Equivalence point
ஒரு இரசாயன எதிர்வினையின் சமநிலைப் புள்ளி அல்லது ஸ்டோச்சியோமெட்ரிக் புள்ளி என்பது வேதியியல் ரீதியாக சமமான அளவு எதிர்வினைகள் கலக்கப்பட்ட புள்ளியாகும். ஒரு அமில-கார எதிர்வினைக்கு சமநிலை புள்ளி என்பது அமிலத்தின் மோல்கள் மற்றும் காரத்தின் மோல்கள் இரசாயன எதிர்வினைக்கு ஏற்ப ஒருவருக்கொருவர் நடுநிலையாக்கும் இடமாகும். இது அமிலத்தின் 1:1 மோலார் விகிதத்தைக் குறிக்க வேண்டிய அவசியமில்லைஃ காரம், வெறுமனே வேதியியல் எதிர்வினையில் உள்ள விகிதத்தைப் போலவே உள்ளது. இது ஒரு காட்டி மூலம் காணலாம், எடுத்துக்காட்டாக பினோல்ஃப்தலின் அல்லது மெத்தில் ஆரஞ்சு. இறுதிப் புள்ளி (தொடர்புடையது, ஆனால் சமநிலைப் புள்ளியைப் போன்றது அல்ல) என்பது ஒரு வண்ண அளவீட்டு உச்சரிப்பில் காட்டி நிறத்தை மாற்றும் புள்ளியைக் குறிக்கிறது. சமநிலைப் புள்ளியைத் தீர்மானிப்பதற்கான முறைகள் சமநிலைப் புள்ளியைத் தீர்மானிப்பதற்கான வெவ்வேறு முறைகள் பின்வருமாறுஃ pH காட்டி ஒரு pH காட்டி என்பது ஒரு இரசாயன மாற்றத்திற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நிறத்தை மாற்றும் ஒரு பொருள். ஒரு அமில-காரக் குறியீட்டாளர் (எ. கா., பினோல்ஃப்தலின்) pH ஐப் பொறுத்து நிறத்தை மாற்றுகிறது. ரெடாக்ஸ் குறியீடுகளும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொடக்கத்தில் டைட்ட்ரேஷனில் இண்டிகேட்டர் கரைசலின் ஒரு துளி சேர்க்கப்படுகிறது; நிறம் மாறும்போது இறுதிப் புள்ளியை அடையும் போது, இது சமநிலைப் புள்ளியின் தோராயமாகும். கடத்துத்திறன் ஒரு கரைசலின் கடத்துத்திறன் அதில் இருக்கும் அயனிகளைப் பொறுத்தது. பல டைட்டேஷன்களின் போது, கடத்துத்திறன் கணிசமாக மாறுகிறது. (உதாரணமாக, ஒரு அமில-கார டைட்டேஷனின் போது, H3O + மற்றும் OH− அயனிகள் நடுநிலையான H2O ஐ உருவாக்க வினைபுரிகின்றன. இது கரைசலின் கடத்துத்திறனை மாற்றுகிறது). கரைசலின் மொத்த கடத்துத்திறன் கரைசலில் இருக்கும் மற்ற அயனிகளையும் (எதிர் அயனிகள் போன்றவை) சார்ந்துள்ளது. அனைத்து அயனிகளும் கடத்துத்திறனுக்கு சமமாக பங்களிக்காது; இது ஒவ்வொரு அயனியின் இயக்கம் மற்றும் அயனிகளின் மொத்த செறிவு (அயனி வலிமை) ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. எனவே, கடத்துத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கணிப்பது அதை அளவிடுவதை விட கடினம். நிற மாற்றம் சில எதிர்வினைகளில், கரைசல் எந்த கூடுதல் குறியீடும் இல்லாமல் நிறத்தை மாற்றுகிறது. இது பெரும்பாலும் ரெடாக்ஸ் டைட்டேஷன்களில் காணப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, தயாரிப்பு மற்றும் எதிர்வினையின் வெவ்வேறு ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் வெவ்வேறு வண்ணங்களை உருவாக்கும் போது. மழைப்பொழிவு எதிர்வினை ஒரு திடத்தை உருவாக்கினால், டைட்டரேஷனின் போது ஒரு வீழ்படிவம் உருவாகும். ஒரு உன்னதமான உதாரணம் Ag + மற்றும் Cl-க்கு இடையிலான எதிர்வினை மிகவும் கரையாத உப்பு AgCl ஐ உருவாக்குகிறது. ஆச்சரியப்படும் விதமாக, இது பொதுவாக இறுதிப் புள்ளியை துல்லியமாக தீர்மானிப்பதை கடினமாக்குகிறது. இதன் விளைவாக, மழைப்பொழிவு டைட்டரேஷன்கள் பெரும்பாலும் பின் டைட்டரேஷன்களாக செய்யப்பட வேண்டும். ஐசோதெர்மல் டைட்டரேஷன் கலோரிமீட்டர் ஒரு ஐசோதெர்மல் டைட்டரேஷன் கலோரிமீட்டர் எதிர்வினையால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லது நுகரப்படும் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி சமநிலை புள்ளியைத் தீர்மானிக்கிறது. அடி மூலக்கூறுகள் என்சைம்களுடன் எவ்வாறு பிணைக்கப்படுகின்றன என்பதை தீர்மானிப்பது போன்ற உயிர்வேதியியல் டைட்டேஷன்களில் இது முக்கியமானது. தெர்மோமெட்ரிக் டைட்ரிமெட்ரி என்பது அசாதாரணமான பல்துறை நுட்பமாகும். மாதிரி கரைசலில் உள்ள அனலைட்டின் அளவை தீர்மானிக்க எதிர்வினையின் வெப்பம் (வெப்பநிலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சியால் குறிக்கப்படுகிறது) பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என்பதன் மூலம் இது கலோரிமெட்ரிக் டைட்ரிமெட்ரியிலிருந்து வேறுபடுகிறது. அதற்கு பதிலாக, சமநிலைப் புள்ளி வெப்பநிலை மாற்ற விகிதத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தெர்மோமெட்ரிக் டைட்ரிமெட்ரி என்பது ஒரு ஒப்பீட்டு நுட்பம் என்பதால், சமவெப்ப நிலைமைகளின் கீழ் டைட்டரேஷனை நடத்த வேண்டிய அவசியமில்லை, மேலும் பிளாஸ்டிக் அல்லது கண்ணாடி பாத்திரங்களில் கூட டைட்டரேஷன்களை நடத்தலாம், இருப்பினும் இந்த பாத்திரங்கள் பொதுவாக தவறான வரைவுகள் "சத்தம்" ஏற்படுத்துவதையும் இறுதிப் புள்ளியைத் தொந்தரவு செய்வதையும் தடுக்க மூடப்பட்டுள்ளன. சுற்றுப்புற நிலைமைகளின் கீழ் தெர்மோமெட்ரிக் டைட்டேஷன்களை நடத்த முடியும் என்பதால், அவை குறிப்பாக தொழில்துறையில் வழக்கமான செயல்முறை மற்றும் தரக் கட்டுப்பாட்டிற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. டைட்ரன்ட் மற்றும் அனலைட்டுக்கு இடையிலான எதிர்வினை வெப்பமண்டலமா அல்லது வெப்பமண்டலமா என்பதைப் பொறுத்து, டைட்ட்ரேஷனின் போது வெப்பநிலை உயரும் அல்லது குறையும். அனைத்து அனலைட்டுகளும் டைட்ரண்டுடனான எதிர்வினையால் நுகரப்படும்போது, வெப்பநிலை அதிகரிப்பு அல்லது குறைப்பு விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் சமநிலை புள்ளியை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் வெப்பநிலை வளைவில் ஒரு ஊடுருவலைக் காணலாம். வெப்பநிலை வளைவின் இரண்டாவது வழித்தோன்றலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சமநிலை புள்ளியை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க முடியும். நவீன தானியங்கி தெர்மோமெட்ரிக் டைட்டரேஷன் அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள் அதிநவீன டிஜிட்டல் மென்மையாக்கும் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது, இதனால் அதிக உணர்திறன் கொண்ட வெப்பநிலை ஆய்வுகளின் விளைவாக ஏற்படும் "சத்தம்" ஒரு மென்மையான, சமச்சீர் இரண்டாவது வழித்தோன்றல் "உச்சநிலை" உருவாக்கத்தில் தலையிடாது, இது இறுதிப் புள்ளியை வரையறுக்கிறது. இந்த நுட்பம் மிக அதிக துல்லியத்தைக் கொண்டிருக்கும் திறன் கொண்டது, மேலும் 0.01 க்கும் குறைவான மாறுபாட்டின் குணகங்கள் (சி. வி. க்கள்) பொதுவானவை. நவீன தெர்மோமெட்ரிக் டைட்டரேஷன் வெப்பநிலை ஆய்வுகள் ஒரு தெர்மிஸ்டரைக் கொண்டுள்ளன, இது வீட்ஸ்டோன் பாலத்தின் ஒரு கையை உருவாக்குகிறது. உயர் தெளிவுத்திறன் மின்னணுவியலுடன் இணைந்து, சிறந்த தெர்மோமெட்ரிக் டைட்டரேஷன் அமைப்புகள் 10−5K வெப்பநிலையை தீர்க்க முடியும். டைட்டரேஷனின் போது வெப்பநிலை மாற்றம் 0.001K வரை குறைவாக இருக்கும் டைட்டரேஷன்களில் கூர்மையான சமநிலை புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. ஒரு என்தால்பி மாற்றம் இருக்கும் ஒரு திரவத்தில் எந்தவொரு இரசாயன எதிர்வினையிலும் இந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம், இருப்பினும் எதிர்வினை இயக்கவியல் இறுதிப் புள்ளியின் கூர்மையை தீர்மானிப்பதில் பங்கு வகிக்க முடியும். அமில-காரம், ரெடாக்ஸ், ஈ. டி. டி. ஏ மற்றும் மழைப்பொழிவு டைட்டேஷன்களுக்கு தெர்மோமெட்ரிக் டைட்ரிமெட்ரி வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பேரியம் அயனிகளுடன் டைட்டரேஷன் மூலம் சல்பேட், அம்மோனியாக்கல் கரைசலில் மெக்னீசியத்துடன் டைட்டரேஷன் மூலம் பாஸ்பேட், சில்வர் நைட்ரேட்டுடன் டைட்டரேஷன் மூலம் குளோரைடு, டைமெத்தில் கிளைஆக்சைமுடன் டைட்டரேஷன் மூலம் நிக்கல் மற்றும் அலுமினியத்துடன் டைட்டரேஷன் மூலம் ஃவுளூரைடு (K2NaAlF6) ஆகியவை வெற்றிகரமான மழைப்பொழிவு டைட்டரேஷன்களின் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். அதிக நிறம் அல்லது கொந்தளிப்பான கரைசல்களை மேலும் மாதிரி சிகிச்சை இல்லாமல் தெர்மோமெட்ரிக் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யலாம். இந்த ஆய்வு அடிப்படையில் பராமரிப்பு இல்லாதது. நவீன, உயர் துல்லியமான ஸ்டெப்பர் மோட்டார் இயக்கப்படும் பியூரேட்டுகளைப் பயன்படுத்தி, தானியங்கி தெர்மோமெட்ரிக் டைட்டேஷன்கள் பொதுவாக சில நிமிடங்களில் முடிக்கப்படுகின்றன, இது அதிக ஆய்வக உற்பத்தித்திறன் தேவைப்படும் இடத்தில் நுட்பத்தை ஒரு சிறந்த தேர்வாக ஆக்குகிறது. எதிர்வினை, டைட்ரன்ட் அல்லது உற்பத்தியின் நிறமாலை தெரிந்தால், டைட்ட்ரேஷனின் போது கரைசலின் மூலம் ஒளி உறிஞ்சப்படுவதை அளவிட ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பயன்படுத்தப்படலாம். தயாரிப்பு மற்றும் எதிர்வினையின் ஒப்பீட்டு அளவுகள் சமநிலை புள்ளியை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படலாம். மாற்றாக, ஃப்ரீ டைட்ரன்ட் இருப்பது (எதிர்வினை முழுமையானது என்பதைக் குறிக்கிறது) மிகக் குறைந்த அளவுகளில் கண்டறியப்படலாம். குறைக்கடத்திகளின் பொறித்தலுக்கான வலுவான இறுதிப் புள்ளி கண்டறிதல்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஈ. பி. டி-6 ஆகும், இது ஆறு வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் எதிர்வினைகளை ஆராயும் அமைப்பாகும். ஆம்பரோமெட்ரி ஆம்பரோமெட்ரி ஒரு கண்டறிதல் நுட்பமாக பயன்படுத்தப்படலாம் (ஆம்பரோமெட்ரிக் டைட்டரேஷன்). ஒரு வேலை செய்யும் மின்முனையில் எதிர்வினைகள் அல்லது தயாரிப்புகளின் ஆக்சிஜனேற்றம் அல்லது குறைப்பு காரணமாக ஏற்படும் மின்னோட்டம் கரைசலில் அந்த இனத்தின் செறிவைப் பொறுத்தது. சமநிலைப் புள்ளியை பின்னர் மின்னோட்டத்தின் மாற்றமாக கண்டறிய முடியும். ஏஜி + உடன் ஆலைடுகளின் டைட்டரேஷன் போல, அதிகப்படியான டைட்ரண்டை குறைக்க முடியும் போது இந்த முறை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். (இது வீழ்படிவுகளை புறக்கணிக்கிறது என்பதிலும் இது எளிதானது.) மேலும் காண்க தலைப்பு குறிப்புகள் மெய்நிகர் மற்றும் உண்மையான அமில-காரத் தலைப்புகளின் வெளிப்புற இணைப்புகள் சமநிலை புள்ளிகள்-மென்பொருள் நிரல் எடுத்துக்காட்டு வலுவான தொழில்துறை இறுதிப் புள்ளி கண்டறிதல் வரைகலை முறையின் எடுத்துக்காட்டு அமில-காரத் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கான வரைகலை முறை, அமில-காரத் தலைப்புகளுக்கான வரைகலை மற்றும் எண் தீர்வு-தொலைபேசி மற்றும் டேப்லெட்டுகளுக்கான மென்பொருள் நிரல்