CT scan
کمپیوٹیڈ ٹومیگرافی اسکین (عام طور پر سی ٹی اسکین کے لیے مختصر ؛ پہلے کمپیوٹیڈ ایکسل ٹومیگرافی اسکین یا سی اے ٹی اسکین کہا جاتا تھا) ایک طبی امیجنگ تکنیک ہے جو جسم کی تفصیلی اندرونی تصاویر حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سی ٹی اسکین کرنے والے اہلکاروں کو ریڈیو گرافر یا ریڈیولوجی ٹیکنالوجسٹ کہا جاتا ہے۔ سی ٹی اسکینر جسم کے اندر مختلف بافتوں کے ذریعے ایکس رے کی تخفیف کی پیمائش کے لیے ایک گھومنے والی ایکس رے ٹیوب اور ڈٹیکٹرز کی ایک قطار کا استعمال کرتے ہیں۔ مختلف زاویوں سے لی گئی متعدد ایکس رے پیمائشوں کو پھر کمپیوٹر پر ٹومگرافک ری کنسٹرکشن الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے جسم کی ٹومگرافک (کراس سیکشنل) تصاویر (ورچوئل "سلائس") تیار کرنے کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے۔ سی ٹی اسکین کا استعمال دھاتی امپلانٹس یا پیس میکرز والے مریضوں میں کیا جا سکتا ہے، جن کے لیے مقناطیسی گونج امیجنگ (ایم آر آئی) مضر ہے۔ 1970 کی دہائی میں اس کی ترقی کے بعد سے، سی ٹی اسکیننگ ایک ورسٹائل امیجنگ تکنیک ثابت ہوئی ہے۔ اگرچہ سی ٹی کو طبی تشخیص میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے غیر زندہ اشیاء کی تصاویر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1979 کا فزیولوجی یا میڈیسن کا نوبل انعام مشترکہ طور پر جنوبی افریقی نژاد امریکی طبیعیات دان ایلن میک لیوڈ کورمیک اور برطانوی الیکٹریکل انجینئر گوڈفری ہونسفیلڈ کو "کمپیوٹر کی مدد سے ٹومگرافی کی ترقی کے لیے" دیا گیا تھا۔ اقسام تصویر کے حصول اور طریقہ کار کی بنیاد پر بازار میں مختلف قسم کے اسکینر دستیاب ہیں۔ سیکوینشیل سی ٹی سیکوینشیل سی ٹی جسے سٹیپ اینڈ شوٹ سی ٹی بھی کہا جاتا ہے اسکیننگ کا ایک طریقہ ہے جس میں سی ٹی ٹیبل مرحلہ وار حرکت کرتا ہے۔ میز ایک مخصوص مقام پر بڑھ جاتی ہے اور پھر رک جاتی ہے جس کے بعد ایکس رے ٹیوب کی گردش اور ایک ٹکڑا حاصل ہوتا ہے۔ پھر میز میں دوبارہ اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا ٹکڑا لیا جاتا ہے۔ میز کو سلائس لینے سے روکنا پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسکیننگ کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ سرپل سی ٹی اسپننگ ٹیوب، جسے عام طور پر سرپل سی ٹی، یا ہیلیکل سی ٹی کہا جاتا ہے، ایک امیجنگ تکنیک ہے جس میں ایک پوری ایکس رے ٹیوب کو اسکین کیے جانے والے علاقے کے مرکزی محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں غالب قسم کے اسکینر ہیں کیونکہ وہ طویل عرصے سے تیار کیے گئے ہیں اور پیداوار اور خریداری کی کم لاگت پیش کرتے ہیں۔ اس قسم کے سی ٹی کی بنیادی حد سامان کا بلک اور جمود ہے (دائرے کے مخالف سمت میں ایکس رے ٹیوب اسمبلی اور ڈٹیکٹر سرنی) جو اس رفتار کو محدود کرتی ہے جس پر سامان گھوم سکتا ہے۔ کچھ ڈیزائن عارضی ریزولوشن کو بہتر بنانے کے لیے ایک تکنیک کے طور پر دو ایکس رے ذرائع اور ڈٹیکٹر صفوں کو ایک زاویے سے آفسیٹ کرتے ہیں۔ الیکٹران بیم ٹومگرافی (ای بی ٹی) سی ٹی کی ایک مخصوص شکل ہے جس میں کافی بڑی ایکس رے ٹیوب بنائی جاتی ہے تاکہ صرف الیکٹرانوں کا راستہ، جو ایکس رے ٹیوب کے کیتھوڈ اور انوڈ کے درمیان سفر کرتا ہے، انحراف کنڈلی کا استعمال کرتے ہوئے گھمایا جائے۔ اس قسم کا ایک بڑا فائدہ تھا کیونکہ جھاڑو کی رفتار بہت تیز ہو سکتی ہے، جس سے دل اور شریانوں جیسے حرکت پذیر ڈھانچوں کی کم دھندلی امیجنگ کی اجازت ملتی ہے۔ کتائی والی ٹیوب کی اقسام کے مقابلے میں اس ڈیزائن کے کم اسکینر تیار کیے گئے ہیں، بنیادی طور پر ایک بہت بڑی ایکس رے ٹیوب اور ڈٹیکٹر صف اور محدود جسمانی کوریج کی تعمیر سے وابستہ زیادہ لاگت کی وجہ سے۔ دوہری توانائی سی ٹی دوہری توانائی سی ٹی جسے سپیکٹرل سی ٹی بھی کہا جاتا ہے کمپیوٹڈ ٹومگرافی کی ایک ترقی ہے جس میں ڈیٹا کے دو سیٹ بنانے کے لیے دو توانائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈوئل انرجی سی ٹی ڈیٹا کے دو مختلف سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے ڈوئل سورس، ڈوئل ڈیٹیکٹر پرت کے ساتھ سنگل سورس، انرجی سوئچنگ کے طریقوں کے ساتھ سنگل سورس کا استعمال کر سکتا ہے۔ ڈوئل سورس سی ٹی ایک جدید اسکینر ہے جس میں دو ایکس رے ٹیوب ڈٹیکٹر سسٹم ہوتے ہیں، روایتی سنگل ٹیوب سسٹم کے برعکس۔ یہ دونوں ڈٹیکٹر سسٹم ایک ہی جہاز میں 90 ڈگری پر ایک ہی گینٹری پر نصب ہوتے ہیں۔ ڈوئل سورس سی ٹی اسکینر صرف نصف گردش میں مکمل سی ٹی سلائس حاصل کرکے اعلی عارضی ریزولوشن کے ساتھ تیز اسکیننگ کی اجازت دیتے ہیں۔ تیز امیجنگ دل کی تیز شرحوں پر حرکت کو دھندلا کرنے کو کم کرتی ہے اور ممکنہ طور پر سانس لینے کے لیے کم وقت کی اجازت دیتی ہے۔ یہ خاص طور پر بیمار مریضوں کے لیے مفید ہے جنہیں اپنی سانسیں روکنے میں دشواری ہوتی ہے یا دل کی شرح کو کم کرنے والی دوائیں لینے سے قاصر ہیں۔ انرجی سوئچنگ کے ساتھ سنگل سورس ڈوئل انرجی سی ٹی کا ایک اور طریقہ ہے جس میں ایک واحد ٹیوب کو توانائی کو کثرت سے تبدیل کرکے دو مختلف توانائیوں پر چلایا جاتا ہے۔ سی ٹی پرفیوژن امیجنگ سی ٹی پرفیوژن امیجنگ سی ٹی کی ایک مخصوص شکل ہے جس میں خون کی شریانوں کے ذریعے بہاؤ کا اندازہ لگایا جاتا ہے جبکہ ایک برعکس ایجنٹ انجکشن کیا جاتا ہے۔ خون کے بہاؤ، خون کی منتقلی کا وقت، اور اعضاء کے خون کے حجم، سب کا حساب معقول حساسیت اور خاصیت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کا سی ٹی دل پر استعمال کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اسامانیتاوں کا پتہ لگانے کے لیے حساسیت اور خاصیت اب بھی سی ٹی کی دیگر شکلوں کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ دماغ پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں سی ٹی پرفیوژن امیجنگ اکثر روایتی سرپل سی ٹی اسکین کا استعمال کرتے ہوئے پتہ لگانے سے پہلے ہی دماغ کے ناقص پرفیوژن کا پتہ لگا سکتی ہے۔ یہ دیگر سی ٹی اقسام کے مقابلے میں فالج کی تشخیص کے لیے بہتر ہے۔ پی ای ٹی سی ٹی پوزیٹرون ایمیشن ٹومگرافی-کمپیوٹڈ ٹومگرافی ایک ہائبرڈ سی ٹی موڈلٹی ہے جو ایک ہی گینٹری میں، ایک پوزیٹرون ایمیشن ٹومگرافی (پی ای ٹی) اسکینر اور ایک ایکس رے کمپیوٹڈ ٹومگرافی (سی ٹی) اسکینر کو یکجا کرتی ہے، تاکہ ایک ہی سیشن میں دونوں آلات سے ترتیب وار تصاویر حاصل کی جا سکیں، جنہیں ایک ہی سپرپوزڈ (شریک رجسٹرڈ) امیج میں ملایا جاتا ہے۔ اس طرح، پی ای ٹی کے ذریعے حاصل کردہ فنکشنل امیجنگ، جو جسم میں میٹابولک یا بائیو کیمیکل سرگرمی کی مقامی تقسیم کو ظاہر کرتی ہے، سی ٹی اسکیننگ کے ذریعے حاصل کردہ اناٹومک امیجنگ کے ساتھ زیادہ واضح طور پر منسلک یا مربوط ہو سکتی ہے۔ پی ای ٹی-سی ٹی جانچ کے تحت اعضاء کی جسمانی اور فعال دونوں تفصیلات فراہم کرتا ہے اور مختلف قسم کے کینسر کا پتہ لگانے میں مددگار ہے۔ طبی استعمال 1970 کی دہائی میں اس کے تعارف کے بعد سے، سی ٹی روایتی ایکس رے امیجنگ اور میڈیکل الٹراسونگرافی کی تکمیل کے لیے میڈیکل امیجنگ میں ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ حال ہی میں روک تھام کی دوائیوں یا بیماری کی اسکریننگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مثال کے طور پر، بڑی آنت کے کینسر کے زیادہ خطرے والے لوگوں کے لیے سی ٹی کالونیگرافی، یا دل کی بیماری کے زیادہ خطرے والے لوگوں کے لیے فل موشن ہارٹ اسکین۔ کئی ادارے عام آبادی کے لیے پورے جسم کے اسکین پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ عمل بنیادی طور پر تابکاری کی خوراک کے استعمال کی وجہ سے میدان میں بہت سی پیشہ ورانہ تنظیموں کے مشورے اور سرکاری حیثیت کے خلاف ہے۔ کئی ممالک میں گزشتہ دو دہائیوں کے دوران سی ٹی اسکین کے استعمال میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2007 میں ریاستہائے متحدہ میں 72 ملین اور 2015 میں 8 کروڑ سے زیادہ اسکین کیے گئے۔ سر کی ہیڈ سی ٹی اسکیننگ عام طور پر انفارکشن (اسٹروک)، ٹیومرز، کیلسیفیکیشنز، ہیمرج، اور ہڈیوں کے صدمے کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا میں سے، ہائپوڈینس (سیاہ) ڈھانچے ایڈیما اور انفکشن کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ہائپر ڈینس (روشن) ڈھانچے کیلسیفیکیشن اور ہیمرج کی نشاندہی کرتے ہیں اور ہڈیوں کے صدمے کو ہڈیوں کی کھڑکیوں میں منقطع ہونے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹیومر کا پتہ ان کی وجہ سے ہونے والی سوجن اور جسمانی مسخ، یا آس پاس کی ایڈیما سے لگایا جا سکتا ہے۔ سر کی سی ٹی اسکیننگ کا استعمال سی ٹی گائیڈڈ سٹیریوٹیکٹک سرجری اور ریڈیو سرجری میں انٹراکرینیئل ٹیومرز، آرٹیریووینوس خرابیوں، اور دیگر جراحی سے قابل علاج حالات کے علاج کے لیے این-لوکلائزر نامی ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے بھی کیا جاتا ہے۔ گردن کے برعکس سی ٹی عام طور پر بالغوں میں گردن کے بڑے پیمانے پر انتخاب کا ابتدائی مطالعہ ہے۔ تائیرائڈ کا سی ٹی تائیرائڈ کینسر کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سی ٹی اسکین اکثر اتفاقی طور پر تائیرائڈ کی اسامانیتاوں کا پتہ لگاتا ہے، اور اسی طرح اکثر تائیرائڈ کی اسامانیتاوں کے لیے ترجیحی تفتیشی طریقہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑے ایک سی ٹی اسکین کا استعمال پھیپھڑوں کے ٹشو، پھیپھڑوں کے پیرنچیما میں شدید اور دائمی دونوں تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں خاص طور پر متعلقہ ہے کیونکہ عام دو جہتی ایکس رے اس طرح کے نقائص نہیں دکھاتے ہیں۔ مشتبہ اسامانیتا کے لحاظ سے مختلف تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایمفیسیما، اور فائبروسس جیسے دائمی انٹرسٹیشیل عمل کی تشخیص کے لیے، اعلی مقامی تعدد کی تعمیر نو کے ساتھ پتلی حصوں کا استعمال کیا جاتا ہے ؛ اکثر اسکین تحریک اور میعاد ختم ہونے پر دونوں پر کیے جاتے ہیں۔ اس خاص تکنیک کو ہائی ریزولوشن سی ٹی کہا جاتا ہے جو پھیپھڑوں کا نمونہ بناتا ہے، نہ کہ مسلسل تصاویر۔ برونچیل وال کا گاڑھا ہونا پھیپھڑوں کے سی ٹی پر دیکھا جا سکتا ہے اور عام طور پر (لیکن ہمیشہ نہیں) برونچی کی سوزش کا اشارہ کرتا ہے۔ علامات کی عدم موجودگی میں اتفاقی طور پر پایا جانے والا گانٹھ (جسے بعض اوقات اتفاقی نوما کہا جاتا ہے) خدشات کو جنم دے سکتا ہے کہ یہ ٹیومر کی نمائندگی کر سکتا ہے، یا تو سودمند یا مہلک۔ شاید خوف سے قائل ہو کر، مریض اور ڈاکٹر بعض اوقات سی ٹی اسکین کے ایک انتہائی شیڈول پر راضی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہر تین ماہ تک اور تجویز کردہ رہنما خطوط سے آگے، نوڈلز پر نگرانی کرنے کی کوشش میں۔ تاہم، قائم کردہ رہنما خطوط یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے مریض جن کی کینسر کی سابقہ تاریخ نہیں ہے اور جن کی ٹھوس گانٹھ دو سال کی مدت میں نہیں بڑھی ہیں، ان میں کسی بھی مہلک کینسر کا امکان نہیں ہے۔ اس وجہ سے، اور چونکہ کوئی تحقیق معاون ثبوت فراہم نہیں کرتی ہے کہ گہری نگرانی بہتر نتائج دیتی ہے، اور سی ٹی اسکین ہونے سے وابستہ خطرات کی وجہ سے، مریضوں کو قائم کردہ رہنما خطوط کے ذریعہ تجویز کردہ سی ٹی اسکریننگ سے زیادہ نہیں ملنا چاہئے۔ انجیوگرافی کمپیوٹیڈ ٹومیگرافی انجیوگرافی (سی ٹی اے) ایک قسم کی برعکس سی ٹی ہے جو پورے جسم میں شریانوں اور رگوں کو تصور کرتی ہے۔ یہ دماغ کی خدمت کرنے والی شریانوں سے لے کر پھیپھڑوں، گردوں، بازوؤں اور ٹانگوں تک خون پہنچانے والی شریانوں تک ہے۔ اس قسم کے امتحان کی ایک مثال سی ٹی پلمونری انجیوگرام (سی ٹی پی اے) ہے جو پلمونری ایمبولزم (پی ای) کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پلمونری شریانوں کی تصویر حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹیڈ ٹومگرافی اور آیوڈین پر مبنی برعکس ایجنٹ کا استعمال کرتا ہے۔ کارڈیک اے دل کا سی ٹی اسکین کارڈیک یا کورونری اناٹومی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ روایتی طور پر، کارڈیک سی ٹی اسکین کا استعمال کورونری شریانوں کی بیماری کا پتہ لگانے، تشخیص کرنے یا اس کی پیروی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں سی ٹی نے ٹرانس کیتھیٹر ساختی دل کی مداخلت کے تیزی سے ترقی پذیر میدان میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر ٹرانس کیتھیٹر کی مرمت اور دل کے والو کی تبدیلی میں۔ کارڈیک سی ٹی اسکیننگ کی اہم شکلیں ہیں: کورونری سی ٹی انجیوگرافی (سی سی ٹی اے): دل کی کورونری شریانوں کا اندازہ کرنے کے لیے سی ٹی کا استعمال۔ موضوع کو ریڈیوکونٹریسٹ کا نس کے اندر انجکشن ملتا ہے، اور پھر تیز رفتار سی ٹی اسکینر کا استعمال کرتے ہوئے دل کو اسکین کیا جاتا ہے، جس سے ریڈیولوجسٹوں کو کورونری شریانوں میں بندش کی حد کا اندازہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، عام طور پر کورونری شریانوں کی بیماری کی تشخیص کرنے کے لیے۔ کورونری سی ٹی کیلشیم اسکین: کورونری شریانوں کی بیماری کی شدت کی تشخیص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر، یہ کورونری شریانوں میں کیلشیم کے ذخائر کی تلاش کرتا ہے جو شریانوں کو تنگ کر سکتے ہیں اور دل کے دورے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک عام کورونری سی ٹی کیلشیم اسکین ریڈیوکونٹریسٹ کے استعمال کے بغیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ممکنہ طور پر برعکس بہتر تصاویر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اناٹومی کو بہتر طور پر دیکھنے کے لیے، تصاویر کی پوسٹ پروسیسنگ عام ہے۔ سب سے زیادہ عام ہیں ملٹی پلانر ری کنسٹرکشنز (ایم پی آر) اور والیوم رینڈرنگ۔ زیادہ پیچیدہ اناٹومی اور طریقہ کار کے لیے، جیسے کہ ہارٹ والو کی مداخلت، گہری تفہیم حاصل کرنے کے لیے ان سی ٹی امیجز کی بنیاد پر ایک حقیقی تھری ڈی تعمیر نو یا تھری ڈی پرنٹ بنایا جاتا ہے۔ پیٹ اور پیلوس سی ٹی پیٹ کی بیماریوں جیسے کرون کی بیماری، جی آئی ٹی خون بہنے، اور کینسر کی تشخیص اور اسٹیجنگ کے ساتھ ساتھ کینسر کے علاج کے بعد ردعمل کا اندازہ لگانے کے لیے ایک درست تکنیک ہے۔ یہ عام طور پر پیٹ کے شدید درد کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر بہتر کمپیوٹیڈ ٹومیگرافی آج پیشاب کی پتھری کی تشخیص کے لیے سونے کا معیار ہے۔ پتھروں کے سائز، حجم اور کثافت کا اندازہ طبی ماہرین کو مزید علاج کی رہنمائی کرنے میں مدد کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ پتھر کے بے ساختہ گزرنے کی پیش گوئی کرنے میں سائز خاص طور پر اہم ہے۔ محوری کنکال اور اعضاء محوری کنکال اور اعضاء کے لیے، سی ٹی اکثر پیچیدہ فریکچر کی تصویر لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر جوڑوں کے آس پاس، کیونکہ اس میں متعدد طیاروں میں دلچسپی کے علاقے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فریکچرز، لگامینٹس چوٹیں، اور ڈسلوکیشنز کو 0.2 ملی میٹر ریزولوشن سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ جدید دوہری توانائی والے سی ٹی اسکینرز کے ساتھ، استعمال کے نئے شعبے قائم کیے گئے ہیں، جیسے کہ گٹھیا کی تشخیص میں مدد کرنا۔ بائیو مکینیکل استعمال سی ٹی کا استعمال بائیو مکینیکس میں حیاتیاتی بافتوں کی جیومیٹری، اناٹومی، کثافت اور لچکدار ماڈیولی کو تیزی سے ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ صنعتی استعمال صنعتی سی ٹی اسکیننگ (صنعتی کمپیوٹڈ ٹومگرافی) ایک ایسا عمل ہے جو ایکس رے آلات کو بیرونی اور اندرونی طور پر اجزاء کی 3 ڈی نمائندگی تیار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صنعتی سی ٹی اسکیننگ کا استعمال صنعت کے بہت سے شعبوں میں اجزاء کے اندرونی معائنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سی ٹی اسکیننگ کے کچھ کلیدی استعمال نقائص کا پتہ لگانے، ناکامی کا تجزیہ، میٹرولوجی، اسمبلی تجزیہ، تصویر پر مبنی محدود عنصر کے طریقے اور ریورس انجینئرنگ ایپلی کیشنز رہے ہیں۔ سی ٹی اسکیننگ کو میوزیم کے نمونوں کی امیجنگ اور تحفظ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایوی ایشن سیکیورٹی سی ٹی اسکیننگ نے ٹرانسپورٹ سیکیورٹی (بنیادی طور پر ہوائی اڈے کی سیکیورٹی) میں بھی ایک ایپلی کیشن پائی ہے جہاں یہ فی الحال دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے کے لیے مواد کے تجزیے کے تناظر میں استعمال ہوتا ہے۔ سی ٹی ایکس (دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والا آلہ) اور کمپیوٹر وژن پر مبنی آبجیکٹ ریکگنیشن الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے خودکار سامان/پارسل سیکیورٹی اسکیننگ کے لیے بھی زیر غور ہے جو تھری ڈی ظاہری شکل (مثال کے طور پر۔ بندوقیں، چاقو، مائع کنٹینر)۔ مارچ 2022 میں شینن ہوائی اڈے پر ہوائی اڈے کی حفاظت میں اس کے استعمال نے وہاں 100 ملی لیٹر سے زیادہ مائعوں پر پابندی ختم کر دی ہے، یہ ایک ایسا اقدام ہے جسے ہیتھرو ہوائی اڈہ 1 دسمبر 2022 کو مکمل طور پر شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ٹی ایس اے نے موسم گرما میں براہ راست جانے کے لیے تیار 1,000 سے زیادہ اسکینرز کے آرڈر پر $<ID1 ملین خرچ کیے۔ ارضیاتی استعمال ایکس رے سی ٹی کا استعمال ارضیاتی مطالعات میں ڈرل کور کے اندر موجود مواد کو تیزی سے ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گھنے معدنیات جیسے پائیرائٹ اور بیرائٹ زیادہ روشن نظر آتے ہیں اور مٹی جیسے کم گھنے اجزاء سی ٹی امیجز میں سست نظر آتے ہیں۔ ثقافتی ورثے کا استعمال ایکس رے سی ٹی اور مائیکرو سی ٹی کو ثقافتی ورثے کی اشیاء کے تحفظ اور تحفظ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی نازک اشیاء کے لیے، براہ راست تحقیق اور مشاہدہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اور وقت کے ساتھ شے کو خراب کر سکتا ہے۔ سی ٹی اسکین کا استعمال کرتے ہوئے، کنزرویٹرز اور محققین ان اشیاء کی مادی ساخت کا تعین کرنے کے قابل ہوتے ہیں جن کی وہ تلاش کر رہے ہیں، جیسے کہ بغیر کسی اضافی نقصان کے، طومار کی تہوں کے ساتھ سیاہی کی پوزیشن۔ یہ اسکین اینٹیکیتھیرا میکانزم کے کام پر مرکوز تحقیق یا این گیڈی سکرول کی جلی ہوئی بیرونی تہوں کے اندر چھپے متن کے لیے بہترین رہے ہیں۔ تاہم، وہ اس قسم کے تحقیقی سوالات کے تابع ہر شے کے لیے بہترین نہیں ہیں، کیونکہ ہرکولینیم پیپیری جیسے کچھ نمونے موجود ہیں جن میں مادی ساخت میں شے کے اندر بہت کم تغیر ہوتا ہے۔ ان اشیاء کو اسکین کرنے کے بعد، ان اشیاء کے اندرونی حصوں کی جانچ کرنے کے لیے کمپیوٹیشنل طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ این گیڈی اسکرول اور ہرکیولینیم پیپیری کے ورچوئل ان ریپنگ کے معاملے میں ہوا تھا۔ مائیکرو-سی ٹی مزید حالیہ نمونوں کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی مفید ثابت ہوا ہے جیسے کہ اب بھی مہر بند تاریخی خط و کتابت جس میں لیٹر لاکنگ (پیچیدہ فولڈنگ اور کٹس) کی تکنیک کو استعمال کیا گیا جس نے "چھیڑ چھاڑ-واضح لاکنگ میکانزم" فراہم کیا۔ آثار قدیمہ میں استعمال کے معاملات کی مزید مثالیں سرکوفگی یا سیرامکس کے مندرجات کی امیجنگ ہیں۔ حال ہی میں ایمسٹرڈیم میں سی ڈبلیو آئی نے انٹیکٹ نامی فریم ورک میں آرٹ آبجیکٹ کی تفصیلات کی تحقیقات کے لیے ریکس میوزیم کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ مائکرو حیاتیات کی تحقیق پھپھوندی کی مختلف اقسام لکڑی کو مختلف ڈگریوں تک خراب کر سکتی ہیں، بیلجیئم کے ایک تحقیقی گروپ نے ذیلی مائکرون ریزولوشن کے ساتھ ایکس رے سی ٹی 3 طول و عرض کا استعمال کیا ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پھپھوندی بعض حالات میں 0.6 مائیکرو میٹر کے مائکروپورس میں گھس سکتی ہے۔ لکڑی کی صنوبر کاریں صنعتی سی ٹی اسکینرز کا استعمال گول نقائص کا پتہ لگانے کے لیے کرتی ہیں، مثال کے طور پر گانٹھ، لکڑی کی پیداوار کی کل قیمت کو بہتر بنانے کے لیے۔ زیادہ تر آر ملز طویل عرصے میں پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے اس مضبوط پتہ لگانے والے آلے کو شامل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں، تاہم ابتدائی سرمایہ کاری کی لاگت کافی زیادہ ہے۔ مائکروٹیک ایک لاگ اسکینر بنانے والا ادارہ ہے، جس کا صدر دفتر اٹلی میں ہے۔ نتائج کی تشریح پیش کش سی ٹی اسکین کا نتیجہ ووکسلز کا ایک حجم ہے، جسے انسانی مبصر کے سامنے مختلف طریقوں سے پیش کیا جا سکتا ہے، جو وسیع پیمانے پر درج ذیل زمروں میں فٹ ہوتے ہیں: سلائس (مختلف موٹائی کے)۔ پتلے ٹکڑے کو عام طور پر طیاروں کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو 3 ملی میٹر سے کم موٹائی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ موٹے ٹکڑے کو عام طور پر طیاروں کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو 3 ملی میٹر اور 5 ملی میٹر کے درمیان موٹائی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پروجیکشن، بشمول زیادہ سے زیادہ شدت کا پروجیکشن اور اوسط شدت کا پروجیکشن والیوم رینڈرنگ (وی آر) تکنیکی طور پر، 2 جہتی ڈسپلے پر دیکھنے پر تمام والیوم رینڈرنگ پروجیکشن بن جاتے ہیں، جس سے پروجیکشن اور والیوم رینڈرنگ کے درمیان فرق تھوڑا سا مبہم ہو جاتا ہے۔ حجم پیش کرنے والے ماڈلز کے ایپیٹومز حقیقت پسندانہ اور قابل مشاہدہ نمائشیں بنانے کے لیے مثال کے طور پر رنگ اور شیڈنگ کا مرکب پیش کرتے ہیں۔ دو جہتی سی ٹی تصاویر روایتی طور پر پیش کی جاتی ہیں تاکہ نظارہ ایسا ہو جیسے مریض کے پیروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ لہذا، تصویر کا بائیں رخ مریض کے دائیں اور اس کے برعکس ہے، جبکہ تصویر میں اگلا حصہ بھی مریض کا اگلا اور اس کے برعکس ہے۔ یہ بائیں دائیں تبادلہ اس نظریے سے مطابقت رکھتا ہے جو عام طور پر ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے جب وہ مریضوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ سی ٹی اسکیننگ کے ذریعے حاصل کردہ تصویر میں گرے اسکیل پکسلز رشتہ دار تابکاری کے لحاظ سے دکھائے جاتے ہیں۔ پکسل خود ٹشو (ٹشوز) کی اوسط تخفیف کے مطابق ظاہر ہوتا ہے جس سے یہ ہونسفیلڈ پیمانے پر + 3,071 (سب سے زیادہ تخفیف) سے −1,024 (کم سے کم تخفیف) کے پیمانے پر مطابقت رکھتا ہے۔ پکسل ایک دو جہتی اکائی ہے جو میٹرکس کے سائز اور فیلڈ آف ویو پر مبنی ہے۔ جب سی ٹی سلائس کی موٹائی کو بھی فیکٹر کیا جاتا ہے، تو یونٹ کو ووکسیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک سہ جہتی یونٹ ہے۔ پانی میں 0 ہونسفیلڈ یونٹس (ایچ یو) کی تخفیف ہوتی ہے، جبکہ ہوا −1,000 ایچ یو ہوتی ہے، کینسیلس ہڈی عام طور پر + 400 ایچ یو ہوتی ہے، اور کرینیل ہڈی 2,000 ایچ یو تک پہنچ سکتی ہے۔ دھاتی امپلانٹس کی تخفیف کا انحصار استعمال شدہ عنصر کے جوہری نمبر پر ہوتا ہے: ٹائٹینیم میں عام طور پر + 1000 ایچ یو کی مقدار ہوتی ہے، آئرن اسٹیل ایکس رے کو مکمل طور پر روک سکتا ہے اور اس وجہ سے، کمپیوٹڈ ٹوموگرام میں معروف لائن آرٹیفیکٹس کے لیے ذمہ دار ہے۔ آرٹیفیکٹس کم اور زیادہ کثافت والے مواد کے درمیان اچانک منتقلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈیٹا ویلیوز ہوتی ہیں جو پروسیسنگ الیکٹرانکس کی متحرک حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ ونڈوئنگ سی ٹی ڈیٹا سیٹوں میں بہت زیادہ متحرک رینج ہوتی ہے جسے ڈسپلے یا پرنٹنگ کے لیے کم کیا جانا چاہیے۔ یہ عام طور پر "ونڈوئنگ" کے عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو پکسل ویلیوز کی رینج ("ونڈو") کو گرے اسکیل ریمپ پر نقش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، دماغ کی سی ٹی تصاویر کو عام طور پر 0 ایچ یو سے 80 ایچ یو تک پھیلی ہوئی کھڑکی سے دیکھا جاتا ہے۔ 0 اور اس سے کم کے پکسل ویلیوز کو سیاہ رنگ میں دکھایا جاتا ہے ؛ 80 اور اس سے زیادہ کی ویلیوز کو سفید رنگ میں دکھایا جاتا ہے ؛ ونڈو کے اندر ویلیوز کو ونڈو کے اندر پوزیشن کے متناسب سرمئی شدت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ نظر آنے والی تفصیل کو بہتر بنانے کے لیے ڈسپلے کے لیے استعمال ہونے والی ونڈو کو دلچسپی کی چیز کے ایکس رے کثافت سے ملایا جانا چاہیے۔ اسکین کی ونڈو کو کنٹرول کرنے کے لیے ونڈو کی چوڑائی اور ونڈو کی سطح کے پیرامیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ملٹی پلینر تعمیر نو اور پروجیکشن ملٹی پلینر تعمیر نو (ایم پی آر) ڈیٹا کو ایک جسمانی سطح (عام طور پر ٹرانسورس) سے دوسرے طیاروں میں تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ اسے پتلی سلائسز کے ساتھ ساتھ پروجیکشنز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملٹی پلینر تعمیر نو ممکن ہے کیونکہ موجودہ سی ٹی اسکینر تقریبا آئسوٹروپک ریزولوشن فراہم کرتے ہیں۔ ایم پی آر تقریبا ہر اسکین میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ریڑھ کی ہڈی کی اکثر جانچ کی جاتی ہے۔ محوری سطح میں ریڑھ کی ہڈی کی تصویر ایک وقت میں صرف ایک ریڑھ کی ہڈی دکھا سکتی ہے اور دیگر ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں دکھا سکتی۔ دوسرے طیاروں میں ڈیٹا کو دوبارہ ترتیب دے کر، ساگٹل اور کرونل طیاروں میں متعلقہ پوزیشن کا تصور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نیا سافٹ ویئر غیر آرتھوگنل (ترچھا) طیاروں میں ڈیٹا کی تعمیر نو کی اجازت دیتا ہے، جو ان اعضاء کے تصور میں مدد کرتا ہے جو آرتھوگنل طیاروں میں نہیں ہیں۔ یہ برونکی کی جسمانی ساخت کے تصور کے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ اسکین کی سمت میں آرتھوگنل نہیں ہوتے ہیں۔ منحنی طیاروں کی تعمیر نو (یا منحنی طیاروں کی اصلاح = سی پی آر) بنیادی طور پر جہازوں کی تشخیص کے لیے کی جاتی ہے۔ اس قسم کی تعمیر نو برتن میں موڑ کو سیدھا کرنے میں مدد کرتی ہے، اس طرح پورے برتن کو ایک ہی تصویر میں یا متعدد تصاویر میں دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ برتن کو "سیدھا" کرنے کے بعد، کراس سیکشنل ایریا اور لمبائی جیسی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ یہ جراحی کے طریقہ کار کی قبل از وقت تشخیص میں مددگار ہے۔ کوالٹی اشورینس اور بیرونی بیم ریڈیو تھراپی کی منصوبہ بندی کے لیے ریڈی ایشن تھراپی میں استعمال ہونے والے 2 ڈی پروجیکشنز کے لیے، بشمول ڈیجیٹل طور پر دوبارہ تعمیر شدہ ریڈیوگراف، بیم کا آئی ویو دیکھیں۔ حجم کی انجام دہی تابکاری کی ایک حد قیمت آپریٹر کے ذریعہ مقرر کی جاتی ہے (مثال کے طور پر، ایک سطح جو ہڈی سے مطابقت رکھتی ہے)۔ ایج ڈیٹیکشن امیج پروسیسنگ الگورتھم کی مدد سے ابتدائی ڈیٹا سے تھری ڈی ماڈل بنایا جا سکتا ہے اور اسکرین پر دکھایا جا سکتا ہے۔ متعدد ماڈل حاصل کرنے کے لیے مختلف حد کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر جسمانی جزو جیسے پٹھوں، ہڈیوں اور کارٹلیج کو ان کو دیے گئے مختلف رنگوں کی بنیاد پر الگ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، آپریشن کا یہ طریقہ اندرونی ڈھانچے کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ سرفیس رینڈرنگ ایک محدود تکنیک ہے کیونکہ یہ صرف ان سطحوں کو دکھاتی ہے جو ایک خاص حد کثافت پر پورا اترتی ہیں، اور جو دیکھنے والے کی طرف ہوتی ہیں۔ تاہم، حجم کی انجام دہی میں، شفافیت، رنگ اور شیڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کسی ایک تصویر میں حجم پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، پیلوک ہڈیوں کو نیم شفاف کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے، تاکہ تصویر کے ایک حصے کو ترچھا زاویہ پر دیکھنے سے بھی دوسرا نہیں چھپے۔ تصویر کا معیار خوراک بمقابلہ تصویر کا معیار آج ریڈیولوجی کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کے معیار سے سمجھوتہ کیے بغیر سی ٹی امتحانات کے دوران تابکاری کی خوراک کو کیسے کم کیا جائے۔ عام طور پر، تابکاری کی زیادہ مقدار کے نتیجے میں زیادہ ریزولوشن والی تصاویر بنتی ہیں، جبکہ کم مقدار میں تصویر کے شور اور غیر واضح تصاویر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم، خوراک میں اضافہ منفی ضمنی اثرات کو بڑھاتا ہے، بشمول تابکاری سے پیدا ہونے والے کینسر کا خطرہ-چار مرحلے والا پیٹ کا سی ٹی 300 سینے کے ایکس رے کی طرح تابکاری کی خوراک دیتا ہے۔ کئی طریقے موجود ہیں جو سی ٹی اسکین کے دوران آئنائزنگ تابکاری کی نمائش کو کم کر سکتے ہیں۔ نئی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی تابکاری کی مطلوبہ خوراک کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ نئے تکراری ٹومگرافک تعمیر نو الگورتھم (مثال کے طور پر، تکراری غیر علامتی کم از کم تغیر) زیادہ تابکاری کی خوراک کی ضرورت کے بغیر سپر ریزولوشن پیش کر سکتے ہیں۔ جانچ کو انفرادی بنائیں اور تابکاری کی خوراک کو جانچ شدہ جسم کی قسم اور جسم کے اعضاء کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ جسم کی مختلف اقسام اور اعضاء کو مختلف مقدار میں تابکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلی ریزولوشن ہمیشہ مناسب نہیں ہوتا، جیسے کہ چھوٹے پلمونری ماس کا پتہ لگانا۔ اگرچہ سی ٹی کے ذریعہ تیار کردہ تصاویر عام طور پر اسکین شدہ حجم کی وفادار نمائندگی کرتی ہیں، لیکن یہ تکنیک متعدد نمونوں کے لیے حساس ہے، جیسے کہ درج ذیل: باب 3 اور 5 سٹریکس اکثر ایسے مواد کے ارد گرد دیکھے جاتے ہیں جو زیادہ تر ایکس رے کو روکتے ہیں، جیسے دھات یا ہڈی۔ متعدد عوامل ان دھاریوں میں حصہ ڈالتے ہیں: نمونے لینے کے تحت، فوٹون فاقہ کشی، حرکت، بیم کی سختی، اور کامپٹن بکھرنا۔ اس قسم کے نمونے عام طور پر دماغ کے پوسٹر فوسا میں پائے جاتے ہیں، یا اگر دھات کے امپلانٹس موجود ہوں۔ نئی تعمیر نو کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے دھاریوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دھاتی نمونے میں کمی (ایم اے آر) جیسے طریقے بھی اس نمونے کو کم کر سکتے ہیں۔ ایم اے آر تکنیکوں میں سپیکٹرم امیجنگ شامل ہے، جہاں سی ٹی امیجز کو مختلف توانائی کی سطحوں کے فوٹونوں کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور پھر جی ایس آئی (جیم اسٹون سپیکٹرم امیجنگ) جیسے خصوصی سافٹ ویئر کے ساتھ یک رنگ امیجز میں ترکیب کیا جاتا ہے۔ جزوی حجم کا اثر یہ کناروں کی "دھندلاپن" کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکینر اعلی کثافت والے مواد کی ایک چھوٹی سی مقدار (مثال کے طور پر ہڈی) اور کم کثافت کی ایک بڑی مقدار (مثال کے طور پر کارٹلیج) کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہے۔ تعمیر نو یہ فرض کرتی ہے کہ ہر ووکسیل کے اندر ایکس رے کی تخفیف یکساں ہے ؛ تیز کناروں پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے زیادہ عام طور پر زیڈ سمت (کرینیوکاڈل سمت) میں دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ انتہائی انیسوٹروپک ووکسلز کے روایتی استعمال کی وجہ سے ہے، جن کی سطح کے اندر ریزولوشن کے مقابلے میں سطح سے باہر ریزولوشن بہت کم ہے۔ اس پر جزوی طور پر پتلی سلائسز کا استعمال کرتے ہوئے اسکین کرکے، یا جدید اسکینر پر آئسوٹروپک حصول کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ رنگ آرٹیفیکٹ شاید سب سے عام مکینیکل آرٹیفیکٹ، ایک یا کئی "رنگز" کی تصویر ایک تصویر کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر نقائص یا غلطی کی وجہ سے دو جہتی ایکس رے ڈٹیکٹر میں انفرادی عناصر کے ردعمل میں تغیرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رنگ کے نمونوں کو شدت کو معمول پر لانے سے بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، جسے فلیٹ فیلڈ کریکشن بھی کہا جاتا ہے۔ بقیہ بجتوں کو قطبی جگہ میں تبدیلی کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے، جہاں وہ لکیری دھاریاں بن جاتی ہیں۔ ایکس رے ٹومگرافی کی تصاویر پر رنگ آرٹفیکٹ میں کمی کے تقابلی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ سیجر اور پوسٹ نوف کا طریقہ رنگ آرٹفیکٹس کو مؤثر طریقے سے دبا سکتا ہے۔ شور یہ تصویر پر اناج کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور شور کے تناسب میں کم سگنل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زیادہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب پتلے ٹکڑے کی موٹائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب ایکس رے ٹیوب کو فراہم کی جانے والی طاقت اناٹومی میں گھسنے کے لیے ناکافی ہو۔ ونڈمل اسٹریکنگ کی ظاہری شکل اس وقت ہو سکتی ہے جب ڈٹیکٹرز تعمیر نو کے طیارے کو کاٹتے ہیں۔ اسے فلٹرز یا پچ میں کمی کے ساتھ کم کیا جا سکتا ہے۔ بیم کی سختی جب گرے اسکیل کو اونچائی کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو یہ "کپڈ ظاہری شکل" دے سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ روایتی ذرائع، جیسے ایکس رے ٹیوبیں پولی کرومیٹک سپیکٹرم کا اخراج کرتی ہیں۔ اعلی فوٹون توانائی کی سطح کے فوٹون عام طور پر کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، سپیکٹرم کی اوسط توانائی میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب آبجیکٹ کو پاس کیا جاتا ہے، جسے اکثر "مشکل" ہونے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اسے درست نہ کیا جائے تو یہ مواد کی موٹائی کو تیزی سے کم کرنے والے اثر کا باعث بنتا ہے۔ اس نمونے کو درست کرنے کے لیے بہت سے الگورتھم موجود ہیں۔ انہیں مونو اور ملٹی میٹریل طریقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فوائد سی ٹی اسکیننگ کے روایتی دو جہتی طبی ریڈیوگرافی کے مقابلے میں کئی فوائد ہیں۔ سب سے پہلے، سی ٹی دلچسپی کے علاقے سے باہر ڈھانچوں کی تصاویر کی سپر امپوزیشن کو ختم کرتا ہے۔ دوسرا، سی ٹی اسکین میں امیج ریزولوشن زیادہ ہوتا ہے، جس سے باریک تفصیلات کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ سی ٹی ان بافتوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے جو ریڈیوگرافک کثافت میں 1 ٪ یا اس سے کم مختلف ہوتے ہیں۔ تیسرا، سی ٹی اسکیننگ ملٹی پینار ریفارمٹیڈ امیجنگ کو قابل بناتا ہے: اسکین ڈیٹا کو تشخیصی کام کے لحاظ سے ٹرانسورس (یا محوری)، کرونال، یا ساگٹل پلین میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سی ٹی کے بہتر حل نے نئی تحقیقات کی ترقی کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر، سی ٹی انجیوگرافی کیتھیٹر کے ناگوار اندراج سے بچتی ہے۔ سی ٹی اسکیننگ روایتی کالونوسکوپی کے مقابلے میں مریض کے لیے زیادہ درستگی اور کم تکلیف کے ساتھ ورچوئل کالونوسکوپی انجام دے سکتی ہے۔ ورچوئل کالونیگرافی ٹیومر کا پتہ لگانے کے لیے بیریوم اینیما سے کہیں زیادہ درست ہے اور تابکاری کی کم خوراک کا استعمال کرتی ہے۔ سی ٹی ایک معتدل سے اعلی تابکاری تشخیصی تکنیک ہے۔ کسی خاص معائنے کے لیے تابکاری کی خوراک کا انحصار متعدد عوامل پر ہوتا ہے: حجم اسکین شدہ، مریض کی تعمیر، اسکین پروٹوکول کی تعداد اور قسم، اور مطلوبہ ریزولوشن اور تصویر کا معیار۔ دو ہیلیکل سی ٹی اسکیننگ پیرامیٹرز، ٹیوب کرنٹ اور پچ، کو آسانی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور تابکاری پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ سی ٹی اسکیننگ انٹیرئیر انٹر باڈی فیوژن کا اندازہ لگانے میں دو جہتی ریڈیوگراف سے زیادہ درست ہے، حالانکہ وہ اب بھی فیوژن کی حد سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ منفی اثرات کینسر سی ٹی اسکین میں استعمال ہونے والی تابکاری جسم کے خلیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بشمول ڈی این اے مالیکیولز، جو تابکاری سے پیدا ہونے والے کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ سی ٹی اسکین سے موصول ہونے والی تابکاری کی خوراکیں متغیر ہوتی ہیں۔ سب سے کم خوراک والے ایکس رے تکنیک کے مقابلے میں، سی ٹی اسکین میں روایتی ایکس رے سے 100 سے 1,000 گنا زیادہ خوراک ہو سکتی ہے۔ تاہم، کمر کی ریڑھ کے ایکس رے کی خوراک سر سی ٹی کی طرح ہوتی ہے۔ میڈیا میں موجود مضامین اکثر سب سے کم خوراک والی ایکس رے تکنیک (سینے کا ایکس رے) کا موازنہ سب سے زیادہ خوراک والی سی ٹی تکنیک سے کر کے سی ٹی کی متعلقہ خوراک کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر، معمول کے پیٹ کے سی ٹی میں تابکاری کی خوراک تین سال کی اوسط پس منظر کی تابکاری کی طرح ہوتی ہے۔ بڑے پیمانے پر آبادی پر مبنی مطالعات نے مستقل طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ سی ٹی اسکین سے کم خوراک والی تابکاری مختلف قسم کے کینسروں میں کینسر کے واقعات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، آبادی پر مبنی ایک بڑے گروپ میں یہ پایا گیا کہ دماغ کے 4 فیصد تک کینسر سی ٹی اسکین تابکاری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ مستقبل میں تمام کینسروں میں سے تین سے پانچ فیصد کے درمیان میڈیکل امیجنگ کا نتیجہ ہوں گے۔ 10. 9 ملین افراد پر آسٹریلیائی مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ اس کوہورٹ میں سی ٹی اسکین کی نمائش کے بعد کینسر کے بڑھتے ہوئے واقعات زیادہ تر تابکاری کی وجہ سے تھے۔ اس گروپ میں، ہر 1,800 سی ٹی اسکین میں سے ایک کے بعد اضافی کینسر ہوا۔ اگر زندگی بھر کینسر ہونے کا خطرہ 40 ٪ ہے تو سی ٹی کے بعد مطلق خطرہ 40.05 ٪ تک بڑھ جاتا ہے۔ 1 سے 5 سال کے مختصر عرصے میں بار بار ہونے والے سی ٹی اسکین سے گزرنے والے مریضوں میں سی ٹی اسکین تابکاری کے خطرات خاص طور پر اہم ہیں۔ کچھ ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ سی ٹی اسکین کو "زیادہ استعمال" کے طور پر جانا جاتا ہے، اور "اسکین کی موجودہ اعلی شرح سے وابستہ بہتر صحت کے نتائج کے پریشان کن طور پر بہت کم ثبوت موجود ہیں"۔ دوسری طرف، زیادہ مجموعی خوراکیں حاصل کرنے والے مریضوں کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے والے ایک حالیہ مقالے میں اعلی درجے کا مناسب استعمال دکھایا گیا۔ یہ ان مریضوں کے لیے کینسر کے خطرے کا ایک اہم مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ مزید برآں، ایک انتہائی اہم دریافت جو پہلے رپورٹ نہیں کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ کچھ مریضوں کو ایک ہی دن میں سی ٹی اسکین سے> 100 ایم ایس وی خوراک ملی، جو موجودہ تنقید کا مقابلہ کرتی ہے جو کچھ تفتیش کاروں کو طویل بمقابلہ شدید نمائش کے اثرات پر پڑ سکتی ہے۔ متضاد نظریات ہیں اور بحث جاری ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے سی ٹی اسکین کی عام خوراکوں سے کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے کی نشاندہی کرنے والی اشاعتیں سنگین طریقہ کار کی حدود اور کئی انتہائی ناممکن نتائج سے دوچار ہیں، یہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہ کوئی ثبوت اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ اس طرح کی کم خوراک کسی طویل مدتی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ میں 0.4 فیصد کینسر سی ٹی اسکین کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور یہ کہ 2007 میں سی ٹی کے استعمال کی شرح کی بنیاد پر یہ 1.5 سے 2 فیصد تک بڑھ سکتا ہے۔ دوسرے لوگ اس تخمینے سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہے کہ سی ٹی اسکین میں استعمال ہونے والی تابکاری کی کم سطح نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت سے معاملات میں تابکاری کی کم مقدار کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ گردوں کے پیٹ کے درد کی تحقیقات میں۔ کسی شخص کی عمر کینسر کے بعد کے خطرے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک سال کے بچے کے پیٹ کے سی ٹی سے متوقع زندگی بھر کے کینسر سے ہونے والی اموات کے خطرات 0.1 ٪، یا 1:1000 اسکین ہیں۔ 40 سال کی عمر کے کسی شخص کے لیے خطرہ 20 سال کی عمر کے کسی شخص سے آدھا ہے جس میں بزرگوں میں کافی کم خطرہ ہے۔ انٹرنیشنل کمیشن آن ریڈیولوجیکل پروٹیکشن کا تخمینہ ہے کہ جنین کے 10 ایم جی وائی (تابکاری کی نمائش کا ایک یونٹ) کے سامنے آنے کا خطرہ 20 سال کی عمر سے پہلے کینسر کی شرح کو 0.03% سے 0.04% تک بڑھا دیتا ہے (حوالہ کے لیے سی ٹی پلمونری انجیوگرام جنین کو 4 ایم جی وائی تک بے نقاب کرتا ہے)۔ 2012 کے ایک جائزے میں بچوں میں طبی تابکاری اور کینسر کے خطرے کے درمیان کوئی تعلق نہیں پایا گیا تاہم ان شواہد میں حدود کا وجود جس پر جائزہ مبنی ہے۔ سی ٹی اسکین بچوں میں کم نمائش کے لیے مختلف ترتیبات کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں جن میں 2007 تک سی ٹی اسکین کے زیادہ تر مینوفیکچررز نے یہ فنکشن بنایا ہوا ہے۔ مزید برآں، بعض حالات میں بچوں کو متعدد سی ٹی اسکینوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ موجودہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو پیڈیاٹرک سی ٹی اسکیننگ کے خطرات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ردعمل ریاستہائے متحدہ میں نصف سی ٹی اسکین اس کے برعکس سی ٹی ہوتے ہیں جو نس کے ذریعے انجکشن شدہ ریڈیو کانٹریسٹ ایجنٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان ایجنٹوں کے سب سے عام رد عمل ہلکے ہوتے ہیں، جن میں متلی، الٹی اور کھجلی کے دھبے شامل ہیں۔ شدید جان لیوا ردعمل شاذ و نادر ہی ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر رد عمل 1 سے 3 ٪ میں غیر آئنک برعکس اور 4 سے 12 ٪ لوگوں میں آئنک برعکس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جلد کے دھبے ایک ہفتے کے اندر 3 فیصد لوگوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پرانے ریڈیوکونٹریسٹ ایجنٹس 1 ٪ معاملات میں انافیلکسس کا سبب بنے جبکہ نئے، کم ازومی ایجنٹ 0.01-0.04 ٪ معاملات میں رد عمل کا سبب بنتے ہیں۔ موت فی 1,000,000 انتظامیہ میں تقریبا 2 سے 30 افراد میں ہوتی ہے، جس میں نئے ایجنٹ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں موت کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے جو خواتین، بزرگ یا خراب صحت میں ہیں، عام طور پر انافیلکسس یا گردے کی شدید چوٹ کے بعد ہوتا ہے۔ برعکس ایجنٹ برعکس حوصلہ افزائی نیفروپتی کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ ان ایجنٹوں کو حاصل کرنے والے 2 سے 7 فیصد لوگوں میں ہوتا ہے، جن میں پہلے سے موجود گردے کی ناکامی، پہلے سے موجود ذیابیطس، یا انٹراوسکولر حجم میں کمی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ گردے کی ہلکی خرابی والے لوگوں کو عام طور پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انجکشن سے پہلے اور بعد میں کئی گھنٹوں تک مکمل ہائیڈریشن کو یقینی بنائیں۔ معتدل گردے کی ناکامی کے لیے، آیوڈینٹڈ کانٹراسٹ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب سی ٹی کے بجائے ایک متبادل تکنیک کا استعمال کرنا ہو سکتا ہے۔ شدید گردے کی ناکامی والے افراد کو ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں کم سخت احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گردوں میں اتنا کم کام باقی رہتا ہے کہ مزید کوئی نقصان نظر نہیں آئے گا اور ڈائلیسس کانٹراسٹ ایجنٹ کو ہٹا دے گا۔ تاہم، عام طور پر، اس کے برعکس کے کسی بھی منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے کانٹراسٹ ایڈمنسٹریشن کے بعد جلد از جلد ڈائلیسس کا انتظام کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اندرونی برعکس کے استعمال کے علاوہ، پیٹ کی جانچ کرتے وقت زبانی طور پر زیر انتظام برعکس ایجنٹ اکثر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اکثر انٹراوینس کانٹراسٹ ایجنٹوں کی طرح ہوتے ہیں، جو صرف ارتکاز کے تقریبا 10 فیصد تک پتلے ہوتے ہیں۔ تاہم، آیوڈینٹڈ برعکس کے زبانی متبادل موجود ہیں، جیسے کہ بہت پتلا (0.5-1% w/v) بیریوم سلفیٹ معطلی۔ ڈائلیوٹ بیریوم سلفیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ الرجک قسم کے رد عمل یا گردے کی ناکامی کا سبب نہیں بنتا ہے، لیکن مشتبہ آنتوں کے سوراخ یا مشتبہ آنتوں کی چوٹ کے مریضوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خراب آنتوں سے بیریوم سلفیٹ کا رساو مہلک پیریٹونائٹس کا سبب بن سکتا ہے۔ کنسٹرکٹ ایجنٹوں کے مضر اثرات، جو کچھ سی ٹی اسکینوں میں نس کے ذریعے دیے جاتے ہیں، گردے کی بیماری کے مریضوں میں گردے کی کارکردگی کو خراب کر سکتے ہیں، حالانکہ اب خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطرہ پہلے کے خیال سے کم ہے۔ اسکین خوراک جدول اوسط تابکاری کی نمائش کی اطلاع دیتا ہے ؛ تاہم، اسی طرح کے اسکین کی اقسام کے درمیان تابکاری کی خوراکوں میں وسیع تغیر ہو سکتا ہے، جہاں سب سے زیادہ خوراک سب سے کم خوراک سے 22 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک عام سادہ فلم ایکس رے میں 0.1 سے 0.15 ایم جی وائی کی تابکاری کی خوراک شامل ہوتی ہے، جبکہ ایک عام سی ٹی میں مخصوص اعضاء کے لیے 10-20 ایم جی وائی شامل ہو سکتا ہے، اور بعض خصوصی سی ٹی اسکینوں کے لیے 80 ایم جی وائی تک جا سکتا ہے۔ موازنہ کے مقاصد کے لیے، پس منظر کی تابکاری کے قدرتی طور پر پائے جانے والے ذرائع سے دنیا کی اوسط خوراک کی شرح 2.4 ایم ایس وی فی سال ہے، جو اس درخواست میں عملی مقاصد کے لیے 2.4 ایم جی وائی فی سال کے برابر ہے۔ اگرچہ کچھ تغیرات ہیں، زیادہ تر لوگوں (99 ٪) نے پس منظر کی تابکاری کے طور پر ہر سال 7 ایم ایس وی سے کم حاصل کیا۔ 2007 تک میڈیکل امیجنگ نے ریاستہائے متحدہ میں تابکاری کی نمائش کا نصف حصہ لیا جس میں سی ٹی اسکین اس رقم کا دو تہائی حصہ بناتے ہیں۔ برطانیہ میں یہ تابکاری کی نمائش کا 15 فیصد ہے۔ طبی ذرائع سے تابکاری کی اوسط خوراک 2007 تک عالمی سطح پر فی شخص ≈ 0.6 ایم ایس وی ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں جوہری صنعت میں کام کرنے والے افراد 50 ایم ایس وی سالانہ اور 100 ایم ایس وی ہر 5 سال کی خوراک تک محدود ہیں۔ لیڈ وہ اہم مواد ہے جو ریڈیوگرافی کے اہلکاروں کے ذریعہ بکھرے ہوئے ایکس رے سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تابکاری کی خوراک یونٹس گرے یا ایم جی وائی یونٹ میں رپورٹ کی گئی تابکاری کی خوراک اس توانائی کی مقدار کے متناسب ہوتی ہے جو تابکاری والے جسم کے حصے سے جذب ہونے کی توقع کی جاتی ہے، اور ایکس رے تابکاری کے ذریعے خلیوں کے کیمیائی بندھنوں پر جسمانی اثر (جیسے ڈی این اے ڈبل اسٹرینڈ ٹوٹ جاتا ہے) اس توانائی کے متناسب ہوتا ہے۔ مؤثر خوراک کی رپورٹ میں سیورٹ یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سییورٹ یونٹ، سی ٹی اسکین کے تناظر میں، تابکاری کی اصل خوراک سے مطابقت نہیں رکھتا ہے جسے اسکین شدہ جسم کا حصہ جذب کرتا ہے لیکن ایک اور منظر نامے کی تابکاری کی ایک اور خوراک سے مطابقت رکھتا ہے، پورا جسم تابکاری کی دوسری خوراک کو جذب کرتا ہے اور تابکاری کی دوسری خوراک ایک شدت کی ہوتی ہے، جس کا تخمینہ سی ٹی اسکین کی طرح کینسر کو جنم دینے کا امکان ہے۔ اس طرح، جیسا کہ اوپر دیے گئے جدول میں دکھایا گیا ہے، اصل تابکاری جو اسکین شدہ جسم کے حصے کے ذریعے جذب ہوتی ہے اکثر مؤثر خوراک سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ایک مخصوص پیمائش، جسے کمپیوٹیڈ ٹومیگرافی ڈوز انڈیکس (سی ٹی ڈی آئی) کہا جاتا ہے، عام طور پر اسکین کے علاقے میں بافتوں کے لیے تابکاری جذب شدہ خوراک کے تخمینے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور طبی سی ٹی اسکینرز کے ذریعے خود بخود اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ مساوی خوراک ایک کیس کی موثر خوراک ہے، جس میں پورا جسم دراصل ایک ہی تابکاری کی خوراک کو جذب کرے گا، اور اس کی رپورٹ میں سیورٹ یونٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر یکساں تابکاری، یا جسم کے صرف ایک حصے کو دی جانے والی تابکاری کی صورت میں، جو کہ سی ٹی امتحانات کے لیے عام ہے، صرف مقامی مساوی خوراک کا استعمال پورے جاندار کے لیے حیاتیاتی خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا۔ تابکاری کے اثرات تابکاری کی نمائش کے زیادہ تر منفی صحت کے اثرات کو دو عام زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: زیادہ مقدار کے بعد خلیوں کے قتل/خرابی کی وجہ سے بڑے حصے میں تعیناتی اثرات (نقصان دہ ٹشو رد عمل) ؛ اسٹاکسٹک اثرات، یعنی کینسر اور موروثی اثرات جن میں سومیٹک خلیوں کی تغیر کی وجہ سے یا تو بے نقاب افراد میں کینسر کی نشوونما یا تولیدی (جراثیمی) خلیوں کی تغیر کی وجہ سے ان کی اولاد میں موروثی بیماری شامل ہوتی ہے۔ 8 ایم ایس وی کے ایک پیٹ کے سی ٹی سے کینسر ہونے کا اضافی زندگی بھر کا خطرہ 0.05%، یا 2,000 میں سے 1 ہونے کا تخمینہ ہے۔ تابکاری کی نمائش کے لیے جنین کی بڑھتی ہوئی حساسیت کی وجہ سے، حمل میں طبی امیجنگ کے انتخاب میں سی ٹی اسکین کی تابکاری کی خوراک ایک اہم غور ہے۔ اضافی خوراکیں اکتوبر 2009 میں، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے اس مخصوص قسم کے سی ٹی اسکین کے لیے ایک خاص سہولت پر غلط ترتیبات کی وجہ سے تابکاری کے جلنے کی بنیاد پر برین پرفیوژن سی ٹی (پی سی ٹی) اسکین کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ 256 سے زیادہ مریضوں کو 18 ماہ سے زیادہ عرصے تک تابکاری کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے 40 فیصد سے زیادہ کے بال ختم ہو گئے، اور ادارتی کو سی ٹی کوالٹی اشورینس پروگراموں میں اضافے کا مطالبہ کرنے پر آمادہ کیا۔ یہ نوٹ کیا گیا کہ "اگرچہ تابکاری کی غیر ضروری نمائش سے گریز کیا جانا چاہیے، لیکن مناسب حصول پیرامیٹر کے ساتھ حاصل کردہ طبی طور پر ضروری سی ٹی اسکین کے فوائد ہیں جو تابکاری کے خطرات سے کہیں زیادہ ہیں"۔ اسی طرح کے مسائل دیگر مراکز میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعات انسانی غلطی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ طریقہ کار سی ٹی اسکین کا طریقہ کار مطالعہ کی قسم اور جس اعضاء کی تصویر لی جا رہی ہے اس کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ مریض کو سی ٹی ٹیبل پر لیٹایا جاتا ہے اور ٹیبل کی مرکزیت جسم کے حصے کے مطابق کی جاتی ہے۔ موازنہ میں اضافہ سی ٹی کی صورت میں IV لائن قائم کی جاتی ہے۔ پریشر انجیکٹر سے مناسب اور موازنہ کی شرح کو منتخب کرنے کے بعد، سکاؤٹ کو مقامی بنانے اور اسکین کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ ایک بار منصوبہ منتخب ہونے کے بعد، تضاد دیا جاتا ہے۔ خام ڈیٹا پر مطالعہ کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے اور اسکین کی تشخیص کو آسان بنانے کے لیے مناسب ونڈونگ کی جاتی ہے۔ تیاری اسکین کی قسم کے مطابق مریض کی تیاری مختلف ہو سکتی ہے۔ مریض کی عمومی تیاری میں شامل ہیں۔ باخبر رضامندی پر دستخط کرنا۔ دلچسپی کے علاقے سے دھاتی اشیاء اور زیورات کو ہٹانا۔ ہسپتال کے پروٹوکول کے مطابق ہسپتال کے گاؤن میں تبدیلی۔ کے ایف ٹی ریٹ کی جانچ (سی ای سی ٹی کی صورت میں)۔ میکانزم کمپیوٹیڈ ٹومیگرافی ایک ایکس رے جنریٹر کا استعمال کرتے ہوئے کام کرتی ہے جو شے کے گرد گھومتا ہے۔ ایکس رے ڈٹیکٹر ایکس رے ماخذ سے دائرے کے مخالف سمت میں رکھے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ایکس رے مریض سے گزرتے ہیں، وہ ٹشو کی کثافت کے مطابق مختلف ٹشوز کے ذریعے مختلف طریقے سے کم ہوتے ہیں۔ حاصل کردہ خام ڈیٹا کی بصری نمائندگی کو سینوگرام کہا جاتا ہے، پھر بھی یہ تشریح کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک بار اسکین کا ڈیٹا حاصل ہو جانے کے بعد، ڈیٹا کو ٹومگرافک تعمیر نو کی ایک شکل کا استعمال کرتے ہوئے پروسیس کیا جانا چاہیے، جو کراس سیکشنل امیجز کا ایک سلسلہ تیار کرتا ہے۔ یہ کراس سیکشنل تصاویر پکسلز یا ووکسلز کی چھوٹی اکائیوں سے بنی ہوتی ہیں۔ سی ٹی اسکیننگ کے ذریعے حاصل کردہ تصویر میں پکسلز کو رشتہ دار تابکاری کے لحاظ سے دکھایا جاتا ہے۔ پکسل خود ٹشو (ٹشوز) کی اوسط تخفیف کے مطابق ظاہر ہوتا ہے جس سے یہ ہونسفیلڈ پیمانے پر + 3,071 (سب سے زیادہ تخفیف) سے −1,024 (کم سے کم تخفیف) کے پیمانے پر مطابقت رکھتا ہے۔ پکسل ایک دو جہتی اکائی ہے جو میٹرکس کے سائز اور فیلڈ آف ویو پر مبنی ہے۔ جب سی ٹی سلائس کی موٹائی کو بھی فیکٹر کیا جاتا ہے، تو یونٹ کو ووکسیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک سہ جہتی یونٹ ہے۔ پانی میں 0 ہونسفیلڈ یونٹس (ایچ یو) کی تخفیف ہوتی ہے، جبکہ ہوا −1,000 ایچ یو ہوتی ہے، منسوخ ہڈی عام طور پر + 400 ایچ یو ہوتی ہے، اور کھوپڑی کی ہڈی 2,000 ایچ یو یا اس سے زیادہ (او ایس ٹیمپوریل) تک پہنچ سکتی ہے اور نمونوں کا سبب بن سکتی ہے۔ دھاتی امپلانٹس کی تخفیف کا انحصار استعمال شدہ عنصر کے جوہری نمبر پر ہوتا ہے: ٹائٹینیم میں عام طور پر + 1000 ایچ یو کی مقدار ہوتی ہے، آئرن اسٹیل ایکس رے کو مکمل طور پر بجھا سکتا ہے اور اس وجہ سے، کمپیوٹڈ ٹوموگرام میں معروف لائن آرٹیفیکٹس کے لیے ذمہ دار ہے۔ آرٹیفیکٹس کم اور زیادہ کثافت والے مواد کے درمیان اچانک منتقلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈیٹا ویلیوز ہوتی ہیں جو پروسیسنگ الیکٹرانکس کی متحرک حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ دو جہتی سی ٹی تصاویر روایتی طور پر پیش کی جاتی ہیں تاکہ نظارہ ایسا ہو جیسے مریض کے پیروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ لہذا، تصویر کا بائیں رخ مریض کے دائیں اور اس کے برعکس ہے، جبکہ تصویر میں اگلا حصہ بھی مریض کا اگلا اور اس کے برعکس ہے۔ یہ بائیں دائیں تبادلہ اس نظریے سے مطابقت رکھتا ہے جو عام طور پر ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے جب وہ مریضوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر، سی ٹی اسکین میں پیدا ہونے والی تصاویر جسم کے لمبے محور پر عمودی (محوری) جسمانی سطح میں تھیں۔ جدید اسکینر اسکین کے ڈیٹا کو دوسرے طیاروں میں تصاویر کے طور پر دوبارہ ترتیب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل جیومیٹری پروسیسنگ ایک مقررہ محور کے گرد گردش کے ذریعے لی گئی دو جہتی ریڈیوگرافک تصاویر کی ایک سیریز سے جسم کے اندر کسی شے کی تین جہتی تصویر تیار کر سکتی ہے۔ یہ کراس سیکشنل تصاویر طبی تشخیص اور تھراپی کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں۔ ایکس رے سی ٹی کے ساتھ ساتھ سادہ فلم ایکس رے کے لیے استعمال ہونے والے کانٹریسٹ کانٹریسٹ میڈیا کو ریڈیو کانٹریسٹ کہا جاتا ہے۔ سی ٹی کے لیے ریڈیو کنٹریسٹ عام طور پر آیوڈین پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ خون کی شریانوں جیسے ڈھانچوں کو اجاگر کرنے کے لیے مفید ہے جن کی بصورت دیگر ان کے ارد گرد سے وضاحت کرنا مشکل ہوگا۔ متضاد مواد کا استعمال بافتوں کے بارے میں فعال معلومات حاصل کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اکثر، تصاویر ریڈیو کنٹریسٹ کے ساتھ اور اس کے بغیر دونوں لی جاتی ہیں۔ ایکس رے کمپیوٹڈ ٹومگرافی کی تاریخ ریڈان ٹرانسفارم کے ریاضیاتی نظریہ کے ساتھ کم از کم 1917 تک واپس جاتی ہے۔ اکتوبر 1963 میں، ولیم ایچ اولڈنڈورف کو "گھنے مواد سے مبہم اندرونی اشیاء کے منتخب علاقوں کی تحقیقات کے لیے تابکار توانائی کے آلات" کے لیے امریکی پیٹنٹ ملا۔ پہلا تجارتی طور پر قابل عمل سی ٹی اسکینر 1972 میں گوڈفری ہونسفیلڈ نے ایجاد کیا تھا۔ اکثر یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ 1960 کی دہائی میں دی بیٹلس ریکارڈز کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی نے ای ایم آئی پر پہلے سی ٹی اسکینر کی ترقی کے لیے فنڈ فراہم کرنے میں مدد کی۔ پہلی پروڈکشن ایکس رے سی ٹی مشین کو درحقیقت "ای ایم آئی-اسکینر" کہا جاتا تھا۔ لفظ "ٹومگرافی" یونانی ٹوم (سلائس) اور گرافین (لکھنے کے لیے) سے ماخوذ ہے۔ کمپیوٹیڈ ٹومیگرافی کو اصل میں "ای ایم آئی اسکین" کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ اسے 1970 کی دہائی کے اوائل میں ای ایم آئی کی ایک تحقیقی شاخ میں تیار کیا گیا تھا، یہ کمپنی آج اپنے موسیقی اور ریکارڈنگ کے کاروبار کے لیے مشہور ہے۔ اسے بعد میں کمپیوٹیڈ ایکسل ٹومگرافی (سی اے ٹی یا سی ٹی اسکین) اور باڈی سیکشن رونٹجینگرافی کے نام سے جانا گیا۔ "سی اے ٹی اسکین" کی اصطلاح اب استعمال نہیں کی جاتی ہے کیونکہ موجودہ سی ٹی اسکین ملٹی پلینر تعمیر نو کے قابل بناتے ہیں۔ یہ "سی ٹی اسکین" کو سب سے موزوں اصطلاح بناتا ہے، جسے ریڈیولوجسٹ عام مقامی زبان کے ساتھ ساتھ نصابی کتابوں اور سائنسی کاغذات میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میڈیکل سبجیکٹ ہیڈنگز (ایم ای ایس ایچ) میں، "کمپیوٹیڈ ایکشیل ٹومیگرافی" کا استعمال 1977 سے 1979 تک کیا گیا تھا، لیکن موجودہ انڈیکسنگ میں واضح طور پر عنوان میں "ایکس رے" شامل ہے۔ سینوگرام کی اصطلاح پال ایڈولم اور برٹل جیکبسن نے 1975 میں متعارف کرائی تھی۔ سماج اور ثقافتی مہمات عوام کی بڑھتی ہوئی تشویش اور بہترین طریقوں کی جاری پیش رفت کے جواب میں، سوسائٹی فار پیڈیاٹرک ریڈیولوجی کے اندر پیڈیاٹرک امیجنگ میں ریڈی ایشن سیفٹی کے لیے اتحاد تشکیل دیا گیا۔ امریکن سوسائٹی آف ریڈیولوجیک ٹیکنالوجسٹس، امریکن کالج آف ریڈیولوجی اور امریکن ایسوسی ایشن آف فزکسسٹس ان میڈیسن کے ساتھ مل کر سوسائٹی فار پیڈیاٹرک ریڈیولوجی نے امیج جینٹی کمپین تیار کی اور اس کا آغاز کیا جو بچوں کے مریضوں پر دستیاب سب سے کم خوراکوں اور تابکاری کے بہترین حفاظتی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے اعلی معیار کے امیجنگ اسٹڈیز کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس پہل کی دنیا بھر میں مختلف پیشہ ورانہ طبی تنظیموں کی بڑھتی ہوئی فہرست نے توثیق اور اطلاق کیا ہے اور اسے ریڈیولوجی میں استعمال ہونے والے آلات تیار کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے حمایت اور مدد ملی ہے۔ امیج جینٹی مہم کی کامیابی کے بعد، امریکن کالج آف ریڈیولوجی، ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، امریکن ایسوسی ایشن آف فزکسسٹ ان میڈیسن اور امریکن سوسائٹی آف ریڈیولوجیکل ٹیکنالوجسٹ نے بالغ آبادی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسی طرح کی مہم شروع کی ہے جسے امیج ویزلی کہا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) بھی اس شعبے میں کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس جاری منصوبے ہیں جو بہترین طریقوں کو وسیع کرنے اور مریضوں کی تابکاری کی خوراک کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران سی ٹی کے پھیلاؤ کے استعمال میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ 2007 میں ریاستہائے متحدہ میں ایک اندازے کے مطابق 72 ملین اسکین کیے گئے تھے، جو کہ ریڈیولوجک اور نیوکلیئر میڈیسن کے طریقہ کار سے فی کس خوراک کی کل شرح کا تقریبا نصف ہے۔ سی ٹی اسکینوں میں سے چھ سے گیارہ فیصد بچوں میں کیے جاتے ہیں، جو 1980 سے سات سے آٹھ گنا زیادہ ہیں۔ یورپ اور ایشیا میں بھی اسی طرح کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کیلگری، کینیڈا میں، فوری شکایت کے ساتھ ہنگامی صورتحال میں پیش ہونے والے لوگوں میں سے 12.1% کو سی ٹی اسکین موصول ہوا، جو عام طور پر سر یا پیٹ کا ہوتا ہے۔ تاہم، سی ٹی حاصل کرنے والے فیصد میں ہنگامی معالج کی طرف سے نمایاں طور پر فرق تھا جس نے انہیں 1.8 فیصد سے 25 فیصد تک دیکھا۔ ریاستہائے متحدہ میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں، سی ٹی یا ایم آر آئی امیجنگ 15 ٪ لوگوں میں کی جاتی ہے جو 2007 تک زخموں کے ساتھ موجود ہیں (1998 میں 6 ٪ سے زیادہ)۔ سی ٹی اسکین کا بڑھتا ہوا استعمال دو شعبوں میں سب سے زیادہ رہا ہے: بالغوں کی اسکریننگ (تمباکو نوشی کرنے والوں میں پھیپھڑوں کی سی ٹی اسکریننگ، ورچوئل کالونوسکوپی، سی ٹی کارڈیک اسکریننگ، اور بغیر علامات والے مریضوں میں پورے جسم کی سی ٹی) اور بچوں کی سی ٹی امیجنگ۔ اسکیننگ کے وقت کو تقریبا 1 سیکنڈ تک کم کرنا، موضوع کو خاموش رہنے یا خاموش رہنے کی سخت ضرورت کو ختم کرنا، بچوں کی آبادی میں بڑے اضافے کی ایک اہم وجہ ہے (خاص طور پر اپینڈیسائٹس کی تشخیص کے لیے)۔ 2007 تک، ریاستہائے متحدہ میں سی ٹی اسکین کا ایک تناسب غیر ضروری طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ تعداد 30 فیصد ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں: قانونی خدشات، مالی مراعات، اور عوام کی خواہش شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، کچھ صحت مند لوگ اسکریننگ کے طور پر پورے جسم کے سی ٹی اسکین حاصل کرنے کے لیے شوق سے ادائیگی کرتے ہیں۔ اس صورت میں، یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ فوائد خطرات اور اخراجات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کرنا کہ آیا حادثاتی عوارض کا علاج کیسے اور کیسے کیا جائے، پیچیدہ ہے، تابکاری کی نمائش نہ ہونے کے برابر نہیں ہے، اور اسکین کے لیے رقم میں موقع کی لاگت شامل ہوتی ہے۔ مینوفیکچررز سی ٹی اسکینرز ڈیوائسز اور آلات کے بڑے مینوفیکچررز یہ ہیں: جی ای ہیلتھ کیئر سیمنز ہیلتھینرز کینن میڈیکل سسٹمز کارپوریشن (سابقہ توشیبا میڈیکل سسٹمز) کونکلیجکے فلپس این وی فوجی فلم ہیلتھ کیئر (سابقہ ہٹاچی میڈیکل سسٹمز) نیو سافٹ میڈیکل سسٹمز یونائیٹڈ امیجنگ ہیلتھ کیئر ریسرچ فوٹوون گنتی کمپیوٹڈ ٹومیگرافی ایک سی ٹی تکنیک ہے جو فی الحال زیر ترقی ہے۔ عام سی ٹی اسکینر انرجی انٹیگریٹنگ ڈیٹیکٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ فوٹونوں کو کیپسیٹر پر وولٹیج کے طور پر ماپا جاتا ہے جو معلوم شدہ ایکس رے کے متناسب ہوتا ہے۔ تاہم، یہ تکنیک شور اور دیگر عوامل کے لیے حساس ہے جو وولٹیج سے ایکس رے کی شدت کے تعلقات کی لکیری کو متاثر کر سکتے ہیں۔ فوٹون کاؤنٹنگ ڈیٹیکٹر (پی سی ڈی) اب بھی شور سے متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ فوٹون کی ناپی گئی گنتی کو تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ پی سی ڈی کے کئی ممکنہ فوائد ہیں، جن میں شور کے تناسب سے سگنل (اور اس کے برعکس) کو بہتر بنانا، خوراک کو کم کرنا، مقامی ریزولوشن کو بہتر بنانا، اور متعدد توانائیوں کے استعمال کے ذریعے، متعدد برعکس ایجنٹوں کو ممتاز کرنا شامل ہیں۔ پی سی ڈیز حال ہی میں سی ٹی اسکینرز میں ڈیٹیکٹر ٹیکنالوجیز میں بہتری کی وجہ سے قابل عمل ہو گئے ہیں جو مطلوبہ ڈیٹا کے حجم اور شرح سے نمٹ سکتے ہیں۔ فروری 2016 تک، فوٹون گنتی سی ٹی تین مقامات پر استعمال میں ہے۔ کچھ ابتدائی تحقیق میں چھاتی کی امیجنگ کے لیے فوٹون گنتی سی ٹی کی خوراک میں کمی کی صلاحیت بہت امید افزا پائی گئی ہے۔ بار بار ہونے والے سی ٹی اسکینوں سے مریضوں کو زیادہ مجموعی خوراکوں کے حالیہ نتائج کے پیش نظر، اسکیننگ ٹیکنالوجیز اور تکنیکوں پر زور دیا گیا ہے جو سی ٹی اسکین کے عمل کے دوران مریضوں کو آئنائزنگ تابکاری کی خوراکوں کو ذیلی ملی سیورٹ (ادب میں ذیلی ایم ایس وی) کی سطح تک کم کرتے ہیں، یہ ایک ایسا ہدف ہے جو دیرپا رہا ہے۔ مزید دیکھیں بیریوم سلفیٹ معطلی ڈوسیمیٹری ٹوموسنتھیسس ورٹوپسی ایکس رے مائکروٹومیگرافی زینون بہتر سی ٹی اسکیننگ حوالہ جات بیرونی لنکس سی ٹی امیجنگ کی ترقی سی ٹی نوادرات-پی پی ٹی بذریعہ ڈیوڈ پلاٹن 1972 تعارف ویڈیو کلپس پر مشتمل مضامین میڈیکل ٹیسٹ کثیر جہتی سگنل پروسیسنگ ریڈیولوجی میڈیکل امیجنگ