Oudin coil
একটি ওডিন কয়েল, যাকে ওডিন দোলক বা ওডিন অনুরণকও বলা হয়, একটি অনুরণিত ট্রান্সফরমার সার্কিট যা খুব উচ্চ ভোল্টেজ, নিম্ন বিদ্যুৎ স্তরে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বিকল্প বিদ্যুৎ (এসি) বিদ্যুৎ তৈরি করে, যা 20 শতকের শেষের দিকে বৈদ্যুতিন চিকিত্সার অপ্রচলিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি টেসলা কয়েলের সাথে খুব মিল, পার্থক্যটি হল ওডিন কয়েলটি একটি অটোট্রান্সফর্মার হিসাবে সংযুক্ত ছিল। এটি 1893 সালে ফরাসি চিকিৎসক পল মেরি ওউদিন দ্বারা চিকিৎসক জ্যাক আর্সেন ডি 'আর্সনভালের ইলেক্ট্রোথেরাপি সরঞ্জামের পরিবর্তন হিসাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং সম্ভবত 1940 সাল পর্যন্ত মেডিকেল ডায়াদার্মি থেরাপির পাশাপাশি কোয়াক ওষুধে ব্যবহৃত হয়েছিল। কয়েলের উচ্চ ভোল্টেজ আউটপুট টার্মিনালটি একটি ইনসুলেটেড হ্যান্ডহেল্ড ইলেক্ট্রোডের সাথে সংযুক্ত ছিল যা আলোকিত ব্রাশ স্রাব তৈরি করত, যা ইলেক্ট্রোথেরাপির বিভিন্ন চিকিৎসা অবস্থার চিকিত্সার জন্য রোগীর শরীরে প্রয়োগ করা হত। ওডিন এবং টেসলা কয়েলগুলি কীভাবে কাজ করে তা হল স্পার্ক-উত্তেজিত এয়ার-কোর ডাবল-টিউনড ট্রান্সফরমার সার্কিট যা কম স্রোতে খুব উচ্চ ভোল্টেজ তৈরি করতে অনুরণন ব্যবহার করে। তারা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আরএফ) পরিসরে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চিকিৎসা কয়েলগুলি 200 কিলোহার্জ থেকে 5 মেগাহার্টজ পরিসরে ফ্রিকোয়েন্সিতে 50,000 থেকে এক মিলিয়ন ভোল্ট পর্যন্ত সম্ভাব্যতা তৈরি করেছিল। কুণ্ডলীর প্রাথমিক বর্তনীতে লেডেন জার ক্যাপাসিটার (সি) রয়েছে যা কুণ্ডলীর প্রাথমিক ঘূর্ণনের (এল 1) সংমিশ্রণে একটি অনুরণিত বর্তনী (সুরযুক্ত বর্তনী) তৈরি করে। মেডিকেল কয়েলগুলিতে সাধারণত দুটি ক্যাপাসিটার সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হত, প্রাথমিক সার্কিটের প্রতিটি পাশে একটি করে, সম্ভাব্য মারাত্মক কম ফ্রিকোয়েন্সি প্রাথমিক স্রোত থেকে রোগীকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে। প্রাথমিক বর্তনীতে একটি স্ফুলিঙ্গ ফাঁক (এসজি) রয়েছে যা প্রাথমিক স্তরে দোলনকে উত্তেজিত করার জন্য একটি সুইচ হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিক সার্কিটটি 2-15 কেভি সম্ভাব্যতায় একটি উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার বা ইন্ডাকশন কয়েল (টি) দ্বারা চালিত হয়। ট্রান্সফরমারটি বারবার ক্যাপাসিটারগুলিকে চার্জ করে, যা তারপর স্ফুলিঙ্গ ফাঁক এবং প্রাথমিক ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে নির্গত হয় (টেসলা কয়েল নিবন্ধে অপারেশন চক্রের একটি বিস্তারিত বিবরণ ওডিন কয়েলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)। এই চক্রটি প্রতি সেকেন্ডে অনেকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। প্রতিটি স্ফুলিঙ্গের সময়, চার্জটি প্রাথমিক কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ক্যাপাসিটর প্লেটগুলির মধ্যে দ্রুত পিছনে পিছনে চলে যায়, প্রাথমিক সুরযুক্ত বর্তনীতে একটি স্যাঁতসেঁতে আরএফ দোলক বিদ্যুৎ তৈরি করে যা গৌণটিতে উচ্চ ভোল্টেজকে প্ররোচিত করে। সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং (এল2) ওপেন সার্কিটযুক্ত এবং ডিভাইসের আউটপুট ইলেক্ট্রোডের সাথে সংযুক্ত। ওডিন কুণ্ডলীতে, প্রাথমিক ঘূর্ণায়মান (এল1)-এর একটি দিক গ্রাউন্ড করা হয় এবং অন্য দিকটি গৌণের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাই প্রাথমিক এবং গৌণগুলি সিরিজে থাকে। ওডিন কয়েলের দুটি সংস্করণ ছিলঃ পূর্ববর্তী ওডিন বর্তনীতে দুটি কয়েল আলাদা ছিল, চৌম্বকীয়ভাবে সংযুক্ত ছিল না, একটি ছোট অনুভূমিক প্রাথমিক "ডি 'আর্সনভাল" কয়েল (এল1) 20-40 একটি বড় উল্লম্ব গৌণ "ওডিন রেজোনেটর" (এল2) এর সাথে সংযুক্ত একটি ট্যাপের সাথে বাঁক নেয়, যার উপরের উচ্চ ভোল্টেজ টার্মিনালের সাথে সূক্ষ্ম তারের অনেকগুলি বাঁক (400-600 বড় কয়েলে, 100-300 ছোট) সংযুক্ত ছিল। এই বর্তনীতে উচ্চ ভোল্টেজ সম্পূর্ণরূপে উচ্চ কিউ গৌণ কুণ্ডলীতে স্ব-অনুরণন দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল। "ডি 'আর্সনভাল" কয়েলে "রেজোনেটর" কয়েল যোগ করা ছিল ওউডিনের অবদান; বাকি সার্কিটটি জ্যাক ডি' আর্সনভাল আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তী ওডিন বর্তনীতে কয়েলগুলি চৌম্বকীয়ভাবে সংযুক্ত ছিল, যা একটি অটোট্রান্সফর্মার গঠন করে, তাই প্রাথমিকটি বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় আবেশ দ্বারা গৌণতে একটি ই. এম. এফ প্ররোচিত করে। উভয় কয়েল সাধারণত একই কয়েল আকারে ঘূর্ণিত করা হত, প্রাথমিকটি একটি সামঞ্জস্যযোগ্য ট্যাপ সহ নীচে ভারী তারের তুলনামূলকভাবে কয়েকটি বাঁক নিয়ে গঠিত, যা গৌণ ঘূর্ণনের সাথে সংযুক্ত, সূক্ষ্ম তারের অনেক বাঁক দিয়ে তৈরি। ওডিন আবিষ্কার করেন যে ট্রান্সফরমারের বড় টার্ন অনুপাতের কারণে এই সার্কিটটি উচ্চতর ভোল্টেজ তৈরি করে। যদিও এটি একটি ক্যাপাসিটর অন্তর্ভুক্ত করে না, গৌণ ঘূর্ণন একটি অনুরণিত বর্তনীও (বৈদ্যুতিক অনুরণক); গৌণ কুণ্ডলীর প্রান্তের মধ্যে পরজীবী ক্যাপাসিট্যান্স একটি নির্দিষ্ট অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সিতে গৌণটির বড় আবেগের সাথে অনুরণিত হয়। যখন এটি প্রাথমিক ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা এই ফ্রিকোয়েন্সিতে উত্তেজিত হয়, তখন গৌণ ফ্রিকোয়েন্সিতে বড় দোলনশীল ভোল্টেজ প্ররোচিত হয়। প্রাথমিক ঘূর্ণায়মান মোড়ের সংখ্যা, এবং এইভাবে প্রাথমিকের অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সি, কুণ্ডলীর উপর একটি ট্যাপ দিয়ে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। যখন দুটি সুরযুক্ত বর্তনী একই ফ্রিকোয়েন্সিতে অনুরণিত হওয়ার জন্য সামঞ্জস্য করা হয়, তখন সুরযুক্ত বর্তনীগুলির উচ্চ কিউ দ্বারা সহায়তা করা কুণ্ডলীর বড় বাঁক অনুপাত, প্রাথমিক ভোল্টেজকে সেকেন্ডারিতে কয়েক লক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ ভোল্টে উন্নীত করে। গৌণটি সরাসরি প্রাথমিক বর্তনীর সাথে সংযুক্ত, যা পাওয়ার ট্রান্সফরমার থেকে হাজার হাজার ভোল্টে মারাত্মক কম ফ্রিকোয়েন্সি 50/60 Hz স্রোত বহন করে। যেহেতু ওডিন কয়েল একটি চিকিৎসা যন্ত্র ছিল, যার সাথে গৌণ বিদ্যুৎ সরাসরি একজন ব্যক্তির শরীরে প্রয়োগ করা হত, সুরক্ষার জন্য ওডিন সার্কিটে দুটি ক্যাপাসিটার (সি) থাকে, প্রাথমিকের প্রতিটি পায়ে একটি করে, যাতে কয়েল এবং আউটপুট বিদ্যুদ্বাহককে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায়। যেহেতু সিরিজের দুটি অভিন্ন ক্যাপাসিটরের একক ক্যাপাসিটরের অর্ধেক ক্যাপাসিট্যান্স থাকে, ওডিন সার্কিটের অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সি হল ব্যবহার কয়েলের উচ্চ ভোল্টেজ টার্মিনালটি একটি তারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের হাতে ধরা বিদ্যুদ্বাহকের সাথে সংযুক্ত করা হত যা চিকিত্সক রোগীর শরীরে উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে ব্যবহার করতেন। চিকিৎসাটি রোগীর জন্য বেদনাদায়ক ছিল না, কারণ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আরএফ) পরিসরে, ফ্রিকোয়েন্সিতে 10 কিলোহার্জ-এর উপরে পরিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহ সাধারণত বৈদ্যুতিক শকের সংবেদন সৃষ্টি করে না। ওডিন কয়েল একটি "একক-মেরু" জেনারেটর ছিল, যার কয়েলের নীচের প্রান্তটি গ্রাউন্ড করা ছিল, তাই কখনও কখনও রোগীর উপর শুধুমাত্র একটি বিদ্যুদ্বাহক প্রয়োগ করা হত এবং স্রোতের প্রত্যাবর্তনের পথ ছিল মাটির মধ্য দিয়ে। তবে সাধারণত কুণ্ডলীর নীচে থেকে একটি স্থল তার ব্যবহার করা হত; একটি স্থল বিদ্যুদ্বাহকের সাথে সংযুক্ত যা রোগী ধরে রাখে। ওডিন কয়েলের একটি ত্রুটি ছিল যে ব্যবহারের সময় বিদ্যুদ্বাহক এবং তারের চলাচল গৌণ কয়েলের উপরের টার্মিনালের ধারণক্ষমতাকে পরিবর্তন করে এবং এইভাবে এর অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সি। এটি গৌণ কুণ্ডলীটিকে প্রাথমিকের সাথে অনুরণন থেকে বের করে দেয়, যার ফলে ভোল্টেজ হ্রাস পায়। তাই প্রাথমিক কুণ্ডলীর ট্যাপ পয়েন্টটি ব্যবহারের সময় ক্রমাগত সামঞ্জস্য করতে হত যাতে প্রাথমিক এবং গৌণটিকে "সুর"-এ রাখা যায় (উপরের বাম ছবিতে দেখা যায়)। রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎ প্রয়োগের জন্য অনেক বিশেষ ধরনের বিদ্যুদ্বাহক ব্যবহার করা হত। এগুলি সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। রোগীর শরীরের বাইরের অংশে ব্রাশ ডিসচার্জ (যাকে "এফ্লুভ" বলা হয়) প্রয়োগ করার জন্য, একটি অন্তরক হ্যান্ডেলে এক বা একাধিক ধাতব বিন্দু সমন্বিত বিদ্যুদ্বাহক ব্যবহার করা হত। ত্বকে ক্রমাগত চাপ প্রতিরোধ করার জন্য এগুলি শরীর থেকে যথেষ্ট দূরে রাখার জন্য যত্ন নিতে হয়েছিল, যা বেদনাদায়ক আরএফ পোড়া হতে পারে। মুখ, মলদ্বার বা যোনিপথের মাধ্যমে সরাসরি শরীরের পৃষ্ঠের পাশাপাশি রোগীর শরীরের অভ্যন্তরে টিস্যুতে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করার জন্য একটি ভ্যাকুয়াম টিউব "ঘনীভূত" বিদ্যুদ্বাহক ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি বিভিন্ন আকারের একটি আংশিকভাবে খালি করা কাচের নল নিয়ে গঠিত, যার ভিতরে একটি বিদ্যুদ্বাহক সিল করা ছিল, যা উচ্চ ভোল্টেজ তারের সাথে সংযুক্ত ছিল। এটি সক্রিয় হলে একটি নাটকীয় বেগুনি উজ্জ্বলতা তৈরি করে। নলের কাচের খামটি রোগীর দেহের সাথে একটি ক্যাপাসিটর গঠন করে যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে হয়, যা এটিকে নিরাপদ মানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। পুরো শরীরে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করার জন্য একটি "ঘনীভূত পালঙ্ক" ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি একটি বিছানা বা পালঙ্ক ছিল যার গদি নীচে একটি ধাতব পিঠ ছিল, যা একটি তারের দ্বারা উচ্চ ভোল্টেজ টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত ছিল। পার্শ্বে ধাতব হ্যান্ডরেস্ট বিদ্যুদ্বাহক, যা রোগী চিকিত্সার সময় ধরেছিল, "স্থল" প্রত্যাবর্তনের পথ হিসাবে কাজ করেছিল এবং কুণ্ডলীর নীচে সংযুক্ত ছিল। এইভাবে পালঙ্কটি একটি ক্যাপাসিটর গঠন করে, যার মধ্যে রোগীর শরীর একটি বিদ্যুদ্বাহক হিসাবে থাকে। 1800-এর দশকে মানবদেহে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রয়োগের পরীক্ষাগুলি ভিক্টোরিয়ান যুগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, আংশিক বৈধ পরীক্ষামূলক ওষুধ এবং আংশিক কোয়াক ওষুধ, যাকে ইলেক্ট্রোথেরাপি বলা হয়, যেখানে অনেক চিকিৎসা অবস্থার চিকিত্সার জন্য স্রোত প্রয়োগ করা হয়েছিল। 1886 সালে হেনরিচ হার্টজ দ্বারা বেতার তরঙ্গের আবিষ্কার এবং অলিভার লজ, গুগ্লিয়েলমো মার্কনি দ্বারা বেতারের পরবর্তী বিকাশ বেতার ফ্রিকোয়েন্সি স্রোত এবং সেগুলি তৈরির জন্য সার্কিটের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। "উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি" স্রোতের অর্থ অডিও পরিসীমার উপরে যে কোনও ফ্রিকোয়েন্সি,> 20 কিলোহার্জ, এবং যে অনুরণিত কয়েলগুলি সেগুলি তৈরি করে সেগুলিকে সাধারণভাবে "দোলন ট্রান্সফরমার" বলা হয়। 1890-এর দশকে চিকিৎসকরা মানবদেহে এই উচ্চ ভোল্টেজ এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্রোতগুলি প্রয়োগ করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন (চিকিৎসা পেশায় নৈতিক মান তখন শিথিল ছিল এবং চিকিত্সকরা তাদের রোগীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারতেন)। 1890 সালে ফরাসি চিকিৎসক জ্যাক আর্সেন ডি 'আর্সনভাল উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি তড়িৎচিকিৎসার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন, মানবদেহে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্রোত প্রয়োগ করে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে 10 কিলোহার্জ-এর উপরে স্রোত পেশী সংকোচনের কারণ হয় না বা স্নায়ুকে সক্রিয় করে বৈদ্যুতিক শকের সংবেদন সৃষ্টি করে না, যাতে কোনও অস্বস্তি ছাড়াই রোগীর উপর অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা যায়। 1891 সালে আমেরিকায় প্রকৌশলী নিকোলা টেসলা স্বাধীনভাবে একই জিনিস আবিষ্কার করেন। তিন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছিল, ক্ষেত্রের তিনজন অগ্রগামী, ডি 'আর্সনভাল, টেসলা এবং ওডিন দ্বারা বিকশিত হয়েছিল এবং তাদের চারপাশে ক্লিনিকাল কৌশলের পৃথক সংস্থা গড়ে উঠেছিলঃ ডি' আর্সনভাল যন্ত্রপাতি-ডি 'আর্সনভাল প্রথমে একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অল্টারনেটর ব্যবহার করেছিল, তবে এই যন্ত্রটি 10 কিলোহার্জ এর বেশি ফ্রিকোয়েন্সি উত্পাদন করতে পারেনি। উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সিতে পৌঁছানোর জন্য তিনি দুটি লেডেন জার ক্যাপাসিটার এবং তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক 10 থেকে 30 বার ঘোরানো ভারী তারের একটি ছোট কুণ্ডলী দিয়ে তৈরি একটি একক সুরযুক্ত বর্তনী নিয়ে গঠিত একটি বর্তনী তৈরি করেছিলেন, যার মধ্যে একটি আবেশ কুণ্ডলী এবং দোলনকে উত্তেজিত করার জন্য স্ফুলিঙ্গ ফাঁক ছিল। এটি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং ছাড়া টেসলা সার্কিটের মতো ছিল। সার্কিটটি তুলনামূলকভাবে কম ভোল্টেজ (সম্ভবত 30 কেভি), উচ্চ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, যাকে "ডি 'আর্সনভাল কারেন্টস" বলা হয়। বর্তনীটি ছিল "বাইপোলার" যার কুণ্ডলীর বিপরীত প্রান্ত থেকে দুটি তার রোগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুদ্বাহকের সাথে সংযুক্ত ছিল। উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্রোতগুলি রোগীর শরীরে তাপ তৈরি করতে পারে, মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ক্রিয়াকলাপের মতো; এটিকে ডায়াদার্মি (আচরণ) বলা হত। অন্যান্য নামও ব্যবহার করা হয়েছিল যেমন থার্মো-ফ্যারাডিজম এবং থার্মো-অনুপ্রবেশ এটি থেরাপির জন্য বা অস্ত্রোপচারের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা তার উপর নির্ভর করে (বেহারি) ওডিন রেজোনেটর-ফরাসি চিকিত্সক পল মেরি ওডিন 1893 সালে ছোট ডি 'আর্সোন্ভাল কয়েলের একটি ট্যাপের সাথে সূক্ষ্ম তারের অনেক বাঁক দিয়ে তৈরি একটি দ্বিতীয় বড় "রেজোনেটর" কয়েল যুক্ত করে ডি' আর্সোন্ভাল সার্কিটকে সংশোধন করেছিলেন। ট্যাপ পয়েন্টটি সামঞ্জস্য করে তিনি দ্বিতীয় কয়েলটিকে সুরযুক্ত সার্কিটের সাথে অনুরণনে আনতে পারেন, যা টেসলা সার্কিটের মতো নিম্ন স্রোতে উচ্চতর ভোল্টেজ তৈরি করে। প্রাথমিক "ওডিন রেজোনেটর" যন্ত্রে দুটি কয়েল আলাদা এবং চৌম্বকীয়ভাবে সংযুক্ত নয়। পরে ওডিন আবিষ্কার করেন যে, কয়েলগুলিকে চৌম্বকীয়ভাবে সংযুক্ত করে দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে, যা ছোট কয়েলটিকে বড় কয়েলের জন্য প্রাথমিক ঘূর্ণায়মান করে তোলে। ওডিন রেজোনেটর খুব উচ্চ ভোল্টেজ, কম বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এটি একটি "একধ্রুবীয়" বর্তনী ছিল, যার এক প্রান্ত স্থলায়িত এবং একটি একক আউটপুট টার্মিনাল ছিল। টেসলা-থমসন যন্ত্রপাতি-সার্বিয়ান-আমেরিকান প্রকৌশলী নিকোলা টেসলা 1891 সালে টেসলা কয়েল সার্কিট উদ্ভাবন করে উচ্চ-ভোল্টেজ আরএফ অনুরণিত ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি এবং এলিহু থমসন তাদের শরীরে উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগের পরীক্ষা করেছিলেন। যদিও টেসলা বিভিন্ন অনুরণিত ট্রান্সফরমার সার্কিট উদ্ভাবন করেছিলেন, তবে তাঁর নাম বহনকারী ইলেক্ট্রোথেরাপি সার্কিটটি ছিল একটি "বাইপোলার" সার্কিট যা একটি স্ফুলিঙ্গ-উত্তেজিত সুরযুক্ত প্রাথমিক কয়েল নিয়ে গঠিত যা সূক্ষ্ম তারের অনেক বাঁকের প্রতিসম বাইপোলার সেকেন্ডারি কয়েলের কেন্দ্রকে ঘিরে রাখে, যার প্রতিটি প্রান্তে আউটপুট টার্মিনাল রয়েছে। ডি 'আর্সনভাল এবং ওডিন যন্ত্রপাতি ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যেখানে টেসলা-থম্পসন যন্ত্রপাতি বেশিরভাগ আমেরিকাতে ব্যবহৃত হত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে এই শিবিরগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং চিকিৎসা সাহিত্যে বিতর্ক ছিল যে "টেসলা স্রোত" বা "ওডিন স্রোত" বিভিন্ন অবস্থার জন্য ভাল ছিল কিনা। 1920 সালের মধ্যে এটি উপলব্ধি করা হয়েছিল যে স্রোতগুলি খুব অনুরূপ ছিল। যেহেতু সার্কিটগুলি এতটাই অনুরূপ ছিল, তাই চিকিৎসা সরবরাহকারীরা টেসলা, ডি 'আর্সনভাল বা ওডিন থেরাপির জন্য স্থাপন করা যেতে পারে এমন সংমিশ্রণ "উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি" ইউনিট বিক্রি করেছিল, প্রায়শই রন্টজেন রে (এক্স-রে) এর সাথেও মিলিত হয়েছিল ওডিন প্রাথমিক এবং "অনুরণক" কয়েলকে একই আকারে একত্রিত করার পরে, তাদের একটি এয়ার-কোর অটোট্রান্সফর্মার করে তোলে, টেসলা এবং ওডিন যন্ত্রপাতির মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল যে মেডিকেল টেসলা কয়েলটি "বাইপোলার" ছিল এবং ওডিন কয়েলটি "ইউনিপোলার" ছিল, যার এক প্রান্ত ছিল। সময়ের সাথে সাথে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়, যতক্ষণ না (সম্ভবত 1920 সালের মধ্যে) টেসলা কয়েল শব্দের অর্থ "বাইপোলার" কয়েল; যে কোনও উচ্চ ভোল্টেজ কয়েল যার দুটি আউটপুট টার্মিনাল সহ একটি আনগ্রাউন্ডেড ব্যালেন্সড সেকেন্ডারি থাকে, অন্যদিকে ওডিন কয়েল শব্দের অর্থ "ইউনিপোলার" কয়েল; যে কোনও কয়েল যার একটি গ্রাউন্ডেড সেকেন্ডারি এবং একটি একক আউটপুট টার্মিনাল থাকে। 1930-এর দশকে ভ্যাকুয়াম টিউব দোলকগুলি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি চিকিৎসা সরঞ্জামগুলিতে স্পার্ক-উত্তেজিত সার্কিটগুলিকে প্রতিস্থাপন করে। বৈদ্যুতিন থেরাপির ক্ষেত্রটি ডায়াদারমির আধুনিক ক্ষেত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল এবং ওডিন কয়েলটি অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। হাস্যকরভাবে আধুনিক দিনের টেসলা কয়েলের নকশাগুলি একক উচ্চ ভোল্টেজ টার্মিনাল সহ একক মেরু, এবং তাই কখনও কখনও ওডিন কয়েল বলা হয়। আরও দেখুন ভায়োলেট ওয়ান্ড রেফারেন্স বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় কয়েল