美国tec4000x射线衍射系统
应用领域 在加工制造业,可以用来确定焊接件以及机加工零件(如轴承、齿轮、弹簧等)的安全牢固性。 在现场使用,确定大型结构件(如船体、桥梁、管道等)的可靠性。 tec 4000 x射线衍射系统还曾被用于宇宙飞船外部箱体的可靠性检测。 工作原理 x光束直接照射在晶体材料上(金属或陶瓷),光束被衍射,得到衍射波峰。如果材料没有残余应力,衍射波峰会出现在某些特定的已知的角度(衍射波峰与所分析的材料及 x 射线的波长有关)。如果在这些角度上,波峰发生了位移(偏移),说明有残余应力。根据波峰偏移的角度和位置可以计算出材料的拉应力或压应力。x 射线衍射法是唯一的一种直接测量残余应力的方法。 产品特性 快速,操作容易 适用范围大,使用灵活 无损测试,适用于产品检测 探测器灵敏,工作辐射量小,使用安全 精度高,误差小 技术规格衍射测角仪 ψ倾角,可编程,-45°~ +60° ψ摇摆,可编程,无限制范围 在ψ和ω之间,可轻易实现转换 z 轴高度自动调整 试件距探测器的距离:90.25mm,可自动检测 x 射线源距试件的距离:20.57mm 标准的 4 腿支架固定在工作台上等 圆形准值器提供φ1,φ2,φ3,φ4,φ5mm 的焦斑面积探测器 微型位敏正比计数管,有以下特点: 计算机控制 改善的信噪比(与固态探测器相比),其效率大约是 ccd 和pda 探测器的 2.5 倍 无需外部冷却x射线管 标配 cr 靶 30kv6.7ma200w 自动识别 x 射线 所有的射线管都经过了预校直,在安装或更换时不需要再校准 自循环的 x 射线管冷却系统,不需要外部冷却水工作主机 x 射线电源、自循环的 x 射线管冷却系统、 内置的 x 射线安全系统不需要外部冷却水等 内置的 x 射线安全系统,保护操作者和硬件, 达到或超过 ansin 43.2(nbs 111)要求) 具有 rs232 串行通讯接口,可外接台式或笔记本电脑进行控制计算机和附件软件功能 x 射线电源控制、控制测角仪控制、 残余应力测试与分析 四峰残留奥式体测试与分析 三维应力分析软件包 深度剖面分析软件,可补偿材料移动及应力梯度,不必要手算 主应力分析软件 材料数据库 弹性常数数据库 x 射线管数据库 探测器现场校准软件选件 可根据用户要求提供 c 、co、fe、mn、ti、v 等各种靶材。 残余奥氏体探测(四峰)支架、探测器支架(针对不同类的材料) φ自动回转工作台、x-y 自动定位工作台 电解抛光机 矩形准值器提供 0.5*5.0,1.0*5.0,1.5*5.0,2.0*5.0,3.0*5.0mm 的焦斑面积安装条件:220v50hz 电压波动范围+-10% 环境无特殊要求几何尺寸:主机: 高.宽.长=635*680*254mm 测角仪:高.宽.长=300*300*500mm重量: 主机:25 公斤 测角仪:15 公斤射线安全性:满足 ansi n43-2 对敞开式 x 射线的工业标准。