Ozone monitor
ওজোন মনিটর হল একটি বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম যা বাতাসে ওজোন ঘনত্বের উপর নজর রাখে। যন্ত্রটি শিল্প প্রয়োগের জন্য ওজোন মান পর্যবেক্ষণ করতে বা স্থল স্তরে পরিবেষ্টিত ওজোন পরিমাণ নির্ধারণ করতে এবং এই মানগুলি জাতীয় পরিবেষ্টিত বায়ু গুণমান মান (এন. এ. এ. কিউ. এস) লঙ্ঘন করে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ওজোন অণু অতিবেগুনী বিকিরণ শোষণ করে এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োগগুলিতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ ওজোন মনিটর ওজোন মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে অতিবেগুনী শোষণ ব্যবহার করে। এই ধরনের একটি ওজোন মনিটর বায়ুমণ্ডল থেকে একটি বায়ুর নমুনা একটি বায়ু পাম্প দিয়ে মেশিনে টেনে নিয়ে কাজ করে। একটি চক্রের সময়, ওজোন মনিটর বায়ু প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে একটি বায়ুর নমুনা নেবে এবং বায়ু থেকে ওজোনকে স্ক্রাব করবে; পরবর্তী চক্রের জন্য, একটি বায়ুর নমুনা স্ক্রাবারকে বাইপাস করে এবং ওজোন মান গণনা করা হবে। সোলেনয়েড ভালভ বৈদ্যুতিনভাবে স্ক্রাবারের মাধ্যমে বায়ুপ্রবাহ স্থানান্তর করতে বা একটি সময়োপযোগী ক্রমে এটিকে বাইপাস করতে সক্রিয় করা হয়। দুটি নমুনা মানের মধ্যে পার্থক্য সেই সময়ে প্রকৃত ওজোন মান নির্ধারণ করে। ওজোন-এর মান গণনা করার জন্য মনিটরের কাছে বায়ুর চাপ এবং বায়ুর তাপমাত্রা হিসাব করার বিকল্পও থাকতে পারে। ওজোন ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয় বিয়ার-ল্যামবার্ট আইন ব্যবহার করে যা মূলত বলে যে আলোর শোষণ ঘনত্বের আনুপাতিক। ওজোন-এর জন্য, একটি পারদের প্রদীপ দ্বারা তৈরি 254 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত আয়না সহ নলের একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল করে। নলের অপর প্রান্তে একটি ফটোডিয়োড আলো থেকে উজ্জ্বলতার পরিবর্তন সনাক্ত করে। অনবোর্ড ইলেকট্রনিক্স প্রাপ্ত মানগুলি প্রক্রিয়া করে এবং স্ক্রিনে মান প্রদর্শন করে এবং ভোল্টে একটি বৈদ্যুতিক সংকেত বা একটি 4-20 mA কারেন্ট আউটপুট করতে পারে যা একটি বৈদ্যুতিন ডেটা লগার দ্বারা পড়া যায়। আউটপুটের জন্য অন্যান্য বিকল্পগুলি হল আরএস232 সিরিয়াল পোর্ট বা ইথারনেট বা ফ্ল্যাশ মেমরিতে অভ্যন্তরীণ তথ্য সঞ্চয়। আরও দেখুন পরিবেশ বিজ্ঞান রেফারেন্স ওজোন পরিমাপের যন্ত্র