Monitor unit
একটি মনিটর ইউনিট (এমইউ) হল একটি লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর বা একটি অর্থোভোল্টেজ ইউনিটের মতো বিকিরণ থেরাপির জন্য একটি ক্লিনিকাল অ্যাক্সিলারেটর থেকে মেশিন আউটপুটের একটি পরিমাপ। মনিটর ইউনিটগুলি মনিটর চেম্বার দ্বারা পরিমাপ করা হয়, যা আয়নীকরণ চেম্বার যা একটি মরীচি দ্বারা বিতরণ করা ডোজ পরিমাপ করে এবং রেডিওথেরাপি রৈখিক ত্বরকগুলির চিকিত্সার মাথায় নির্মিত হয়। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট শোষিত ডোজ দেওয়ার জন্য ক্যালিব্রেশন এবং ডোজের পরিমাণ লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটরগুলি ক্যালিব্রেট করা হয়, যদিও চিকিৎসা ক্লিনিকগুলির মধ্যে সংজ্ঞা এবং পরিমাপের বিন্যাস পরিবর্তিত হতে পারে। সবচেয়ে সাধারণ সংজ্ঞাগুলি হলঃ মনিটর চেম্বারটি 100 এমইউ পড়ে যখন 1 ধূসর (100 রেড) এর একটি শোষিত ডোজ একটি জল-সমতুল্য ফ্যান্টমের সর্বাধিক ডোজের গভীরতার একটি বিন্দুতে সরবরাহ করা হয় যার পৃষ্ঠটি মেশিনের আইসোসেন্টারে থাকে (অর্থাৎ। সাধারণত উৎস থেকে 100 সেন্টিমিটার দূরে) 10 সেন্টিমিটার × 10 সেন্টিমিটার পৃষ্ঠে একটি ক্ষেত্রের আকার সহ। মনিটর চেম্বারটি 100 এমইউ পড়ে যখন একটি শোষিত ডোজ ফ্যান্টমের পৃষ্ঠের সাথে ফ্যান্টমের একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় একটি বিন্দুতে সরবরাহ করা হয় যাতে নির্দিষ্ট বিন্দুটি মেশিনের আইসোসেন্টারে থাকে এবং ক্ষেত্রের আকার আইসোসেন্টারে 10 সেমি × 10 সেমি হয়। কিছু রৈখিক ত্বরক উৎস-থেকে-পৃষ্ঠ দূরত্বের (এসএসডি) পরিবর্তে উৎস-থেকে-অক্ষ দূরত্ব (এসএডি) ব্যবহার করে ক্রমাঙ্কন করা হয় এবং ক্রমাঙ্কন (মনিটর ইউনিট সংজ্ঞা) হাসপাতালের রীতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রাথমিক রেডিওথেরাপি "ধ্রুবক এসএসডি" চিকিত্সা ব্যবহার করে সঞ্চালিত হয়েছিল এবং তাই এই ক্রমাঙ্কন জ্যামিতি প্রতিফলিত করার জন্য মনিটর ইউনিটের সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছিল। আধুনিক রেডিওথেরাপি আইসোসেন্ট্রিক চিকিত্সা পরিকল্পনা ব্যবহার করে সঞ্চালিত হয়, তাই মনিটর ইউনিটের নতুন সংজ্ঞাগুলি উৎস-থেকে-অক্ষ দূরত্বের (এসএডি) উপর ভিত্তি করে আইসোসেন্টারে জ্যামিতির উপর ভিত্তি করে। সেকেন্ডারি মনিটর ইউনিট গণনা রিপোর্ট করা ত্রুটির প্রায় 60 শতাংশের মধ্যে চিকিত্সা পরিকল্পনা বা ডোজ গণনার একটি উপযুক্ত স্বাধীন সেকেন্ডারি চেকের অভাব জড়িত বিকাশ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে, রেডিওথেরাপির জন্য প্রয়োজন যে বিকিরণের উচ্চ মাত্রা ক্রমবর্ধমান নির্ভুলতার সাথে টিউমারে সরবরাহ করা হয়। প্রকাশনা 24-এ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন রেডিয়েশন ইউনিটস অ্যান্ড মেজারমেন্টস (আই. সি. আর. ইউ)-এর সুপারিশ অনুযায়ী, বিতরণ করা ডোজ নির্ধারিত ডোজের ± 5 শতাংশের বেশি বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। আরও সম্প্রতি, প্রকাশনা 62-এ নতুন আই. সি. আর. ইউ-এর সুপারিশগুলি বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ কম্পিউটারাইজড চিকিৎসা পরিকল্পনা ব্যবস্থাগুলি প্রায়শই রেডিওথেরাপি পরিষেবাগুলিতে রোগীকে নির্ধারিত ডোজ সরবরাহ করার জন্য মনিটরিং ইউনিট (এম. ইউ) গণনা করতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু মোট ডোজ অনিশ্চয়তার একটি অংশ চিকিৎসা পরিকল্পনায় গণনা প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়, তাই পরিকল্পনা ব্যবস্থার নির্ভুলতার জন্য সহনশীলতা কম হতে হবে। রেডিওথেরাপিতে গুণগত মানের নিশ্চয়তা সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলি স্বাধীন ম্যানুয়াল গণনার মাধ্যমে এমইউ গণনার নিয়মিত পরীক্ষার সুপারিশ করেছে। এই ধরনের যাচাইকরণ পরিকল্পনা ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবহৃত প্রচলিত ডোজ গণনা অ্যালগরিদমের প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দেওয়ার পাশাপাশি অ্যালগরিদমের নির্ভুলতা এবং ব্যবহৃত বিমের ডেটা অখণ্ডতার প্রতি আস্থা বাড়িয়ে তুলতে পারে। টেবিল 1-এ এমইউ গণনার সফ্টওয়্যার নির্মাতাদের তালিকা রয়েছে। রেফারেন্স রেডিয়েশন থেরাপি মেডিকেল ফিজিক্স অনকোলজি এক্স-রে