Cone beam computed tomography
کون بیم کمپیوٹیڈ ٹومگرافی (یا سی بی سی ٹی، جسے سی-آرم سی ٹی، کون بیم والیوم سی ٹی، فلیٹ پینل سی ٹی یا ڈیجیٹل والیوم ٹومگرافی (ڈی وی ٹی) بھی کہا جاتا ہے) ایک طبی امیجنگ تکنیک ہے جو ایکس رے کمپیوٹیڈ ٹومگرافی پر مشتمل ہوتی ہے جہاں ایکس رے مختلف ہوتے ہیں، کون بناتے ہیں۔ سی بی سی ٹی دیگر چیزوں کے علاوہ امپلانٹ ڈینٹسٹری، ای این ٹی، آرتھوپیڈکس، اور انٹروینشنل ریڈیولوجی (آئی آر) میں علاج کی منصوبہ بندی اور تشخیص میں تیزی سے اہم ہو گیا ہے۔ شاید اس طرح کی ٹیکنالوجی تک رسائی میں اضافے کی وجہ سے، سی بی سی ٹی اسکینرز اب دندان سازی میں بہت سے استعمال تلاش کر رہے ہیں، جیسے کہ زبانی سرجری، اینڈوڈونٹکس اور آرتھوڈونٹکس کے شعبوں میں۔ انٹیگریٹڈ سی بی سی ٹی امیج گائیڈڈ ریڈی ایشن تھراپی (آئی جی آر ٹی) میں مریض کی پوزیشننگ اور تصدیق کے لیے بھی ایک اہم ٹول ہے۔ ڈینٹل/آرتھوڈونک امیجنگ کے دوران، سی بی سی ٹی اسکینر مریض کے سر کے گرد گھومتا ہے، جس سے تقریبا 600 مختلف تصاویر حاصل ہوتی ہیں۔ انٹروینشنل ریڈیولوجی کے لیے، مریض کو میز پر آفسیٹ رکھا جاتا ہے تاکہ دلچسپی کا علاقہ شنک بیم کے لیے دیکھنے کے میدان میں مرکوز ہو۔ دلچسپی کے علاقے پر ایک واحد 200 ڈگری گردش ایک حجم ڈیٹا سیٹ حاصل کرتی ہے۔ اسکیننگ سافٹ ویئر ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور اسے دوبارہ تشکیل دیتا ہے، جسے جسمانی ڈیٹا کے تین جہتی ووکسلز پر مشتمل ڈیجیٹل حجم کہا جاتا ہے جسے پھر خصوصی سافٹ ویئر کے ساتھ ہیرا پھیری اور تصور کیا جا سکتا ہے۔ سی بی سی ٹی روایتی (فین بیم) سی ٹی کے ساتھ بہت سی مماثلتوں کا اشتراک کرتا ہے تاہم خاص طور پر تعمیر نو کے لیے اہم اختلافات ہیں۔ سی بی سی ٹی کو زبانی اور میکسیلو فیسیل ایریا کی امیجنگ کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ زبانی اور میکسیلو فیسیل ریڈیولوجی 1990 کی دہائی کے آخر میں، جاپان میں ڈاکٹر یوشینورو ارائی اور اٹلی میں ڈاکٹر پیریو موزو نے زبانی اور میکسیلو فیسیل ریڈیولوجی کے لیے آزادانہ طور پر کون بیم کمپیوٹڈ ٹیکنالوجی تیار کی۔ پہلا تجارتی نظام (نیو ٹام 9000) 1996 میں یورپی مارکیٹ میں اور 2001 میں امریکی مارکیٹ میں اطالوی کمپنی کوانٹیٹیو ریڈیولوجی کے ذریعے متعارف کرایا گیا تھا۔ ایک لکیری ایکسلریٹر ٹریٹمنٹ مشین سے منسلک کلو وولٹیج ایکس رے (جیسا کہ علاج کے مقاصد کے بجائے تشخیصی کے لیے استعمال ہوتا ہے) کا استعمال کرتے ہوئے کون بیم سی ٹی پہلی بار 1990 کی دہائی کے آخر اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں تیار کیا گیا تھا۔ اس طرح کے نظام تازہ ترین نسل کے لینکس پر عام ہو گئے ہیں۔ 2010 کی دہائی کے آخر میں سی بی سی ٹی نے بھی آن بورڈ پارٹیکل تھراپی ڈیلیوری سسٹم دستیاب ہونا شروع کر دیا۔ انٹروینشنل ریڈیولوجی اگرچہ 1990 کی دہائی کے آخر میں ایکس رے امیج انٹیسیفائرز کے ساتھ سی بی سی ٹی کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن یہ فلیٹ پینل ایکس رے ڈٹیکٹرز کو اپنانے تک نہیں تھا، بہتر برعکس اور مقامی ریزولوشن کے ساتھ، کہ سی بی سی ٹی انٹروینشنل ریڈیولوجی کے طریقہ کار میں طبی استعمال کے لیے عملی بن گیا۔ بہت سے فکسڈ، اور یہاں تک کہ موبائل، سی-آرم فلوروسکوپی سسٹم اب روایتی پلانر فلوروسکوپی کے علاوہ سی بی سی ٹی کے حصول کے قابل ہیں۔ سی بی سی ٹی گھٹنے کے آسٹیوآرتھرائٹس، بینین پروسٹیٹک ہائپرپلسیا، اور ہیپاٹو سیلولر کارسنوما سمیت مختلف طبی حالات کا علاج کرنے والے انٹروینشنل ریڈیولوجی کے طریقہ کار کے دوران تصویری رہنمائی میں مدد کرتا ہے۔ اینڈوڈونٹکس میں سی بی سی ٹی کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ اہم روٹ کینال کی جسمانی خصوصیات کو ظاہر کر سکتا ہے جو روایتی انٹراورل یا پینورامک تصاویر نہیں کر سکتی ہیں۔ امریکن ایسوسی ایشن آف اینڈوڈونٹکس کے مطابق، ایسے متعدد مخصوص حالات ہیں جن میں سی بی سی ٹی کے ذریعہ تیار کردہ تھری ڈی تصاویر تشخیص میں اضافہ کرتی ہیں اور علاج کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کے استعمال کو الارا کے اصولوں پر مبنی روایتی انٹراورل ریڈیولوجی پر متنازعہ نہیں کیا جا سکتا۔ امپلانٹولوجی جب جراحی امپلانٹس کی تشخیص اور منصوبہ بندی کی بات آتی ہے تو ڈینٹل کون بیم اسکین مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ امریکن اکیڈمی آف اورل اینڈ میکسیلو فیسیل ریڈیولوجی (اے اے او ایم آر) دانتوں کے امپلانٹ سائٹس کی پری سرجیکل تشخیص کے لیے کون بیم سی ٹی کو ترجیحی طریقہ تجویز کرتی ہے۔ آرتھوڈونٹکس تھری ڈی پیشکش کے طور پر، سی بی سی ٹی دانتوں کا ایک غیر درج شدہ نظارہ پیش کرتا ہے جسے پھٹے ہوئے اور غیر پھٹے ہوئے دانتوں، دانتوں کی جڑ کی واقفیت اور بے ضابطہ ڈھانچوں دونوں کو درست طریقے سے دیکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ روایتی 2 ڈی ریڈیوگرافی نہیں کر سکتی۔ دانتوں کے ماڈل سے ایکس رے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے پروسیسنگ کی مثال: آرتھوپیڈکس سی بی سی ٹی اسکینر انتہاؤں کے غیر درج شدہ نظارے پیش کرتا ہے۔ آرتھوپیڈک سی بی سی ٹی کا ایک فائدہ نچلے حصوں کی وزن اٹھانے والی تصاویر لینے کی صلاحیت ہے۔ خاص طور پر پاؤں اور ٹخنے کے دائرے میں، وزن برداشت کرنے والی سی بی سی ٹی 3 جہتی اور وزن برداشت کرنے والی معلومات کو یکجا کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے رفتار حاصل کر رہی ہے جو تشخیص اور جراحی کی منصوبہ بندی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نچلے اعضاء میں سی بی سی ٹی کے لیے استعمال ہونے والی ترجیحی اصطلاح اس موضوع پر پہلی سائنسی اشاعتوں کے بعد وزن اٹھانے والے سی ٹی کے لیے ڈبلیو بی سی ٹی ہے۔ امیج گائیڈڈ ریڈی ایشن تھراپی بیرونی بیم ریڈیو تھراپی کی ایک شکل ہے جہاں مریض کو اعضاء کے ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ علاج کے میدان میں درست طریقے سے ملایا جا سکے، تاکہ خوراک کو قریبی اعضاء تک کم کیا جا سکے جن کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے۔ جسم کے اندر بہت سے اعضاء بیرونی جلد کی سطحوں کے مقابلے میں ملی میٹر تک حرکت کرتے ہیں، اور ریڈیو تھراپی یونٹ کے سر پر نصب سی بی سی ٹی اسکینر کو علاج سے فورا پہلے (اور بعض اوقات دوبارہ علاج کے دوران) استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مریض کے اعضاء بالکل صحیح پوزیشن میں ہیں۔ علاج کے میدان سے ملنے کے لیے، اور اگر ضروری ہو تو علاج کی میز کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ تصاویر کو کچھ قسم کے علاج کی دیگر ضروریات کی جانچ پڑتال کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے مکمل یا خالی مثانہ، خالی مقعد وغیرہ۔ ایک ہی شنک بیم بیم ماخذ اور ڈٹیکٹر کو متبادل طور پر سادہ ایکس رے پوزیشننگ امیجز لینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اعضاء ایکس رے پر خاص طور پر اچھی طرح سے ظاہر ہوتا ہے یا اگر فڈیوشیل مارکر اعضاء میں داخل کیے گئے ہیں۔ انٹروینشنل ریڈیولوجی سی بی سی ٹی اسکینر انٹروینشنل ریڈیولوجی (آئی آر) سوٹ میں سی-آرم فلوروسکوپی یونٹ پر نصب ہوتا ہے، جو ایک اسٹیشنری مریض کے ساتھ ریئل ٹائم امیجنگ پیش کرتا ہے۔ یہ مریض کو انجیوگرافی سوٹ سے روایتی کمپیوٹڈ ٹومیگرافی اسکینر میں منتقل کرنے کے لیے درکار وقت کو ختم کرتا ہے اور آئی آر کے طریقہ کار کے دوران سی بی سی ٹی کے وسیع پیمانے پر استعمال کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ آئی آر میں سی بی سی ٹی کے طبی استعمال میں علاج کی منصوبہ بندی، ڈیوائس یا امپلانٹ پوزیشننگ اور تشخیص، انٹرا پروسیجرل لوکلائزیشن، اور طریقہ کار کے اختتامی نکات کی تشخیص شامل ہیں۔ سی بی سی ٹی امیجنگ کی بنیادی اور اضافی شکل کے طور پر مفید ہے۔ یہ پیچیدہ طریقہ کار کے دوران نرم ٹشو اور ویسکولر مرئیت کے لیے ڈی ایس اے اور فلوروسکوپی کا ایک بہترین ملحقہ ہے۔ فلوروسکوپی سے پہلے سی بی سی ٹی کا استعمال ممکنہ طور پر مریض کی تابکاری کی نمائش کو کم کرتا ہے۔ کلینیکل ایپلی کیشنز ہیپاٹو سیلولر کارسنوما کے لیے کیمو ایمبولائزیشن: اس کے برعکس سی بی سی ٹی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تھراپی فراہم کرنے کے لیے مناسب شریان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس منتخب شریان کے ذریعہ فراہم کردہ پیرنچیما میں اضافہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیا ویسکولچر بھی ٹیومر کی فراہمی کرتا ہے۔ علاج کے بعد غیر موازنہ سی بی سی ٹی ٹیومر کے لپیوڈول کے داغ کی تصدیق کرتا ہے، جو ٹیومر کی مکمل کوریج یا مزید علاج کے آپریٹر کے اعتماد کو بہتر بناتا ہے۔ بینین پروسٹیٹک ہائپر ٹرافی کے لیے پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن: سی بی سی ٹی پروسٹیٹک اضافے کو دیکھنے، ڈپلیکیٹڈ پروسٹیٹک شریانوں کی شناخت کرنے، اور نان ٹارگیٹ ایمبولائزیشن سے بچنے کے لیے درکار نرم ٹشو کی تفصیل فراہم کرتا ہے۔ اس تھراپی کے لیے سی بی سی ٹی ڈی ایس اے سے بہتر ہے کیونکہ ڈی ایس اے پر اضافے کے نمونوں کو اوور لیپنگ پیلوک ڈھانچے اور متغیر شریانوں کی اناٹومی کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ پھوڑے کی نکاسی: سی بی سی ٹی الٹراساؤنڈ کے تحت لگانے کے بعد سوئی کی نوک کے مقام کی تصدیق کرتا ہے اور مطلوبہ مقام پر برعکس انجکشن ظاہر کرکے نکاسی کی جگہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اڈینوما کے لیے ایڈرینل وین سیمپلنگ: اس کے برعکس بہتر سی بی سی ٹی ایک تسلی بخش نمونہ حاصل کرنے کے لیے کیتھیٹر کی جگہ کی تصدیق کرنے کے لیے ایڈرینل گلینڈ کے پرفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ سٹینٹ پلیسمنٹ: سی بی سی ٹی روایتی ڈی ایس اے اور ڈیجیٹل ریڈیوگرافی کے مقابلے میں انٹراکرینیئل اور ایکسٹراکرینیئل سٹینٹس کے تصور کو بہتر بناتا ہے جس میں قریبی ڈھانچوں سے سٹینٹس کے تعلقات کی بہتر عکاسی فراہم کی جاتی ہے۔ ویسکولر والز اور اینوریسم لومین)۔ پھیپھڑوں کی نوڈل پرکیوٹینئس ٹرانستھوراسک سوئی بائیوپسی: سی بی سی ٹی سوئی لگانے کی رہنمائی کرتا ہے اور بالترتیب 98.2%، 96.8%، اور 100% کی تشخیصی درستگی، حساسیت اور خاصیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تکنیکی طور پر مشکل حالات سے تشخیصی درستگی متاثر نہیں ہوئی۔ ویسکولر بے ضابطگیاں: کنڈلی کے ساتھ شریانوں کی خرابیوں کی اصلاح کے بعد، سی بی سی ٹی حساس طور پر ٹشو میں چھوٹے انفارکٹس کا پتہ لگاتا ہے جو مزید شونٹنگ کو روکنے کے لیے طریقہ کار کے دوران "قربان" کیے گئے ہیں۔ انفارکٹڈ ٹشو برعکس برقرار رکھنے کے ایک چھوٹے سے علاقے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ پیریفرل ویسکولر مداخلت بلیری مداخلت ریڑھ کی ہڈی کی مداخلت اینٹروسٹومی مداخلت صنعتی ایپلی کیشنز کون بیم سی ٹی کا استعمال مینوفیکچرنگ کے شعبے میں مادی تجزیہ، میٹرولوجی اور غیر تباہ کن جانچ کے لیے کیا جاتا ہے۔ کون بیم سی ٹی چھوٹے سائز کے نقائص کا بھی معائنہ اور پتہ لگاتا ہے، جیسے کہ اندرونی پٹنگ کٹاؤ یا کوالٹی کنٹرول میں کسی شے کی دراڑیں۔ کن بیم کی تعمیر نو کے الگورتھم عام ٹومگرافک تعمیر نو کے الگورتھم سے ملتے جلتے ہیں، اور فلٹرڈ بیک پروجیکشن یا تکراری تعمیر نو جیسے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم، چونکہ تعمیر نو سہ جہتی ہے، اس لیے ایف ڈی کے الگورتھم جیسی تبدیلیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 3 ڈی ڈینٹل سی بی سی ٹی امتحانات سے کل تابکاری کی خوراکیں روایتی سی ٹی امتحانات سے 96 فیصد کم ہیں، لیکن معیاری ڈینٹل 2 ڈی ایکس رے (او پی جی) کے مقابلے میں 5-16 x زیادہ تابکاری فراہم کرتی ہیں۔ روایتی سی ٹی کے مقابلے میں سی بی سی ٹی میں نمائش کا وقت بھی نسبتا کم ہوتا ہے۔ سی بی سی ٹی کا استعمال صرف امریکہ میں ہلکے سے منظم کیا جاتا ہے۔ دیکھ بھال کا تجویز کردہ معیار یہ ہے کہ حصول کے پلسڈ ایکسپوزر موڈ کے ساتھ مل کر سب سے چھوٹا ممکنہ فیلڈ آف ویو (ایف او وی)، سب سے چھوٹا ووکسیل سائز، سب سے کم ایم اے ترتیب اور سب سے کم نمائش کا وقت استعمال کیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت اور آئی سی آر پی جیسی بین الاقوامی تنظیمیں، نیز بہت سے مقامی ادارے اور قانون سازی، تمام طبی نمائشوں کے جواز کے خیال کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جہاں کسی طریقہ کار کو آگے بڑھانے سے پہلے خطرات اور فوائد کا وزن کرنا ضروری ہے۔ نقصانات زبانی اور میکسیلو فیسیل ریڈیولوجی سی ٹی اسکین کے مقابلے میں سی بی سی ٹی ٹیکنالوجی کی متعدد خرابیاں ہیں، جیسے حرکت کے نمونوں (پہلی نسل کی مشینوں میں) کے لیے حساسیت میں اضافہ اور ہڈیوں کی کثافت کے مناسب تعین کی کمی۔ ہڈیوں کی کثافت اور ہونسفیلڈ پیمانہ ہونسفیلڈ پیمانہ تابکاری کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے اور، سی ٹی اسکین کے حوالے سے، دکھائے گئے ٹشو کی قسم کے لیے درست مطلق کثافت فراہم کر سکتا ہے۔ تابکاری کی کثافت، جسے ہونسفیلڈ یونٹس (ایچ یو، جسے سی ٹی نمبر بھی کہا جاتا ہے) میں ماپا جاتا ہے، سی بی سی ٹی اسکینوں میں غلط ہے کیونکہ اسکین میں مختلف علاقے مختلف گرے اسکیل اقدار کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں جو اسکین کیے جانے والے اعضاء میں ان کی متعلقہ پوزیشنوں پر منحصر ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ ایک جیسی کثافت رکھتے ہیں، کیونکہ کسی اعضاء کے ووکسیل کی تصویری قیمت تصویر کے حجم میں پوزیشن پر منحصر ہوتی ہے۔ سی بی سی ٹی اور میڈیکل گریڈ سی ٹی اسکینرز دونوں کے ساتھ ایک ہی جسمانی علاقے سے ماپا جانے والا ایچ یو ایک جیسا نہیں ہوتا ہے اور اس طرح دانتوں کے امپلانٹس لگانے جیسے مقاصد کے لیے سائٹ کے لحاظ سے مخصوص، ریڈیوگرافک طور پر شناخت شدہ ہڈیوں کی کثافت کے تعین کے لیے ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ "سی بی سی ٹی ایچ یو اقدار کو ہڈیوں کے معیار سے جوڑنے کے لیے کوئی اچھا ڈیٹا نہیں ہے"۔ اگرچہ کچھ مصنفین نے ایچ یو کی پیمائش کرکے ہڈیوں کی کثافت کا اندازہ کرنے کے لیے سی بی سی ٹی ٹیکنالوجی کے استعمال کی حمایت کی ہے، لیکن اس طرح کی حمایت غلط طریقے سے فراہم کی جاتی ہے کیونکہ کھوپڑی میں ایک ہی کثافت کے اسکین شدہ علاقوں میں دوبارہ تعمیر شدہ سی بی سی ٹی ڈیٹا سیٹ میں مختلف گرے اسکیل ویلیو ہو سکتی ہے۔ ڈینٹل سی بی سی ٹی سسٹم گرے لیول کو اسکیل کرنے کے لیے ایک معیاری نظام استعمال نہیں کرتے ہیں جو دوبارہ تعمیر شدہ کثافت کی اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس طرح، وہ من مانی ہیں اور ہڈیوں کے معیار کی تشخیص کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کی معیاری کاری کی عدم موجودگی میں، سرمئی سطحوں کی تشریح کرنا مشکل ہے یا مختلف مشینوں کے نتیجے میں ہونے والی اقدار کا موازنہ کرنا ناممکن ہے۔ اگرچہ ایک عام اعتراف ہے کہ یہ کمی سی بی سی ٹی سسٹمز کے ساتھ موجود ہے (اس میں کہ وہ ایچ یو کو صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کرتے ہیں)، اس کمی کو درست کرنے کی کوشش کے لیے بہت کم تحقیق کی گئی ہے۔ وقت کے ساتھ، سی بی سی ٹی کی تعمیر نو کے الگورتھم میں مزید پیش رفت بہتر ایریا ڈیٹیکٹرز کی اجازت دے گی، اور یہ، بہتر پوسٹ پروسیسنگ کے ساتھ مل کر، ممکنہ طور پر اس مسئلے کو حل یا کم کرے گا۔ تخفیف گتانک قائم کرنے کا ایک طریقہ جس کے ساتھ اصل ایچ یو اقدار کو سی بی سی ٹی "ایچ یو" اقدار سے اخذ کیا جا سکتا ہے، 2010 میں شائع کیا گیا تھا اور ویو میں اس طریقہ کو مکمل کرنے کے لیے فی الحال مزید تحقیق جاری ہے۔ انٹروینشنل ریڈیولوجی اگرچہ سی بی سی ٹی کی عملیت آئی آر میں اس کے بڑھتے ہوئے استعمال کو فروغ دیتی ہے، تکنیکی حدود میدان میں اس کے انضمام میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ کامیاب انضمام کو متاثر کرنے والے دو سب سے اہم عوامل تصویر کا معیار اور وقت ہیں (سیٹ اپ، تصویر کے حصول، اور تصویر کی تعمیر نو کے لیے)۔ ملٹی ڈیٹیکٹر کمپیوٹیڈ ٹومیگرافی (ایم ڈی سی ٹی) کے مقابلے میں، سی بی سی ٹی میں وسیع تر کولیمیشن بکھرے ہوئے تابکاری اور تصویری معیار کے انحطاط کا باعث بنتی ہے جیسا کہ نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے برعکس شور کے تناسب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سی بی سی ٹی میں سیزیم آیوڈائڈ ڈٹیکٹرز کا عارضی ریزولوشن ڈیٹا کے حصول کے وقت کو تقریبا 5 سے 20 سیکنڈ تک سست کر دیتا ہے، جس سے حرکت کے نمونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمپیوٹیشنل طور پر مطالبہ کرنے والے کون بیم کی تعمیر نو کے الگورتھم کی وجہ سے ایم ڈی سی ٹی (ریئل ٹائم) کے مقابلے میں سی بی سی ٹی (1 منٹ) کے لیے امیج کی تعمیر نو کے لیے درکار وقت زیادہ لگتا ہے۔ مزید دیکھیں کمپیوٹیڈ ٹومگرافی کون بیم کی تعمیر نو حوالہ جات دندان سازی کی شاخیں تشخیصی ریڈیولوجی ایکس رے کمپیوٹیڈ ٹومگرافی