Direct-current plasma
ডাইরেক্ট-কারেন্ট প্লাজমা (ডিসিপি) হল এক ধরনের প্লাজমা উৎস যা পারমাণবিক নির্গমন স্পেকট্রোস্কোপির জন্য ব্যবহৃত হয় যা একটি প্লাজমা প্রবাহ তৈরি করতে তিনটি বিদ্যুদ্বাহক ব্যবহার করে। সবচেয়ে সাধারণ থ্রি-ইলেক্ট্রোড ডিসিপি যন্ত্রটি দুটি গ্রাফাইট অ্যানোড ব্লক এবং একটি টাংস্টেন ক্যাথোড ব্লক নিয়ে গঠিত যা একটি উল্টানো-ওয়াই বিন্যাসে সাজানো। একটি আর্গন গ্যাস উৎস অ্যানোড ব্লকের মধ্যে অবস্থিত এবং আর্গন গ্যাস অ্যানোড ব্লকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অ্যানোডগুলির সঙ্গে ক্যাথোডের সংক্ষিপ্ত যোগাযোগের মাধ্যমে প্লাজমা প্রবাহ তৈরি হয়। চাপের কেন্দ্রে তাপমাত্রা 8000 কেলভিন অতিক্রম করে। এই তিন-তড়িৎপ্রবাহ বিন্যাসটি চিত্র 1-এ চিত্রিত করা হয়েছে। ডি. সি. পি-র প্রয়োগগুলি ইন্ডাক্টিভলি কাপল্ড প্লাজমার (আই. সি. পি) সঙ্গে তুলনীয়। কিছু প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে, তবে সীমাবদ্ধ নয়ঃ টিস্যুতে বোরন সনাক্তকরণ এবং কার্বন ন্যানোফাইবারের গরু সংশ্লেষণে ট্রেস ধাতুগুলির কোষ বিশ্লেষণ চিত্র 2 দেখায় যে কার্বন ন্যানোফাইবার উৎপাদনে ডিসিপি ব্যবহার করা হচ্ছে। আই. সি. পি-র তুলনায় ইন্ডাক্টিভলি কাপল্ড প্লাজমা (আই. সি. পি) ডি. সি. পি-র সঙ্গে তুলনা করলে বেশ কিছু প্রধান অসুবিধা দেখা দেয়। কম সংবেদনশীলতা ছাড়াও, ডিসিপি দ্বারা উত্পন্ন বর্ণালী সাধারণত কম বর্ণালী রেখা উপস্থাপন করে। প্লাজমার উষ্ণতম অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে কম সময় কাটানোর কারণে ডিসিপি নমুনাগুলি প্রায়শই অসম্পূর্ণভাবে উদ্বায়ী হয়। উপরন্তু, ডিসিপির আইসিপির চেয়ে বেশি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়, কারণ গ্রাফাইট বিদ্যুদ্বাহকগুলি কয়েক ঘন্টা পরে ক্ষয় হয়ে যায় এবং অবশ্যই বিনিময় করা উচিত তবে, ডিসিপির আইসিপির তুলনায় কয়েকটি সুবিধা নেই। ডিসিপির জন্য প্রয়োজনীয় আর্গনের পরিমাণ আইসিপির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের তুলনায় অনেক কম। এছাড়াও, ডিসিপি এমন নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করতে পারে যার দ্রবণে আইসিপি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার চেয়ে বেশি শতাংশ কঠিন থাকে। তথ্যসূত্র বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন