Tiltmeter
ٹلٹ میٹر ایک حساس انکلینومیٹر ہے جو عمودی سطح سے زمین پر یا ڈھانچے میں بہت چھوٹی تبدیلیوں کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹلٹ میٹر کا استعمال آتش فشاں کی نگرانی، ڈیموں کے بھرنے کے ردعمل، ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کی چھوٹی نقل و حرکت، ہائیڈرولک فریکچر کی واقفیت اور حجم، اور لوڈنگ اور فاؤنڈیشن سیٹلمنٹ جیسے مختلف اثرات کے لیے ڈھانچوں کے ردعمل کے لیے بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ ٹلٹ میٹر خالص طور پر مکینیکل ہو سکتے ہیں یا الیکٹرانک پیمائش کے لیے کمپن کرنے والے تار یا الیکٹرولائٹک سینسرز کو شامل کر سکتے ہیں۔ ایک حساس آلہ کم از کم ایک آرک سیکنڈ کی تبدیلیوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ ٹلٹ میٹر کی ایک طویل تاریخ ہے، جو کسی حد تک سیسمومیٹر کی تاریخ کے متوازی ہے۔ پہلا ٹیلٹ میٹر ایک لمبی لمبائی کا اسٹیشنری پنڈلم تھا۔ یہ پہلے بڑے کنکریٹ ڈیموں میں استعمال کیے گئے تھے، اور آج بھی استعمال میں ہیں، لیزر ریفلیکٹر جیسی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑھایا گیا ہے۔ اگرچہ وہ آتش فشاں کی نگرانی جیسے دیگر ایپلی کیشنز کے لیے استعمال کیے گئے تھے، لیکن ان کے الگ الگ نقصانات ہیں، جیسے کہ ان کی بہت بڑی لمبائی اور ہوا کے دھاروں کے لیے حساسیت۔ یہاں تک کہ ڈیموں میں بھی، ان کی جگہ آہستہ آہستہ جدید الیکٹرانک ٹلٹ میٹر لے رہے ہیں۔ آتش فشاں اور زمین کی نقل و حرکت کی نگرانی کے بعد پانی کی ٹیوب، لمبی بیس لائن ٹلٹ میٹر کا استعمال کیا گیا۔ 1919 میں، معروف طبیعیات دان، البرٹ اے مائیکلسن نے نوٹ کیا کہ درجہ حرارت کے خلل سے اعلی حساسیت اور قوت مدافعت حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ سازگار انتظام پانی کے ذریعے بیان کردہ مساوی سطح کو دفن شدہ آدھے بھرے پانی کے پائپ میں استعمال کرنا ہے۔ یہ پانی کے دو برتنوں کا ایک سادہ انتظام تھا، جو پانی سے بھری ایک لمبی ٹیوب سے جڑا ہوا تھا۔ جھکاؤ میں کوئی بھی تبدیلی دوسرے کے مقابلے میں ایک برتن کے فل مارک میں فرق سے درج کی جائے گی۔ اگرچہ زمین سائنس کی تحقیق کے لیے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کو چلانا کافی مشکل ثابت ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، درجہ حرارت کے فرق کے لیے ان کی اعلی حساسیت کی وجہ سے، انہیں ہمیشہ آدھی رات کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جدید الیکٹرانک ٹلٹ میٹر، جو آہستہ آہستہ ٹلٹ میٹر کی دیگر تمام شکلوں کی جگہ لے رہا ہے، بلبلے کی سطح کا ایک سادہ اصول استعمال کرتا ہے، جیسا کہ عام بڑھئی کی سطح میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، الیکٹروڈ کا ایک انتظام الیکٹرولائٹک حل میں بلبلے کی صحیح پوزیشن کو اعلی درجے کی درستگی تک محسوس کرتا ہے۔ سطح میں ہونے والی کسی بھی چھوٹی سی تبدیلی کو ایک معیاری ڈیٹالوگر کا استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ انتظام درجہ حرارت کے لیے کافی غیر حساس ہے، اور بلٹ ان تھرمل الیکٹرانکس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی مکمل تلافی کی جا سکتی ہے۔ مائیکرو الیکٹرو مکینیکل سسٹمز (ایم ای ایم ایس) سینسرز کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئی ٹیکنالوجی ٹلٹ اینگل پیمائش کے کاموں کو سنگل اور ڈوئل ایکسس موڈ دونوں میں آسانی سے انجام دینے کے قابل بناتی ہے۔ الٹرا ہائی صحت سے متعلق 2 محور والے ایم ای ایم ایس سے چلنے والے ڈیجیٹل انکلینومیٹر/ٹلٹ میٹر آلات تیز زاویے کی پیمائش کی ایپلی کیشنز اور سطح کی پروفائلنگ کے لیے دستیاب ہیں جن میں ایک آرک سیکنڈ کی بہت زیادہ ریزولوشن اور درستگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 محور والے ایم ای ایم ایس سے چلنے والے انکلینومیٹر/ٹلٹ میٹر کو ڈیجیٹل طور پر معاوضہ دیا جا سکتا ہے اور غیر لکیری اور آپریٹنگ درجہ حرارت میں تغیر کے لیے درست طریقے سے انالیبریٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وسیع تر کونیی پیمائش کی حد اور وسیع تر آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد پر اعلی کونیی درستگی اور استحکام کی کارکردگی ہوتی ہے۔ مزید برآں، ریڈنگ کا ڈیجیٹل ڈسپلے مؤثر طریقے سے پارلاکس کی غلطی کو روک سکتا ہے جیسا کہ فاصلے پر واقع روایتی 'بلبلے' کی شیشیوں کو دیکھتے وقت تجربہ کیا جاتا ہے۔ ٹیلٹ میٹر کا سب سے زیادہ ڈرامائی استعمال آتش فشاں پھٹنے کی پیش گوئی کے علاقے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ یو ایس جی ایس کے اس اعداد و شمار میں دکھایا گیا ہے، ہوائی (کیلاؤیا) کے مرکزی آتش فشاں میں مرکزی چیمبر کو میگما سے بھرنے اور پھر سائیڈ وینٹ پر خارج ہونے کا نمونہ ہے۔ گراف مرکزی چیمبر کی سوجن (ٹلٹ میٹر کے ذریعے ریکارڈ کردہ)، اس چیمبر کی نکاسی، اور پھر ملحقہ وینٹ کے پھٹنے کے اس نمونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جھکاؤ کی چوٹی پر، گراف پر، ہر نمبر ایک ریکارڈ شدہ آتش فشاں ہے۔ گیلری بھی دیکھیں ڈیم سیفٹی سسٹم ڈفریٚنشل جی پی ایس جیو میکینک انکلینومیٹر ریموٹ سینسنگ طریقے راک میکینکس ٹلٹ ٹیسٹ (جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ) حوالہ جات انکلینومیٹر سیسمولوجی آلات آتش فشاں ارضیاتی اوزار