防水试验设备的整体概括
防水试验设备选用优质不锈钢材料加工成型。设备由箱体、摆管支架、摆管传动机构、工作旋转台、电气控制部分组成。其中箱体、控制箱体采用1.5mmsus304不锈钢发纹板制作。摆管立柱内部采用槽钢焊接,保证在摆管摆动时不晃动；设备的旋转台样品架、法兰、接嘴及其它附件配件均为不锈钢材料制作。 防水试验设备设计安装一套直径800㎜的摆管,摆管由不锈钢管弯制,可以作往返摆动,同时将控制在一定流量和压力的水通过摆管上的喷嘴喷出,对试验样品进行水试验。摆管摆动的传动装置设计合理,制作精密,维护方便。摆管摆动由先进的步进电机完成,转动频率和角度及转盘的转速由可编程液晶控制器自动控制,操作简单。样品架转台采用可升降装置,呈水平方向360度旋转。整台设备设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。 防水试验设备配备了一套贮水设备以供应试验所需摆管及旋管喷水之用。吸水电机将水箱中的水压入管道,通过调节泄压水阀,保持规定的流量和压力从摆管的喷嘴喷出。如果试验用水可以部分采用循环使用,那么经喷嘴喷出的水经过过滤之后可以回到贮水箱中重复使用。如果试验用水不可以循环使用,实验室必须考虑排水,使试验用水迅速排放,以不积水为佳。