத்தில். ஈஎம்எஸ் விஸ்கோமீட்டர் மற்ற சுழற்சி விஸ்கோமீட்டர்களிலிருந்து மூன்று முக்கிய பண்புகளால் தன்னை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறதுஃ மாதிரியுடன் நேரடி தொடர்பில் வரும் விஸ்கோமீட்டரின் அனைத்து பகுதிகளும் செலவழிப்பு மற்றும் மலிவானவை. அளவீடுகள் ஒரு சீல் செய்யப்பட்ட மாதிரி பாத்திரத்தில் செய்யப்படுகின்றன. ஈஎம்எஸ் விஸ்கோமெட்டருக்கு மிகக் குறைந்த மாதிரி அளவுகள் மட்டுமே தேவைப்படுகின்றன. ஸ்டேபிங்கர் விஸ்கோமீட்டர் கிளாசிக் கூட்-வகை சுழற்சி விஸ்கோமீட்டரை மாற்றியமைப்பதன் மூலம், இயக்கவியல் பாகுத்தன்மை தீர்மானத்தின் துல்லியத்தை பரந்த அளவீட்டு வரம்புடன் இணைக்க முடியும். ஸ்டேபிங்கர் விஸ்கோமீட்டரின் வெளிப்புற உருளை ஒரு மாதிரி நிரப்பப்பட்ட குழாய் ஆகும், இது வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செம்பு இல்லத்தில் நிலையான வேகத்தில் சுழல்கிறது. வெற்று உள் உருளை-ஒரு கூம்பு சுழற்சியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது-ஹைட்ரோடினமிக் உயவூட்டல் விளைவுகள் மற்றும் மையவிலக்கு சக்திகளால் மாதிரியை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த வழியில் பெரும்பாலான சுழற்சி சாதனங்களில் தவிர்க்க முடியாத காரணியான அனைத்து தாங்கி உராய்வும் முழுமையாக தவிர்க்கப்படுகிறது. சுழலும் திரவத்தின் வெட்டு விசைகள் ரோட்டரை இயக்குகின்றன, அதே நேரத்தில் ரோட்டருக்குள் ஒரு காந்தம் சுற்றியுள்ள செம்பு வீட்டுவசதியுடன் ஒரு எடி மின்னோட்ட பிரேக்கை உருவாக்குகிறது. ஓட்டுநர் மற்றும் பின்னடைவு சக்திகளுக்கு இடையில் ஒரு சமநிலை ரோட்டார் வேகம் நிறுவப்படுகிறது, இது மாறும் பாகுத்தன்மையின் தெளிவான அளவீடு ஆகும். சுழலும் காந்தப்புலத்தின் அதிர்வெண்ணை எண்ணும் ஹால்-விளைவு சென்சார் மூலம் நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் வேகம் மற்றும் முறுக்கு அளவீடு செயல்படுத்தப்படுகிறது. இது 50 pN·m இன் மிகவும் துல்லியமான முறுக்குவிசை தெளிவுத்திறனையும், ஒற்றை அளவீட்டு அமைப்புடன் 0 முதல் 30,000 mPa·s வரை பரந்த அளவீட்டு வரம்பையும் அனுமதிக்கிறது. ஊசலாடும் யு-குழாய் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட அடர்த்தி அளவீடு, அளவிடப்பட்ட மாறும் பாகுத்தன்மையிலிருந்து இயக்கவியல் பாகுத்தன்மையை தீர்மானிக்க அனுமதிக்கிறது, இது பின்வரும் உறவைப் பயன்படுத்துகிறதுஃ இயக்கவியல் பாகுத்தன்மை (மிமீ 2/வி), மாறும் பாகுத்தன்மை (எம். பி. ஏ. எஸ்), அடர்த்தி (ஜி/சி. எம் 3). குமிழி விஸ்கோமெட்டர் குமிழி விஸ்கோமெட்டர்கள் ரெசின்கள் மற்றும் வார்னிஷ்கள் போன்ற அறியப்பட்ட திரவங்களின் இயக்கவியல் பாகுத்தன்மையை விரைவாக தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு காற்று குமிழி உயரத் தேவையான நேரம் திரவத்தின் பாகுத்தன்மைக்கு நேரடியாக விகிதாசாரமாகும், எனவே குமிழி வேகமாக உயர்கிறது, பாகுத்தன்மை குறைகிறது. அகரவரிசை-ஒப்பீட்டு முறை 4 செட் எழுத்துக்கள் கொண்ட குறிப்பு குழாய்களைப் பயன்படுத்துகிறது, A5 முதல் Z10 வரை, அறியப்பட்ட பாகுத்தன்மை 0.005 முதல் 1,000 ஸ்டோக்ஸ் வரை பாகுத்தன்மை வரம்பை மறைக்க. நேரடி-நேர முறை "குமிழி விநாடிகளை" தீர்மானிக்க ஒற்றை 3-வரி நேரக் குழாயைப் பயன்படுத்துகிறது, பின்னர் அவை ஸ்டோக்குகளாக மாற்றப்படலாம். இந்த முறை கணிசமாக துல்லியமானது, ஆனால் குழாயில் உள்ள குமிழியின் வடிவத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் காரணமாக மிதப்பு மாறுபாடுகள் காரணமாக அளவீடுகள் மாறுபடும். இருப்பினும், இது எந்தவொரு தீவிரமான தவறான கணக்கீட்டையும் ஏற்படுத்தாது. செவ்வக-பிளவு விஸ்கோமீட்டர் செவ்வக-பிளவு விஸ்கோமீட்டர்/ரியோமீட்டரின் அடிப்படை வடிவமைப்பு ஒரு செவ்வக-பிளவு கால்வாயை சீரான குறுக்குவெட்டு பகுதியுடன் கொண்டுள்ளது. ஒரு சோதனை திரவம் இந்த கால்வாயின் வழியாக நிலையான ஓட்ட விகிதத்தில் செலுத்தப்படுகிறது. படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளபடி நீரோடை வாரியான திசையில் நேரியல் தூரங்களில் பல அழுத்த சென்சார்கள் ஃப்ளஷ்-ஏற்றப்பட்டு அழுத்த வீழ்ச்சியை அளவிடுகின்றனஃ அளவீட்டுக் கோட்பாடுஃ பிளவு விஸ்கோமெட்டர்/ரியோமீட்டர் என்பது ஒரு பிசுபிசுப்பு திரவம் ஓட்டத்தை எதிர்க்கிறது என்ற அடிப்படை கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது பிளவுகளின் நீளத்தில் குறைந்து வரும் அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அழுத்தம் குறைப்பு அல்லது வீழ்ச்சி () சுவர் எல்லையில் உள்ள வெட்டு அழுத்தத்துடன் தொடர்புடையது. வெளிப்படையான வெட்டு விகிதம் நேரடியாக ஓட்ட விகிதம் மற்றும் பிளவுகளின் பரிமாணத்துடன் தொடர்புடையது. வெளிப்படையான வெட்டு விகிதம், வெட்டு அழுத்தம் மற்றும் வெளிப்படையான பாகுத்தன்மை ஆகியவை கணக்கிடப்படுகின்றனஃ வெளிப்படையான வெட்டு விகிதம் (s−1), வெட்டு அழுத்தம் (பா), வெளிப்படையான பாகுத்தன்மை (பா), முன்னணி அழுத்த சென்சாருக்கும் கடைசி அழுத்த சென்சாருக்கும் (பா) இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு, ஓட்ட விகிதம் (மில்லி/வி), ஓட்ட சேனலின் அகலம் (மிமீ), ஓட்ட சேனலின் ஆழம் (மிமீ), முன்னணி அழுத்த சென்சாருக்கும் கடைசி அழுத்த சென்சாருக்கும் (மிமீ) இடையிலான தூரம். ஒரு திரவத்தின் பாகுத்தன்மையை தீர்மானிக்க, திரவ மாதிரி ஒரு நிலையான ஓட்ட விகிதத்தில் பிளவு கால்வாய் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது, மேலும் அழுத்தம் வீழ்ச்சி அளவிடப்படுகிறது. இந்த சமன்பாடுகளைத் தொடர்ந்து, வெளிப்படையான பாகுத்தன்மை வெளிப்படையான வெட்டு விகிதத்திற்கு கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு நியூட்டனிய திரவத்திற்கு, வெளிப்படையான பாகுத்தன்மை உண்மையான பாகுத்தன்மைக்கு சமம், மேலும் ஒற்றை வெட்டு-விகித அளவீடு போதுமானது. நியூட்டோனியன் அல்லாத திரவங்களுக்கு, வெளிப்படையான பாகுத்தன்மை உண்மையான பாகுத்தன்மை அல்ல. உண்மையான பாகுத்தன்மையைப் பெறுவதற்காக, வெளிப்படையான பாகுத்தன்மைகள் பல வெளிப்படையான வெட்டு விகிதங்களில் அளவிடப்படுகின்றன. பின்னர் பல்வேறு வெட்டு விகிதங்களில் உண்மையான பாகுத்தன்மை வெய்சென்பெர்க்-ராபினோவிட்ச்-மூனி திருத்தக் காரணியைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறதுஃ கணக்கிடப்பட்ட உண்மையான பாகுத்தன்மை ஒரே வெட்டு விகிதத்தில் கூம்பு மற்றும் தட்டு மதிப்புகளுக்கு சமம். செவ்வக-பிளவு விஸ்கோமீட்டர்/ரியோமீட்டரின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பதிப்பும் வெளிப்படையான விரிவாக்க பாகுத்தன்மையை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படலாம். கிரெப்ஸ் விஸ்கோமெட்டர் கிரெப்ஸ் விஸ்கோமெட்டர் ஒரு திரவத்தின் பாகுத்தன்மையை அளவிட டிஜிட்டல் வரைபடத்தையும் ஒரு சிறிய பக்கவாட்டு சுழலையும் பயன்படுத்துகிறது. இது பெரும்பாலும் வண்ணப்பூச்சு தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல்வேறு விஸ்கோமீட்டர் வகைகள் பிற விஸ்கோமீட்டர் வகைகள் பந்துகள் அல்லது பிற பொருட்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. நியூட்டோனியன் அல்லாத திரவங்களை வகைப்படுத்தக்கூடிய விஸ்கோமீட்டர்கள் பொதுவாக ரியோமீட்டர்கள் அல்லது பிளாஸ்டோமீட்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஐ. சி. ஐ. "ஆஸ்கார்" விஸ்கோமீட்டரில், ஒரு சீல் செய்யப்பட்ட திரவ கேன் முறுக்கமாக ஊசலாடப்பட்டது, மேலும் புத்திசாலித்தனமான அளவீட்டு நுட்பங்கள் மூலம் மாதிரியில் உள்ள பாகுத்தன்மை மற்றும் நெகிழ்ச்சி இரண்டையும் அளவிட முடிந்தது. மார்ஷ் புனல் விஸ்கோமீட்டர் ஒரு கூம்பின் அடிப்பகுதியில் இருந்து ஒரு குறுகிய குழாய் வழியாக பாய்வதற்கு அறியப்பட்ட அளவு திரவத்தை எடுக்கும் நேரத்திலிருந்து (வெளியேற்ற நேரம்) பாகுத்தன்மையை அளவிடுகிறது. கூம்பு மற்றும் பல்வேறு முனை அளவுகளுக்கு வெவ்வேறு வடிவங்களைப் பயன்படுத்தும் ஃபோர்டு, ஜான் மற்றும் ஷெல் கோப்பைகள் போன்ற ஃப்லோ கோப்பைகளுக்கு (எஃப்ளக்ஸ் கோப்பைகள்) இது கொள்கையளவில் ஒத்திருக்கிறது. அளவீடுகள் ஐஎஸ்ஓ 2431, ஏஎஸ்டிஎம் டி1200-10 அல்லது டிஐஎன் 53411 இன் படி செய்யப்படலாம். நெகிழ்வான பிளேடு ரியோமீட்டர் குறைந்த பிசுபிசுப்பு திரவங்களுக்கான அளவீடுகளின் துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது, இது நகரும் அல்லது நிலையான பிளேடுகளின் நெகிழ்வுத்தன்மை காரணமாக ஓட்டம் புலத்தில் நுட்பமான மாற்றங்களைப் பயன்படுத்துகிறது (சில நேரங்களில் விங் அல்லது ஒற்றை பக்க-மூடப்பட்ட கான்டிலீவர் என்று அழைக்கப்படுகிறது). மேலும் காண்க ஓட்டம் அளவீட்டு பாய்சியூல் சமன்பாடு விஸ்கோதெர்ம் குறிப்புகள் பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் பிஎஸ் ஐஎஸ்ஓ/டிஆர் 3666:1998 நீரின் பிசுபிசுப்பு பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் பிஎஸ் 188:1977 திரவங்களின் பிசுபிசுப்பை தீர்மானிப்பதற்கான முறைகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் ரியோடெஸ்ட் மெடிங்கன் ஜி. எம். பி. எச்-ஃபிரிட்ஸ் ஹாப்லர் ஏஎஸ்டிஎம் இன்டர்நேஷனல் (ஏஎஸ்டிஎம் டி 7042) பிசுபிசுப்பு மாற்று அட்டவணைகள்-ஆல்பா டெக்னாலஜிஸ் (முன்பு மான்சாண்டோ கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள்)-அக்ரோன், ஓஹியோ யுஎஸ்ஏ அன்டன் பார்-விஸ்கோமெட்ரி பாலிமர்களின் அடிப்படைகள்