Microtome
மைக்ரோடோம் (கிரேக்க மொழியில் "சிறியது" என்று பொருள்படும் மைக்ரோஸ் மற்றும் "வெட்டுவது" என்று பொருள்படும் டெம்னைன்) என்பது பிரிவுகள் எனப்படும் மிகவும் மெல்லிய துண்டுகளை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வெட்டும் கருவியாகும், இந்த செயல்முறை மைக்ரோசெக்ஷனிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அறிவியலில் முக்கியமானவை, கடத்தப்பட்ட ஒளி அல்லது எலக்ட்ரான் கதிர்வீச்சின் கீழ் கண்காணிப்புக்கான மாதிரிகளைத் தயாரிப்பதற்கு மைக்ரோடோம்கள் நுண்ணோக்கியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மைக்ரோடோம்கள் எஃகு, கண்ணாடி அல்லது வைர கத்திகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, இது மாதிரி வெட்டப்படுவதையும், வெட்டப்படும் பிரிவுகளின் விரும்பிய தடிமன் பற்றியும் சார்ந்துள்ளது. ஒளி நுண்ணோக்கிக்கு விலங்கு அல்லது தாவர திசுக்களின் ஹிஸ்டாலஜிக்கல் பிரிவுகளை தயாரிக்க எஃகு கத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளி நுண்ணோக்கிக்கான பிரிவுகளை வெட்டுவதற்கும், எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிக்கான மிக மெல்லிய பிரிவுகளை வெட்டுவதற்கும் கண்ணாடி கத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொழில்துறை தர வைர கத்திகள் எலும்பு, பற்கள் மற்றும் கடினமான தாவரப் பொருட்கள் போன்ற கடினமான பொருட்களை ஒளி நுண்ணோக்கி மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி ஆகிய இரண்டிற்கும் வெட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிக்கான மெல்லிய பிரிவுகளை வெட்டுவதற்கும் ரத்தின-தரமான வைர கத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எலும்புகள், தாதுக்கள் மற்றும் பற்கள் போன்ற பொருட்களுக்கான மெல்லிய பிரிவுகளைத் தயாரிப்பதற்கான ஒரு முறையாக மைக்ரோடோமி உள்ளது, மேலும் இது எலக்ட்ரோபோலிஷிங் மற்றும் அயன் அரைப்புக்கு மாற்றாகும். மைக்ரோடோம் பிரிவுகளை மனித முடியை அதன் அகலத்தின் குறுக்கே பிரிக்கும் அளவுக்கு மெல்லியதாக மாற்றலாம், பிரிவின் தடிமன் 50 நானோமீட்டர் முதல் 100 மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கும். ஒளி நுண்ணோக்கி வளர்ச்சியின் தொடக்கத்தில், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் பிரிவுகள் ரேசர் கத்திகளைப் பயன்படுத்தி கைமுறையாக தயாரிக்கப்பட்டன. கண்காணிப்பின் கீழ் உள்ள மாதிரியின் கட்டமைப்பைக் கவனிக்க, 100 மைக்ரோமீட்டர் வரிசையில் சுத்தமான இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய வெட்டுக்களைச் செய்வது முக்கியம் என்று கண்டறியப்பட்டது, இதன் மூலம் ஒளி பரவ முடியும். இது ஒளி நுண்ணோக்கிகளைப் பயன்படுத்தி மாதிரிகளை பரிமாற்ற முறையில் கண்காணிக்க அனுமதித்தது. அத்தகைய வெட்டுக்களைத் தயாரிப்பதற்கான முதல் சாதனங்களில் ஒன்று 1770 ஆம் ஆண்டில் ஜார்ஜ் ஆடம்ஸ், ஜூனியர் (1750-1795) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, மேலும் அலெக்சாண்டர் கம்மிங்ஸால் மேலும் உருவாக்கப்பட்டது. சாதனம் கையால் இயக்கப்பட்டது, மேலும் மாதிரி ஒரு சிலிண்டரில் வைக்கப்பட்டது மற்றும் மாதிரியின் மேற்புறத்திலிருந்து ஒரு கை குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பிரிவுகள். 1835 ஆம் ஆண்டில், ஆண்ட்ரூ பிரிச்சர்ட் ஒரு அட்டவணை அடிப்படையிலான மாதிரியை உருவாக்கினார், இது சாதனத்தை மேசையில் ஒட்டுவதன் மூலம் அதிர்வுகளை தனிமைப்படுத்த அனுமதித்தது, ஆபரேட்டரை கத்தியிலிருந்து பிரித்தது. எப்போதாவது, மைக்ரோடோமின் கண்டுபிடிப்புக்கான பண்புக்கூறு உடற்கூறியல் நிபுணர் வில்ஹெல்ம் ஹிஸ், சீனியர் (1865) க்கு வழங்கப்படுகிறது. வில்ஹெல்ம் தனது (மைக்ரோடோமின் விளக்கத்திற்கான ஜெர்மன்) புத்தகத்தில் இவ்வாறு எழுதினார்ஃ பிற ஆதாரங்கள் இந்த வளர்ச்சிக்கு செக் உடலியல் நிபுணர் ஜான் எவாஞ்சலிஸ்டா புர்கினேவைக் காரணம் என்று கூறுகின்றன. பல ஆதாரங்கள் பர்க்கைன் மாதிரியை நடைமுறை பயன்பாட்டில் முதன்முதலாக விவரிக்கின்றன. மைக்ரோடோமின் தோற்றத்தில் உள்ள தெளிவற்ற தன்மைக்கு காரணம், முதல் மைக்ரோடோம்கள் வெறுமனே கருவிகளை வெட்டுகின்றன, மேலும் ஆரம்பகால சாதனங்களின் வளர்ச்சி கட்டம் பரவலாக ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை. 1800 களின் இறுதியில், நுண்ணோக்கி விவரங்களின் காட்சிப்படுத்தலுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முக்கியமான உயிரணு கூறுகள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கறைகளுடன் மைக்ரோடோமி மூலம் மிகவும் மெல்லிய மற்றும் தொடர்ந்து மெல்லிய மாதிரிகளின் வளர்ச்சி. இன்று, பெரும்பாலான மைக்ரோடோம்கள் ஒரு மாற்றக்கூடிய கத்தி, ஒரு மாதிரி வைத்திருப்பவர் மற்றும் ஒரு முன்னேற்ற பொறிமுறையுடன் கூடிய கத்தி-பிளாக் வடிவமைப்பாகும். பெரும்பாலான சாதனங்களில் மாதிரியை வெட்டுவது கத்தியின் மீது மாதிரியை நகர்த்துவதன் மூலம் தொடங்குகிறது, அங்கு முன்னேற்ற பொறிமுறை தானாகவே முன்னோக்கி நகர்கிறது, இதனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தடிமனுக்கு அடுத்த வெட்டு செய்ய முடியும். பிரிவின் தடிமன் ஒரு சரிசெய்தல் பொறிமுறையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இது துல்லியமான கட்டுப்பாட்டை அனுமதிக்கிறது. பயன்பாடுகள் மைக்ரோடோம்களின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடுகள்ஃ பாரம்பரிய ஹிஸ்டாலஜி நுட்பம்ஃ திசுக்கள் சரிசெய்யப்பட்டு, நீரிழப்பு செய்யப்பட்டு, அகற்றப்பட்டு, உருகிய பாராஃபினில் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளன, அவை குளிர்ச்சியடையும் போது ஒரு திடமான தொகுதியை உருவாக்குகின்றன. திசு பின்னர் மைக்ரோடோமில் 2 முதல் 50 மைக்ரோமீட்டர் வரை மாறுபடும் தடிமனில் வெட்டப்படுகிறது. அங்கிருந்து திசுவை ஒரு நுண்ணோக்கி ஸ்லைடில் பொருத்தலாம், பாராஃபின் அகற்றப்பட்ட பிறகு பொருத்தமான நீர் சாயம் (களால்) கறைபடித்து, ஒளி நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி பரிசோதிக்கலாம். உறைந்த பகுதி செயல்முறைஃ நீர் நிறைந்த திசுக்கள் உறையவைப்பதன் மூலம் கடினப்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் உறைந்த நிலையில் உறைந்த மைக்ரோடோம் அல்லது மைக்ரோடோம்-கிரையோஸ்டேட் மூலம் வெட்டப்படுகின்றன; பிரிவுகள் கறை படிந்து ஒளி நுண்ணோக்கி மூலம் பரிசோதிக்கப்படுகின்றன. இந்த நுட்பம் பாரம்பரிய ஹிஸ்டாலஜியை (5 நிமிடங்கள் எதிராக 16 மணி நேரம்) விட மிக வேகமாக உள்ளது மற்றும் விரைவான நோயறிதலை அடைய மருத்துவ நடைமுறைகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிரையோசெக்ஷன்கள் இம்யூனோஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரியிலும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஏனெனில் உறைபனி திசு ஒரு ஃபிக்ஸேட்டிவ் பயன்படுத்துவதை விட விரைவாக திசுவின் சீரழிவை நிறுத்துகிறது மற்றும் அதன் வேதியியல் கலவையை மாற்றவோ மறைக்கவோ இல்லை. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி நுட்பம்ஃ எபோக்சி பிசின் உள்ள திசுக்களை உட்பொதிக்கும் பிறகு, ஒரு கண்ணாடி அல்லது ரத்தின தர வைர கத்தி பொருத்தப்பட்ட ஒரு மைக்ரோடோம் மிகவும் மெல்லிய பிரிவுகளை (பொதுவாக 60 முதல் 100 நானோமீட்டர்) வெட்ட பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிரிவுகள் பொருத்தமான கன உலோக உப்பின் நீரிய கரைசலால் கறைபடிந்து, பரிமாற்ற எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி மூலம் பரிசோதிக்கப்படுகின்றன. இந்த கருவி பெரும்பாலும் அல்ட்ராமைக்ரோடோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அல்ட்ரா மைக்ரோடோம் அதன் கண்ணாடி கத்தி அல்லது தொழில்துறை தர வைர கத்தி ஆகியவற்றுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது மெல்லிய பிரிவினைக்கு முன் கணக்கெடுப்பு பிரிவுகளை வெட்டுகிறது. இந்த கணக்கெடுப்பு பிரிவுகள் பொதுவாக 0.5 முதல் 1 மைக்ரோ மீட்டர் தடிமன் கொண்டவை மற்றும் ஒரு கண்ணாடி ஸ்லைடில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன மற்றும் TEM க்கான மெல்லிய பிரிவுக்கு முன் ஒரு ஒளி நுண்ணோக்கியின் கீழ் ஆர்வமுள்ள பகுதிகளைக் கண்டறிய கறை படிந்துள்ளன. TEM க்கான மெல்லிய பிரிவு பெரும்பாலும் ஒரு ரத்தினத் தரமான வைர கத்தியைக் கொண்டு செய்யப்படுகிறது. பாரம்பரிய TEM நுட்பங்களை பூர்த்தி செய்யும் அல்ட்ரா மைக்ரோடோம்கள் பெருகிய முறையில் ஒரு SEM அறைக்குள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம், எனவே பிளாக் முகத்தின் மேற்பரப்பை படம்பிடிக்கலாம், பின்னர் மைக்ரோடோமால் அகற்றப்பட்டு அடுத்த மேற்பரப்பை படம்பிடிக்கலாம். இந்த நுட்பம் சீரியல் பிளாக்-ஃபேஸ் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி (எஸ். பி. எஃப். எஸ். இ. எம்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. தாவரவியல் மைக்ரோடோமி நுட்பம்ஃ மரம், எலும்பு மற்றும் தோல் போன்ற கடினமான பொருட்களுக்கு ஒரு ஸ்லெட்ஜ் மைக்ரோடோம் தேவைப்படுகிறது. இந்த மைக்ரோடோம்கள் கனமான கத்திகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் வழக்கமான மைக்ரோடோமைப் போல மெல்லியதாக வெட்ட முடியாது. ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி (குறிப்பாக எஃப். டி. ஐ. ஆர் அல்லது அகச்சிவப்பு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி) நுட்பம்ஃ அகச்சிவப்பு கற்றை பரிசோதனையின் கீழ் மாதிரியை ஊடுருவக்கூடிய வகையில் மெல்லிய பாலிமர் பிரிவுகள் தேவைப்படுகின்றன. மாதிரிகளை 20 முதல் 100 மைக்ரோ மீட்டர் தடிமன் வரை வெட்டுவது இயல்பானது. ஒரு மெல்லிய பிரிவில் உள்ள மிகச் சிறிய பகுதிகளின் விரிவான பகுப்பாய்விற்கு, மாதிரி ஆய்வுக்கு எஃப்டிஐஆர் நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு சமீபத்திய வளர்ச்சி லேசர் மைக்ரோடோம் ஆகும், இது ஒரு இயந்திர கத்திக்கு பதிலாக ஒரு ஃபெம்டோசெகண்ட் லேசர் மூலம் இலக்கு மாதிரியை வெட்டுகிறது. இந்த முறை தொடர்பு இல்லாதது மற்றும் மாதிரி தயாரிப்பு நுட்பங்கள் தேவையில்லை. லேசர் மைக்ரோடோம் அதன் சொந்த மாநிலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு திசுவையும் துண்டிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. பதப்படுத்தப்படும் பொருளைப் பொறுத்து, 10 முதல் 100 மைக்ரோ மீட்டர் துண்டுகளின் தடிமன் சாத்தியமாகும். பிரிப்பு இடைவெளிகளை முக்கியமாக பின்வருவனவற்றில் இரண்டாக வகைப்படுத்தலாம்ஃ தொடர் பிரிப்புஃ ஒரு பாராஃபின் தொகுதியிலிருந்து தொடர்ச்சியான பிரிவுகளின் ரிப்பனைப் பெறுதல் மற்றும் ஸ்லைடுகளுக்கு அனைத்தையும் பயன்படுத்துதல். படி பிரிவுகள்ஃ தொகுதியின் குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் சேகரிக்கப்படுகிறது. ஸ்லெட்ஜ் வகைகள் ஒரு ஸ்லெட்ஜ் மைக்ரோடோம் என்பது ஒரு நிலையான ஹோல்டரில் (ஷட்டில்) மாதிரி வைக்கப்படும் ஒரு சாதனமாகும், பின்னர் அது ஒரு கத்தியின் குறுக்கே பின்னோக்கி மற்றும் முன்னோக்கி நகர்கிறது. நவீன ஸ்லெட் மைக்ரோடோம்கள் ஸ்லெட் ஒரு நேரியல் தாங்கி மீது வைக்கப்பட்டுள்ளன, இது மைக்ரோடோம் பல கரடுமுரடான பிரிவுகளை உடனடியாக வெட்ட அனுமதிக்கும் ஒரு வடிவமைப்பாகும். மாதிரிக்கும் மைக்ரோடோம் கத்திக்கும் இடையிலான கோணங்களை சரிசெய்வதன் மூலம், வெட்டு போது மாதிரியில் பயன்படுத்தப்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம். மைக்ரோடோமின் இந்த வடிவமைப்பிற்கான பொதுவான பயன்பாடுகள் உயிரியல் தயாரிப்புகளுக்கு பாராஃபினில் உட்பொதிக்கப்பட்டவை போன்ற பெரிய மாதிரிகளை தயாரிப்பதாகும். ஒரு ஸ்லெட்ஜ் மைக்ரோடோமில் அடையக்கூடிய வழக்கமான வெட்டு தடிமன் 1 முதல் 60 மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கும். ரோட்டரி இந்த கருவி ஒரு பொதுவான மைக்ரோடோம் வடிவமைப்பு ஆகும். இந்த சாதனம் ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட சுழற்சி நடவடிக்கையுடன் செயல்படுகிறது, அதாவது உண்மையான வெட்டு சுழற்சி இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகும். சுழலும் மைக்ரோடோமில், கத்தி பொதுவாக செங்குத்து நிலையில் பொருத்தப்படுகிறது. இடதுபுறத்தில் உள்ள படத்தில், வெட்டுதலின் கொள்கை விளக்கப்பட்டுள்ளது. மாதிரி வைத்திருப்பவரின் இயக்கத்தின் மூலம், மாதிரி கத்தி நிலை 1 முதல் நிலை 2 வரை வெட்டப்படுகிறது, அந்த நேரத்தில் புதிய பிரிவு கத்தி மீது உள்ளது. சுழற்சி இயக்கத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளியில், மாதிரி வைத்திருப்பவர் செய்யப்பட வேண்டிய பிரிவின் அதே தடிமன் மூலம் முன்னேறி, அடுத்த பகுதியை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. பல மைக்ரோடோம்களில் உள்ள ஃப்ளைவீலை கையால் இயக்க முடியும். இது ஒரு சுத்தமான வெட்டு செய்ய முடியும் என்ற நன்மையைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் பறக்கும் சக்கரத்தின் ஒப்பீட்டளவில் பெரிய நிறை மாதிரி வெட்டு போது மாதிரி நிறுத்தப்படுவதைத் தடுக்கிறது. புதிய மாடல்களில் உள்ள ஃப்ளைவீல் பெரும்பாலும் மைக்ரோடோம் உறையின் உள்ளே ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. ஒரு சுழலும் மைக்ரோடோமின் வழக்கமான வெட்டு தடிமன் 1 முதல் 60 மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கும். ஒரு செயற்கை பிசின் உட்பொதிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி போன்ற கடினமான பொருட்களுக்கு, மைக்ரோடோமின் இந்த வடிவமைப்பு 0,5 மைக்ரோமீட்டர் வரை குறைந்த தடிமன் கொண்ட நல்ல "அரை மெல்லிய" பிரிவுகளை அனுமதிக்கும். கிரையோமைக்ரோடோம் உறைந்த மாதிரிகளை வெட்டுவதற்கு, பல சுழலும் மைக்ரோடோம்களை திரவ-நைட்ரஜன் அறையில் வெட்டுவதற்கு மாற்றியமைக்கலாம், இது கிரையோமைக்ரோடோம் அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. குறைக்கப்பட்ட வெப்பநிலை மாதிரியின் கடினத்தன்மையை அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது, அதாவது ஒரு கண்ணாடி மாற்றத்திற்கு உட்படுத்துவது, இது அரை மெல்லிய மாதிரிகளை தயாரிக்க அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், இதன் விளைவாக வரும் மாதிரி தடிமனை மேம்படுத்துவதற்காக மாதிரி வெப்பநிலை மற்றும் கத்தி வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அல்ட்ராமைக்ரோடோம் என்பது அல்ட்ராமைக்ரோடோமியின் முக்கிய கருவியாகும். இது மிகவும் மெல்லிய பிரிவுகளைத் தயாரிக்க அனுமதிக்கிறது, சாதனம் ஒரு சுழற்சி மைக்ரோடோமைப் போலவே செயல்படுகிறது, ஆனால் இயந்திர கட்டுமானத்தில் மிகவும் இறுக்கமான சகிப்புத்தன்மையுடன். கவனமான இயந்திர கட்டுமானத்தின் விளைவாக, ஏற்றத்தின் நேரியல் வெப்ப விரிவாக்கம் தடிமனின் மிகச் சிறந்த கட்டுப்பாட்டை வழங்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மிகவும் மெல்லிய வெட்டுக்கள் பரிமாற்ற எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (TEM) மற்றும் தொடர் பிளாக்-ஃபேஸ் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (SBFSEM) ஆகியவற்றுடன் பயன்படுத்த முக்கியமானவை, மேலும் சில நேரங்களில் ஒளி-ஒளியியல் நுண்ணோக்கிக்கும் முக்கியமானவை. இந்த வெட்டுக்களின் வழக்கமான தடிமன் பரிமாற்ற எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிக்கு 40 முதல் 100 நானோமீட்டருக்கும், பெரும்பாலும் எஸ். பி. எஃப். எஸ். இ. எம்-க்கு 30 முதல் 50 நானோமீட்டருக்கும் இடையில் இருக்கும். 500 nm தடிமன் வரை தடிமனான பிரிவுகள் சிறப்பு TEM பயன்பாடுகளுக்காகவோ அல்லது ஒளி-நுண்ணோக்கி கணக்கெடுப்பு பிரிவுகளுக்காகவோ இறுதி மெல்லிய பிரிவுகளுக்கான ஒரு பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்க எடுக்கப்படுகின்றன. வைர கத்திகள் (முன்னுரிமை) மற்றும் கண்ணாடி கத்திகள் அல்ட்ரா மைக்ரோடோம்களுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிரிவுகளை சேகரிக்க, அவை வெட்டப்படுவதால் அவை ஒரு திரவத்தின் மேல் மிதக்கவிடப்படுகின்றன, மேலும் TEM மாதிரி பார்வைக்கு பொருத்தமான கட்டங்களில் கவனமாக எடுக்கப்படுகின்றன. மிகவும் குறைந்த மாதிரி தடிமனின் விளைவாகக் காணப்படும் பிரதிபலித்த ஒளியின் மெல்லிய-படல குறுக்கீடு வண்ணங்களால் பிரிவின் தடிமன் மதிப்பிடப்படலாம். அதிர்வுறும் மைக்ரோடோம் ஒரு அதிர்வுறும் பிளேடைப் பயன்படுத்தி வெட்டுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது, இதன் விளைவாக வெட்டு ஒரு நிலையான பிளேடுக்குத் தேவையானதை விட குறைந்த அழுத்தத்துடன் செய்ய அனுமதிக்கிறது. அதிர்வுறும் மைக்ரோடோம் பொதுவாக கடினமான உயிரியல் மாதிரிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெட்டு தடிமன் பொதுவாக உயிருள்ள திசுக்களுக்கு 30-500 μm மற்றும் நிலையான திசுக்களுக்கு 10-500 μm ஆகும். அதிர்வுறும் மைக்ரோடோமின் மாறுபாடு காம்ப்ரெஸ்டோம் மைக்ரோடோம் ஆகும். தி கம்ப்ரெஸ்ஸ்டோம் திசுவைப் பிடிக்க ஒரு மாதிரி ஊசி அல்லது "உதட்டுச்சாயம் போன்ற" குழாயைப் பயன்படுத்துகிறது. திசு மாதிரி முற்றிலும் அகரோஸ் (ஒரு பாலிசாக்கரைடு) இல் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதிர்வுறும் பிளேடு வெட்டுவதற்காக திசு மெதுவாகவும் மெதுவாகவும் குழாயிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. சாதனம் பின்வரும் வழியில் செயல்படுகிறதுஃ திசு வெளிப்படும் மாதிரி குழாயின் முனை ஏற்றுதல் முனையை விட சற்றே குறுகியது, இது குழாயிலிருந்து வெளியே வரும்போது திசுவின் மென்மையான "சுருக்கத்தை" அனுமதிக்கிறது. சிறிய சுருக்கம் வெட்டு, சீரற்ற வெட்டு மற்றும் அதிர்வு கலைப்பொருட்கள் உருவாவதைத் தடுக்கிறது. சுருக்க தொழில்நுட்பம் பிரிக்கப்படும் திசுக்களை சேதப்படுத்தவோ பாதிக்கவோ செய்யாது என்பதை நினைவில் கொள்க. காம்ப்ரெஸ்ஸ்டோம் மைக்ரோடோமின் பல நன்மைகள் உள்ளனஃ 1) அகரோஸ் உட்பொதிப்பது அனைத்து பக்கங்களிலும் உள்ள முழு மாதிரிக்கும் ஸ்திரத்தன்மையை வழங்குகிறது, இது திசுக்களை சீரற்ற துண்டுகளாக வெட்டுவதையோ அல்லது வெட்டுவதையோ தடுக்கிறது; 2) சுருக்க தொழில்நுட்பம் மெதுவாக திசுக்களை வெட்டுவதற்கு கூட அழுத்துகிறது, இதனால் பிளேடு திசுக்களுக்கு எதிராக தள்ளப்படாது; 3) பெரும்பாலான அதிர்வுறும் மைக்ரோடோம்களை விட வேகமாக பிரிப்பது; மற்றும் 4) இது ஆரோக்கியமான திசுக்களை வழங்க பழைய அல்லது முதிர்ந்த விலங்குகளிடமிருந்து திசுக்களை வெட்டுகிறது. சா மைக்ரோடோம் குறிப்பாக பற்கள் அல்லது எலும்புகள் போன்ற கடினமான பொருட்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வகை மைக்ரோடோம் ஒரு உட்செலுத்தப்பட்ட சுழலும் அரையைக் கொண்டுள்ளது, இது மாதிரியின் வழியாக வெட்டுகிறது. குறைந்தபட்ச வெட்டு தடிமன் தோராயமாக 30 மைக்ரோமீட்டர் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் பெரிய மாதிரிகளுக்கு தயாரிக்கப்படலாம். லேசர் மைக்ரோடோம் என்பது தொடர்பு இல்லாத துண்டுகளுக்கான ஒரு கருவியாகும். உட்பொதித்தல், உறைபனி அல்லது இரசாயன நிலைப்படுத்தல் மூலம் மாதிரியை முன் தயாரிப்பது தேவையில்லை, இதன் மூலம் தயாரிப்பு முறைகளிலிருந்து கலைப்பொருட்களைக் குறைக்கிறது. மாற்றாக மைக்ரோடோமின் இந்த வடிவமைப்பை எலும்புகள் அல்லது பற்கள் போன்ற மிகவும் கடினமான பொருட்களுக்கும், சில மட்பாண்டங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். மாதிரி பொருளின் பண்புகளைப் பொறுத்து, அடையக்கூடிய தடிமன் 10 முதல் 100 மைக்ரோ மீட்டர் வரை இருக்கும். இந்த சாதனம் அகச்சிவப்பு லேசரின் வெட்டு நடவடிக்கையைப் பயன்படுத்தி செயல்படுகிறது. லேசர் அருகிலுள்ள அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சை வெளியிடுவதால், இந்த அலைநீள ஆட்சியில் லேசர் உயிரியல் பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். மாதிரியில் உள்ள ஆய்வின் கூர்மையான கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், TW/cm2 வரை மிக அதிக தீவிரம் கொண்ட ஒரு மைய புள்ளியை அடைய முடியும். மையப் பகுதியில் ஒளியியல் ஊடுருவலின் நேரியல் அல்லாத தொடர்பு மூலம் ஒளி-சீர்குலைவு எனப்படும் ஒரு செயல்பாட்டில் ஒரு பொருள் பிரிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. லேசர் துடிப்பு காலங்களை ஃபெம்டோசெகண்ட் வரம்பிற்கு மட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், இலக்கு பகுதியில் செலவிடப்படும் ஆற்றல் துல்லியமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இதன் மூலம் வெட்டு இடைவினை மண்டலத்தை ஒரு மைக்ரோமீட்டருக்கு கீழ் கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த மண்டலத்திற்கு வெளிப்புறமாக அல்ட்ரா-ஷார்ட் பீம் பயன்பாட்டு நேரம் மாதிரியின் மீதமுள்ள பகுதிக்கு குறைந்தபட்ச அல்லது எந்த வெப்ப சேதத்தையும் ஏற்படுத்தாது. லேசர் கதிர்வீச்சு ஒரு வேகமான ஸ்கேனிங் கண்ணாடி அடிப்படையிலான ஒளியியல் அமைப்பில் இயக்கப்படுகிறது, இது பீம் குறுக்குவெட்டின் முப்பரிமாண நிலைப்பாட்டை அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் பீம் விரும்பிய பகுதிக்கு பயணிக்க அனுமதிக்கிறது. அதிக ராஸ்டர் வீதத்துடன் அதிக சக்தியின் கலவையானது ஸ்கேனரை குறுகிய காலத்தில் மாதிரியின் பெரிய பகுதிகளை வெட்ட அனுமதிக்கிறது. லேசர் மைக்ரோடோமில் திசுக்கள், செல்லுலார் கட்டமைப்புகள் மற்றும் பிற வகையான சிறிய அம்சங்களில் உள்ள உள் பகுதிகளின் லேசர்-மைக்ரோடிஸ்செக்ஷன் சாத்தியமாகும். கத்திகள் மைக்ரோடோம் கத்தி பிளேடு சுயவிவரத்தின் தேர்வு பொருள் மற்றும் மாதிரிகள் தயாரிப்பு, அத்துடன் இறுதி மாதிரி தேவைகள் (எ. கா. தடிமன் மற்றும் தரத்தை குறைக்கவும்). வடிவமைப்பு மற்றும் வெட்டு வகைகள் பொதுவாக, கத்திகள் கத்தி பிளேடுகளின் சுயவிவரத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, இது பிளானர் குழிவான, ஆப்பு வடிவ அல்லது உளி வடிவ வடிவமைப்புகளின் வகைகளின் கீழ் வருகிறது. பிளானர் குழிவான மைக்ரோடோம் கத்திகள் மிகவும் கூர்மையானவை, ஆனால் அவை மிகவும் மென்மையானவை, எனவே அவை மிகவும் மென்மையான மாதிரிகளுடன் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆப்பு சுயவிவர கத்திகள் சற்றே நிலையானவை மற்றும் எபோக்சி அல்லது கிரையோஜெனிக் மாதிரி வெட்டு போன்ற மிதமான கடினமான பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இறுதியாக, அதன் அப்பட்டமான விளிம்புடன் கூடிய உளி சுயவிவரம், கத்தியின் ஸ்திரத்தன்மையை உயர்த்துகிறது, அதே நேரத்தில் வெட்டு அடைய கணிசமாக அதிக சக்தி தேவைப்படுகிறது. அல்ட்ரா மைக்ரோடோம்களுக்கு, கண்ணாடி மற்றும் வைர கத்திகள் தேவைப்படுகின்றன, எனவே பிளேடுகளின் வெட்டு அகலம் ஒரு சில மில்லிமீட்டர்களின் வரிசையில் உள்ளது, எனவே கிளாசிக்கல் மைக்ரோடோம் கத்திகளை விட கணிசமாக சிறியது. கண்ணாடி கத்திகள் பொதுவாக சிறப்பு "கத்தி தயாரிப்பாளர்" எலும்பு முறிவு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி கண்ணாடி கம்பிகளின் எலும்பு முறிவு மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆரம்ப மாதிரி தயாரிப்புகளுக்கு கண்ணாடி கத்திகள் பயன்படுத்தப்படலாம், இறுதி பிரிவுக்கு வைர கத்திகள் பயன்படுத்தப்படலாம். கண்ணாடி கத்திகள் பொதுவாக சிறிய தொட்டிகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை பிளாஸ்டிக் நாடா மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றன, அவை தண்ணீரால் நிரப்பப்படுகின்றன, இது மாதிரியை பின்னர் சேகரிப்பதற்காக மிதக்க அனுமதிக்கிறது. வைர கத்திகள் ஏற்கனவே இருக்கும் தொட்டியில் கட்டப்படலாம், இது அதே சேகரிப்பு முறையை அனுமதிக்கிறது. மைக்ரோடோம் மூலம் வெட்டுவதற்கு முன்பு, உயிரியல் பொருட்கள் பொதுவாக உட்பொதிப்பு எனப்படும் ஒரு செயல்பாட்டில் மிகவும் கடினமான பொருத்துதலில் வைக்கப்படுகின்றன. மாதிரியைச் சுற்றி பாராஃபின் (மெழுகு) அல்லது எபோக்சி போன்ற ஒரு திரவப் பொருளின் வரவால் இது அடையப்படுகிறது, இது ஒரு அச்சில் வைக்கப்பட்டு பின்னர் கடினப்படுத்தப்பட்டு ஒரு "பிளாக்கை" உருவாக்குகிறது, இது உடனடியாக வெட்டப்படுகிறது. சரிவு என்பது மாதிரி செங்குத்து மற்றும் கத்தி பிளேடுக்கு இடையிலான தொடர்பு கோணமாகும். கத்தி பிளேடு சரியான கோணங்களில் இருந்தால் (சரிவு = 90) வெட்டு நேரடியாக அழுத்தம் அடிப்படையிலான முறையைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது, எனவே விசைகள் விகிதாசாரமாக பெரியவை. இருப்பினும், கத்தி சாய்ந்திருந்தால், கத்தியின் ஒப்பீட்டு இயக்கம் பெருகிய முறையில் மாதிரி இயக்கத்திற்கு இணையாக இருக்கும், இது ஒரு ஸ்லைசிங் செயலை அனுமதிக்கிறது. பெரிய அல்லது கடினமான மாதிரிகளுக்கு இந்த நடத்தை மிகவும் முக்கியமானது கத்தியின் சாய்வு என்பது கத்தி முகத்திற்கும் மாதிரிக்கும் இடையிலான கோணமாகும். உகந்த முடிவுக்கு, இந்த கோணம் சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். உகந்த கோணம் கத்தி வடிவியல், வெட்டு வேகம் மற்றும் பல அளவுருக்களைப் பொறுத்தது. கோணம் பூஜ்ஜியத்திற்கு சரிசெய்யப்பட்டால், கத்தி வெட்டு பெரும்பாலும் ஒழுங்கற்றதாகிவிடும், மேலும் இதை மென்மையாக்க கத்தியின் புதிய இருப்பிடத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். கோணம் மிகப் பெரியதாக இருந்தால், மாதிரி நொறுங்கக்கூடும், மேலும் கத்தி வெட்டுதலில் அவ்வப்போது தடிமன் மாறுபாடுகளைத் தூண்டும். கோணத்தை மேலும் அதிகரிப்பதன் மூலம் அது மிகப் பெரியதாக இருப்பதால் கத்தி பிளேடையே சேதப்படுத்தும். சாதனத்தின் வணிக ரீதியான கிடைக்கும் தன்மை பல நிறுவனங்கள் வணிக நோக்கங்களுக்காக மைக்ரோடோம் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. ரோட்டரி மைக்ரோடோம் ரோட்டரி மைக்ரோடோம்கள் ஆய்வகங்கள் மற்றும் உயிரியல் மாதிரிகளின் துல்லியமான பிரிவினைக்கு ஹிஸ்டாலஜி பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ரோட்டரி மைக்ரோடோம் உற்பத்திக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சில உற்பத்தியாளர்கள் உள்ளனர். லைகா மைக்ரோசிஸ்டம்ஸ் என்பது ஆய்வக உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்வதில் பெயர் பெற்ற நிறுவனமாகும். உயிரியல் மாதிரிகளின் நிலையான மற்றும் மெல்லிய பிரிவிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சுழற்சி மைக்ரோடோம்களின் வரம்பை அவை வழங்குகின்றன. துல்லியமான கருவிகள் சுழலும் மைக்ரோடோம்கள் உட்பட திசு பிரிப்பு தீர்வுகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவை. அவற்றின் மைக்ரோடோம்கள் அவற்றின் புதுமையான வடிவமைப்பு மற்றும் திசு மாதிரிகளின் துல்லியமான, சீரான பிரிவுகளை வழங்கும் திறனுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் காண்க ஹிஸ்டாலஜி நுண்ணோக்கி குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் ஹிஸ்டாலஜி வனவியல் கருவிகள் வெட்டும் இயந்திரங்கள்