Audiometry
অডিওমেট্রি (অডিওমেট্রি) হল অডিওলজির একটি শাখা এবং শব্দের তীব্রতা এবং পিচের বৈচিত্র্যের জন্য শ্রবণ তীক্ষ্ণতা পরিমাপের বিজ্ঞান, এবং সুরের বিশুদ্ধতার জন্য, সীমা এবং বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি জড়িত। সাধারণত, অডিওমেট্রিক পরীক্ষাগুলি অডিওমিটারের সাহায্যে কোনও বিষয়ের শ্রবণের মাত্রা নির্ধারণ করে, তবে বিভিন্ন শব্দের তীব্রতার মধ্যে পার্থক্য করার, পিচ সনাক্ত করার বা ব্যাকগ্রাউন্ডের শব্দ থেকে বক্তৃতা আলাদা করার ক্ষমতাও পরিমাপ করতে পারে। অ্যাকোস্টিক রিফ্লেক্স এবং ওটোঅ্যাকোস্টিক নির্গমনও পরিমাপ করা যেতে পারে। অডিওমেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল শ্রবণশক্তি হ্রাস বা কানের রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং প্রায়শই একটি অডিওগ্রাম ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রের মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি ছিল পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ তৈরি করতে সক্ষম হওয়া, প্রশস্ততা হ্রাস করার কোনও উপায়, বিষয়টিতে শব্দ প্রেরণের একটি উপায় এবং পরীক্ষায় বিষয়টির প্রতিক্রিয়া রেকর্ড ও ব্যাখ্যা করার একটি উপায়। যান্ত্রিক "অ্যাকুইটি মিটার" এবং টিউনিং কাঁটাচামচ বহু বছর ধরে নিয়ন্ত্রিত তীব্রতার শব্দ তৈরি করতে সক্ষম বিভিন্ন যন্ত্রের অলস ব্যবহার ছিল। প্রথম প্রকারগুলি ছিল ঘড়ির মতো, যা স্টেথোস্কোপের টিউবগুলিতে বায়ুবাহিত শব্দ দেয়; শব্দ পরিবেশক মাথার একটি ভালভ ছিল যা ধীরে ধীরে বন্ধ করা যেতে পারে। আরেকটি মডেল একটি ধাতব রডকে আঘাত করতে এবং পরীক্ষার শব্দ তৈরি করতে একটি ট্রিপড হাতুড়ি ব্যবহার করেছিল; অন্যটিতে, একটি টিউনিং কাঁটাচামচ আঘাত করা হয়েছিল। শ্রবণ পরীক্ষা করার জন্য এই ধরনের প্রথম পরিমাপ যন্ত্রটি ওলকে (1802) দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছিল। বিশুদ্ধ স্বরের অডিওমেট্রি এবং অডিওগ্রাম 1849 সালে ইন্ডাকশন কয়েল এবং 1876 সালে অডিও ট্রান্সডিউসার (টেলিফোন)-এর বিকাশের পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে বিভিন্ন ধরনের অডিওমিটার উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই প্রাথমিক অডিওমিটারগুলি ইন্ডাকশন-কয়েল অডিওমিটার হিসাবে পরিচিত ছিল। হিউজেস 1879 হার্টম্যান 1878 সালে, আর্থার হার্টম্যান একটি "অডিটরি চার্ট" ডিজাইন করেছিলেন যার মধ্যে এক্স-অক্ষে বাম এবং ডান কানের টিউনিং কাঁটাচামচ উপস্থাপনা এবং ওয়াই-অক্ষে শ্রবণের শতাংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1899 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউ. আইওয়ার মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক কার্ল ই. সিশোর পরীক্ষাগার, স্কুল কক্ষ বা মনোবিজ্ঞানী বা অ্যারিস্টের অফিসে "শোনার আগ্রহ" পরিমাপ করার জন্য একটি যন্ত্র হিসাবে অডিওমিটার চালু করেছিলেন। যন্ত্রটি একটি ব্যাটারিতে কাজ করত এবং একটি স্বর বা একটি ক্লিক উপস্থাপন করত; এটিতে 40 ধাপের স্কেলে একটি অ্যাটেনুয়েটর সেট ছিল। তাঁর যন্ত্রটি পরবর্তীকালে ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক-এ নির্মিত অডিওমিটারগুলির ভিত্তি হয়ে ওঠে। কর্ডিয়া সি. বাঞ্চ 1919 1903 সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভিয়েন মানব শ্রবণ সংবেদনশীলতার ফ্রিকোয়েন্সি বনাম সংবেদনশীলতা (প্রশস্ততা) অডিওগ্রাম প্লটের ধারণাটি কল্পনা করেছিলেন। প্রথম ভ্যাকুয়াম টিউব বাস্তবায়ন, নভেম্বর 1919, গবেষকদের দুটি গ্রুপ-কে. এল। শেফার এবং জি. গ্রুশকে, বি. গ্রিসম্যান এবং এইচ. শোয়ার্জকোফ-বার্লিন ওটো-লজিকাল সোসাইটির সামনে শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা দুটি যন্ত্র প্রদর্শন করেছিলেন। দুটোই ভ্যাকুয়াম টিউব দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তাদের নকশাগুলি পরবর্তী দুই দশক ধরে বেশিরভাগ বৈদ্যুতিন অডিও ডিভাইসে ব্যবহৃত দুটি মৌলিক ধরনের বৈদ্যুতিন সার্কিটের বৈশিষ্ট্য ছিল। দুটি যন্ত্রের কোনওটিই কিছু সময়ের জন্য বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হয়নি, যদিও দ্বিতীয়টি "ওটাউডিয়ন" নামে তৈরি হওয়ার কথা ছিল। ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক 1এ, যিনি তৈরি করেছিলেন 1922 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছিল। 1922 সাল পর্যন্ত ওটোল্যারিঙ্গোলজিস্ট ড. এডমন্ড পি. ফাউলার এবং পদার্থবিজ্ঞানী ড. হার্ভি ফ্লেচার এবং ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কো-এর রবার্ট ওয়েগেল প্রথম অষ্টক অন্তরালে এক্স অক্ষ বরাবর প্লট করা ফ্রিকোয়েন্সি এবং ওয়াই-অক্ষ বরাবর নিম্নমুখী তীব্রতা শ্রবণশক্তি হ্রাসের একটি ডিগ্রি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। ফ্লেচার ও অন্যান্য। সেই সময়ে "অডিওগ্রাম" শব্দটিও উদ্ভাবিত হয়েছিল। আরও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে, হাড় পরিবহন পরীক্ষার ক্ষমতা 1928 সালের মধ্যে সমস্ত ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক অডিওমিটারের একটি আদর্শ উপাদান হয়ে ওঠে। ইলেক্ট্রোফিজিওলজিক অডিওমেট্রি 1967 সালে, সোহমার এবং ফেইনমেসার প্রথম শ্রবণ মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া (এবিআর) প্রকাশ করেছিলেন, যা মানুষের পৃষ্ঠের বিদ্যুদ্বাহকগুলির সাথে রেকর্ড করা হয়েছিল যা দেখিয়েছিল যে কোক্লিয়ার সম্ভাব্যতা অ-আক্রমণাত্মকভাবে প্রাপ্ত করা যেতে পারে। 1978 সালে, ডেভিড কেম্প রিপোর্ট করেছিলেন যে কান দ্বারা উত্পাদিত শব্দ শক্তি কানের খালে সনাক্ত করা যেতে পারে-অটোঅকৌস্টিক নির্গমন। অটোঅ্যাকোস্টিক নির্গমন সনাক্ত ও পরিমাপের জন্য প্রথম বাণিজ্যিক ব্যবস্থা 1988 সালে তৈরি করা হয়েছিল। শ্রবণ ব্যবস্থার উপাদান শ্রবণ ব্যবস্থা এপিথেলিয়াল, ওসিয়াস, ভাস্কুলার, নিউরাল এবং নিওকোর্টিকাল টিস্যু নিয়ে গঠিত। শারীরবৃত্তীয় বিভাগগুলি হল বাহ্যিক কানের খাল এবং টাইম্পানিক ঝিল্লি, মধ্য কান, অভ্যন্তরীণ কান, অষ্টম শ্রবণ স্নায়ু এবং নিওকর্টেক্সের কেন্দ্রীয় শ্রবণ প্রক্রিয়াকরণ অংশ। শ্রবণ প্রক্রিয়া শব্দ তরঙ্গগুলি বাইরের কানে প্রবেশ করে এবং বাহ্যিক শ্রবণ খালের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে যতক্ষণ না তারা টাইম্পানিক ঝিল্লিতে পৌঁছায়, যার ফলে ঝিল্লি এবং শ্রবণ অসিকলগুলির সংযুক্ত শৃঙ্খলটি কম্পন করে। ডিম্বাকৃতি জানালার বিরুদ্ধে স্টেপের গতি কোক্লিয়ার তরলে তরঙ্গ স্থাপন করে, যার ফলে বেসিলার ঝিল্লি কম্পন করে। এটি বেসিলার ঝিল্লির উপরে কর্টির অঙ্গের সংবেদনশীল কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে, মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় শ্রবণ প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, শ্রবণ কর্টেক্স, যেখানে শব্দ অনুভূত এবং ব্যাখ্যা করা হয় সেখানে স্নায়ুর প্রবণতা পাঠাতে। মানুষের শ্রবণশক্তির সংবেদনশীল এবং মনস্তাত্ত্বিক ককটেল পার্টি প্রভাব বক্তৃতা বোঝা নন-লিনিয়ারিটি টেম্পোরাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন-শব্দ স্থানীয়করণ এবং প্রতিধ্বনি অবস্থান মান মানুষের শ্রবণশক্তির ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা প্রশস্ততা সংবেদনশীলতা অডিওমেট্রিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যঃ সততা, কাঠামো, কার্যকারিতা, দুর্বলতা থেকে মুক্তি। আদর্শ মান আইএসও 7029:2000 এবং বিএস 6951 বিভিন্ন ধরনের অডিওমেট্রি বিষয়গত অডিওমেট্রি বিষয়গত প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে যা গুণগত এবং পরিমাণগত উভয়ই হতে পারে এবং মনোযোগ (ফোকাস), প্রতিক্রিয়া সময় ইত্যাদি জড়িত। ডিফারেনশিয়াল টেস্টিং একটি কম ফ্রিকোয়েন্সি (সাধারণত 512 হার্জ) টিউনিং কাঁটাচামচ দিয়ে পরিচালিত হয়। এগুলি অসম শ্রবণশক্তি এবং বায়ু/হাড় সঞ্চালনের পার্থক্য মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি সহজ ম্যানুয়াল শারীরিক পরীক্ষা এবং এর ফলে অডিওগ্রাম হয় না। ওয়েবার পরীক্ষা বিং পরীক্ষা রিনে পরীক্ষা সোয়াবাক পরীক্ষা, রিনে পরীক্ষার একটি বৈকল্পিক বিশুদ্ধ স্বর অডিওমেট্রি একটি মানসম্মত শ্রবণ পরীক্ষা যেখানে 250 হার্জ এবং 8,000 হার্জ-এর মধ্যে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিগুলির একটি সেটের জন্য ডেসিবেল (ডিবি)-এ বায়ু সঞ্চালন শ্রবণ সীমা প্রতিটি কানের জন্য স্বাধীনভাবে একটি অডিওগ্রামে প্লট করা হয়। হাড় সঞ্চালনের জন্য পরিমাপের একটি পৃথক সেট তৈরি করা হয়। এছাড়াও উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পিওর টোন অডিওমেট্রি রয়েছে যা 8000 হার্জ থেকে 16,000 হার্জ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা জুড়ে রয়েছে। থ্রেশহোল্ড ইকুয়ালাইজিং নয়েজ (টিইএন) টেস্ট মাস্কিং লেভেল ডিফারেন্স (এমএলডি) টেস্ট সাইকোঅ্যাকোস্টিক (বা সাইকোফিজিক্যাল) টিউনিং কার্ভ টেস্ট স্পিচ অডিওমেট্রি হল একটি ডায়াগনস্টিক শ্রবণ পরীক্ষা যা শব্দ বা বক্তৃতা স্বীকৃতি পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শ্রবণশক্তি হ্রাস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বিশুদ্ধ-স্বর অডিওমেট্রি সহ, এটি শ্রবণশক্তি হ্রাসের মাত্রা এবং প্রকার নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। বক্তৃতা অডিওমেট্রি বক্তৃতা উদ্দীপনার প্রতি অস্বস্তি বা সহনশীলতা এবং শব্দ শনাক্তকরণ ক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্যও সরবরাহ করে। উপরন্তু, বক্তৃতা অডিওমেট্রি দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য উল্লেখযোগ্য শ্রবণশক্তি হ্রাসের রোগীদের জন্য শ্রবণ সহায়ক এবং অন্যান্য পরিবর্ধনকারী যন্ত্রগুলির যথাযথ লাভ এবং সর্বাধিক আউটপুট নির্ধারণ করতে এবং গোলমালের সময় তারা কতটা ভাল শোনে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করতে পারে। স্পিচ অডিওমেট্রি অডিওলজিকাল পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনারও সুবিধা দেয়। বক্তৃতা অডিওমেট্রি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ বক্তৃতা সচেতনতা থ্রেশহোল্ড বক্তৃতা স্বীকৃতি থ্রেশহোল্ড শব্দ-স্বীকৃতি বাক্য পরীক্ষা দ্বৈত শ্রবণ পরীক্ষা জোরে মাত্রা নির্ধারণ বেকেসি অডিওমেট্রি, যাকে ক্ষয় অডিওমেট্রিও বলা হয়-অডিওমেট্রি যেখানে উদ্দীপনার ফ্রিকোয়েন্সি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে বিষয় নিয়ন্ত্রণ তীব্রতায় বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় যাতে বিষয় পরীক্ষার ফ্রিকোয়েন্সি পরিসরে শ্রবণের থ্রেশহোল্ড জুড়ে পিছনে পিছনে সন্ধান করে। পরীক্ষাটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য, তাই প্রায়শই সামরিক এবং শিল্প প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হত। শিশুদের অডিওমেট্রি কন্ডিশন্ড প্লে আচরণগত পর্যবেক্ষণ অডিওমেট্রি ভিজ্যুয়াল রিইনফোর্সমেন্ট অডিওমেট্রি অবজেক্টিভ অডিওমেট্রি অবজেক্টিভ অডিওমেট্রি শারীরিক, অ্যাকোস্টিক বা ইলেক্ট্রোফিজিওলজিক পরিমাপের উপর ভিত্তি করে এবং বিষয়টির সহযোগিতা বা বিষয়গত প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। ক্যালোরি উদ্দীপনা/রিফ্লেক্স পরীক্ষা স্নায়বিক ক্ষতির জন্য পরীক্ষা করার জন্য গরম এবং ঠান্ডা জলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য বা কানে বিতরণ করা বাতাস ব্যবহার করে। কানের ক্যালোরি উদ্দীপনার ফলে চোখের পাশাপাশি দ্রুত নিস্টাগমাস নামক নড়াচড়া হয়। নিস্টাগমাসের অনুপস্থিতি শ্রবণ স্নায়ুর ক্ষতির ইঙ্গিত দিতে পারে। এই পরীক্ষাটি প্রায়শই ইলেক্ট্রনস্ট্যাগমোগ্রাফি নামে আরেকটি পরীক্ষার অংশ হিসাবে করা হয়। ইলেক্ট্রনিস্ট্যাগ্মোগ্রাফি (ই. এন. জি) ত্বকের বিদ্যুদ্বাহক এবং একটি বৈদ্যুতিন রেকর্ডিং যন্ত্র ব্যবহার করে কানের ক্যালোরি উদ্দীপনার মতো পদ্ধতির দ্বারা উদ্ভূত নিস্টাগমাস পরিমাপ করে অ্যাকোস্টিক ইমিটেন্স অডিওমেট্রি-ইমিটেন্স অডিওমেট্রি একটি উদ্দেশ্যমূলক কৌশল যা মধ্য কানের কার্যকারিতা তিনটি পদ্ধতির দ্বারা মূল্যায়ন করেঃ স্ট্যাটিক ইমিটেন্স, টাইম্পানোমেট্রি এবং অ্যাকোস্টিক রিফ্লেক্স থ্রেশহোল্ড সংবেদনশীলতার পরিমাপ। মধ্য কানের প্যাথলজি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে ইমিটেন্স অডিওমেট্রি বিশুদ্ধ স্বরের অডিওমেট্রি থেকে উচ্চতর। টাইম্পানোমেট্রি অ্যাকোস্টিক রিফ্লেক্স থ্রেশহোল্ড অ্যাকোস্টিক রিফ্লেক্টোমেট্রি ওয়াইড-ব্যান্ড অ্যাবসর্ব্যান্স অডিওমেট্রি যাকে 3ডি টাইম্পানোমেট্রিও বলা হয় ইভোকড পোটেন্সিয়াল অডিওমেট্রি এন1-পি2 কর্টিকাল অডিও ইভোকড পোটেন্সিয়াল (সিএইপি) অডিওমেট্রি এবিআর হল শ্রবণশক্তি (ক্লিক) উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়ায় শ্রবণশক্তি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটি স্নায়বিক পরীক্ষা। ইলেক্ট্রোকোক্লিওগ্রাফি এবিআর-এর একটি রূপ, শ্রবণ (ক্লিক) উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়ায় কোক্লিয়ার আবেগ সংক্রমণ ফাংশন পরীক্ষা করে। এটি প্রায়শই মেনিয়ের রোগ নির্ণয়/মূল্যায়নে এন্ডোলিম্ফ্যাটিক হাইড্রপ সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। অডিও স্টেডি স্টেট রেসপন্স (এ. এস. এস. আর) অডিওমেট্রি ভেস্টিবুলার ইভোকড মায়োজেনিক সম্ভাব্যতা (ভি. ই. এম. পি) পরীক্ষা, এবিআর-এর একটি বৈকল্পিক যা স্যাকিউল ওটোঅ্যাকোস্টিক নির্গমন অডিওমেট্রি-র অখণ্ডতা পরীক্ষা করে-এই পরীক্ষাটি সেন্সোরিনুরাল শ্রবণশক্তি হ্রাসের সংবেদনশীল এবং স্নায়বিক উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। বিকৃতি পণ্য ওটোঅ্যাকোস্টিক নির্গমন (ডি. পি. ও. এ. ই) অডিওমেট্রি ক্ষণস্থায়ী উদ্ভূত ওটোঅ্যাকোস্টিক নির্গমন (টি. ই. ও. এ. ই) অডিওমেট্রি টেকসই ফ্রিকোয়েন্সি ওটোঅ্যাকোস্টিক নির্গমন (এস. এফ. ও. এ. ই) অডিওমেট্রি-বর্তমানে, এস. এফ. ও. এ. ই ক্লিনিক্যালি ব্যবহৃত হয় না। ইন সিটু অডিওমেট্রিঃ শুধুমাত্র ব্যক্তির শ্রবণ ব্যবস্থার অবস্থা পরিমাপ করার জন্য একটি কৌশল নয়, তবে শব্দ প্রজনন যন্ত্র, ইন-দ্য-ক্যানাল শ্রবণ সহায়ক, ভেন্ট এবং শ্রবণ সহায়কগুলির শব্দ নলগুলির বৈশিষ্ট্যও পরিমাপ করার জন্য একটি কৌশল। অডিওগ্রাম বেশিরভাগ অডিওমেট্রি-র ফলাফল হল একটি অডিওগ্রাম যা শ্রবণশক্তির কিছু পরিমাপ করা মাত্রা অঙ্কন করে, হয় গ্রাফিক্যালি বা ট্যাবুলার্যালি। সবচেয়ে সাধারণ ধরনের অডিওগ্রাম হল বিশুদ্ধ স্বরের অডিওমেট্রি শ্রবণ পরীক্ষার ফলাফল যা প্রতিটি কানের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বনাম প্রশস্ততা সংবেদনশীলতার সীমা এবং হাড়ের পরিবাহিতা সীমা 250 হার্জ থেকে 8000 হার্জ পর্যন্ত 8টি স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিকোয়েন্সিতে প্লট করে। শ্রবণশক্তি হ্রাস বা অক্ষমতার মূল্যায়নের জন্য একটি বিশুদ্ধ স্বরের অডিওমেট্রি শ্রবণ পরীক্ষা হল স্বর্ণমান। অন্যান্য ধরনের শ্রবণ পরীক্ষাও গ্রাফ বা ফলাফলের টেবিল তৈরি করে যা আলগাভাবে 'অডিওগ্রাম' বলা যেতে পারে, তবে শব্দটি সর্বজনীনভাবে বিশুদ্ধ স্বরের অডিওমেট্রি শ্রবণ পরীক্ষার ফলাফলকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। শ্রবণ মূল্যায়ন শ্রবণ পরীক্ষা ছাড়াও, অডিওমেট্রি কাজের একটি অংশ হল পরীক্ষার ফলাফল থেকে শ্রবণ মূল্যায়ন বা মূল্যায়ন করা। শ্রবণশক্তির সর্বাধিক ব্যবহৃত মূল্যায়ন হল শ্রবণযোগ্যতার সীমা নির্ধারণ, অর্থাৎ। শব্দের মাত্রা কেবল শ্রবণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। এই স্তরটি একজন ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন 5 ডেসিবেল পর্যন্ত এবং সংকল্প থেকে সংকল্প পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে, তবে এটি শব্দের সংস্পর্শে আসার সম্ভাব্য খারাপ প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অতিরিক্ত এবং দরকারী সরঞ্জাম সরবরাহ করে। শ্রবণশক্তি হ্রাস একতরফা বা দ্বিপক্ষীয় হতে পারে এবং দ্বিপক্ষীয় শ্রবণশক্তি হ্রাস প্রতিসম নাও হতে পারে। বয়স এবং গোলমালের কারণে শ্রবণশক্তি হ্রাসের সবচেয়ে সাধারণ প্রকারগুলি সাধারণত দ্বিপক্ষীয় এবং প্রতিসম হয়। প্রচলিত অডিওমেট্রি ছাড়াও, সম্ভাব্য শ্রবণশক্তি দুর্বলতা সনাক্ত করতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে ফ্রিকোয়েন্সিগুলির একটি স্ট্যান্ডার্ড সেট (অডিওগ্রাম) ব্যবহার করে শ্রবণ মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শ্রবণশক্তি হ্রাসের শ্রেণিবিন্যাস অডিওমেট্রি-র প্রাথমিক ফোকাস হল শ্রবণশক্তি স্থিতি এবং শ্রবণশক্তি হ্রাসের মূল্যায়ন, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাপ্তি, প্রকার এবং বিন্যাস। শ্রবণশক্তি হ্রাসের চারটি সংজ্ঞায়িত মাত্রা রয়েছেঃ হালকা, মাঝারি, গুরুতর এবং গভীর। শ্রবণশক্তি হ্রাসকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ পরিবাহী শ্রবণশক্তি হ্রাস, সেন্সোরিনুরাল শ্রবণশক্তি হ্রাস, কেন্দ্রীয় শ্রবণ প্রক্রিয়াকরণ ব্যাধি এবং মিশ্র প্রকার। শ্রবণশক্তি হ্রাস একতরফা বা দ্বিপক্ষীয়, হঠাৎ শুরু হওয়া বা প্রগতিশীল এবং অস্থায়ী বা স্থায়ী হতে পারে। শ্রবণশক্তি হ্রাস বংশগত, জন্মগত অবস্থা, বয়স-সম্পর্কিত (প্রেসবাইকুসিস) এবং শব্দ-প্ররোচিত শ্রবণশক্তি হ্রাস, অটোটক্সিক রাসায়নিক এবং ওষুধ, সংক্রমণ এবং শারীরিক আঘাতের মতো অর্জিত কারণগুলির কারণে হতে পারে। ক্লিনিকাল অনুশীলন অডিওমেট্রিক পরীক্ষা একজন সাধারণ অনুশীলনকারী মেডিকেল ডাক্তার, একজন ওটোল্যারিঙ্গোলজিস্ট (একজন বিশেষ এমডি যাকে ইএনটিও বলা হয়), একজন সিসিসি-এ (অডিওলজিতে ক্লিনিকাল দক্ষতার শংসাপত্র) অডিওলজিস্ট, একজন প্রত্যয়িত স্কুল অডিওমেট্রিস্ট (একজন অপ্টোমেট্রিস্টের অনুরূপ অনুশীলনকারী যিনি চোখ পরীক্ষা করেন) এবং কখনও কখনও অন্যান্য প্রশিক্ষিত অনুশীলনকারীদের দ্বারা সঞ্চালিত হতে পারে। অনুশীলনকারীরা আমেরিকান বোর্ড অফ অডিওলজি (এবিএ) দ্বারা প্রত্যয়িত। অনুশীলনকারীরা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, পেশাগত পেশা, বা স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন রাজ্য বোর্ড দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত। কর্মক্ষেত্রে শব্দ-প্ররোচিত শ্রবণশক্তি হ্রাস এবং পরিবেশগত গোলমাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যত্র শ্রবণশক্তি হ্রাসের সবচেয়ে প্রচলিত কারণ। শ্রবণ ঘাটতির নিদর্শনগুলির কম্পিউটার মডেলিং নিয়ে গবেষণা করুন বয়সের অক্ষ সহ শ্রবণশক্তি হ্রাসের 3ডি অনুদৈর্ঘ্য প্রোফাইল (প্রেসবাইকুসিস স্টাডি) আরও দেখুন শ্রবণ পরীক্ষা আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ অডিওলজি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ অডিওলজি ওয়েবার পরীক্ষা রিনে টেস্ট ভিজ্যুয়াল রিইনফোর্সমেন্ট অডিওমেট্রি রেফারেন্স কানের পদ্ধতি অডিওলজি শ্রবণ