2012年03月26日
电磁流量计 一是产品概述: gd ld系列电磁流量计测量的原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。该流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 二是产品特点: --该电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响； --测量管内无阻碍流动部件、无压损,直管段要求较低； --系列公称通径dn15~dn3000,传感器衬里和电极材料有多种选择； --转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1； --转换器可与传感器组成一体型或分离型； --转换器采用16位高性能微处理器,2x16lcd显示,参数设定方便,编程可靠； --流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量；可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电 流、脉冲、数字通讯、hart； --转换器采用表面安装技术(smt),具有自检和自诊断功能。 产品安装注意事项: 一是传感器应选择在干燥通风的地方安全,同时避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应避免阳光直射和雨水直接淋浇； 二是应尽可能避免安装在周围环境温度过高的场合,该仪表还受制于电子元器件环境温度,要低些； 三是安装传感器的管道上应无较强的漏电流,同时需要注意可能远离有强电磁场的设备,如大型机电、大型变压器等等,以免造成电磁场的干扰,影响测量的精度； 四是安装传感器的管道或地面不应该有强烈的震动,特别是一体型仪表； 五是安装传感器的地点要方便维修和操作人员现场维修的的方便； 六是如果管道振动较大,可以在流量计两边应有固定管道的支座以进行固定好。 三是产品技术数据(整机和传感器技术数据): 执行标准 jbt 9248-1999 公称通径 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 最高流速 15ms 精确度 dnl5~dn600 示值的:±0.3%(流速≥1ms)；±3mms(流速1ms) dn700-dn3000 示值的±0.5%(流速≥0.8ms)；±4mms(流速0.8ms) 流体电导率 ≥5 scm 公称压力 4.0mpa 1.6mpa 1.0mpa 0.6mpa 6.3、10mpa dnl5~dn150 dnl5~dn600 dn200~dn1000 dn700~dn3000 特殊订货 环境温度 传感器 -25℃-十60℃ 转换器及一体型 -10℃-十60℃ 衬里材料 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(f46)、加网pfa 最高流体温度 -体型 70℃ 分离型 聚氯丁橡胶衬里 80℃；120℃(订货时注明) 聚氨酯衬里 80℃ 聚四氟乙烯衬里 100℃；150℃(订货时注明) 聚全氟乙丙烯(f46) 加网pfa 信号电极和接地电极材料 不锈钢0crl8nil2m02ti、哈氏合金c、哈氏合金b、钛、钽、铂铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 电极刮刀机构 dn300-dn3000 连接法兰材料 碳钢 接地法兰材料 不锈钢1crl8ni9ti 进口保护法兰材料 dn65-dnl50 不锈钢1crl8ni9ti dn200~dnl600 碳钢十不锈钢1crl8ni9ti 外壳防护 dnl5~dn3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 ip65或ip68 其他传感器、-体型流量计和分离型转换器 ip65 间距(分离型) 转换器距离传感器一般不超过100m 转换器技术数据 电源 交流 85-265v,45-400hz 直流 11-40v 操作键和显示 按键式 4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用pc机(rs232)对转换器设定编程； 3行lcd宽视角、宽温、带背光显示； 第1行显示流量值； 第2行显示流量单位； 第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。 磁键式 2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用pc机(rs232)对转换器设定编程； 2行lcd宽视角、宽温、带背光显示: 第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。 第2行:显示流量。 内部积算器 正向总量、反向总量及差值总量。 输出信号 单向模拟输出 全隔离,负载≤600d.(20ma时)； 上限:0-21ma可选,每档lma； 下限:0-21ma可选,每档1ma； 正、反向流量输出方式编程。 双向模拟输出 下限限制为。或4ma,其他同单向模拟输出。 双向脉冲输出 两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800hz,上限1-800hz可选,每档ihz； 方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5s,每档1ms； 无源隔离晶体管开关输出,可吸收250ma的电流,耐压35v。 双路报警输出 可报警(编程)高低流量、空管、故障状态、正,,反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选； 带隔离保护的晶体管开关输出,可吸收250ma的电流,耐压35v.(与脉冲输出不隔离) 数字通讯 rs232,rs485,hart 衬里的选择 衬里材料 主要性能 最高介质温度 适用范围 -体型 分离型 聚四氟乙烯(f4) 是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。 70℃ 100℃ 150℃ (需特殊订货) 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 聚全氟乙丙烯(f46) 同f4,耐磨性、抗负压能力高于f4。 同上 聚氟合乙烯(fs) 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 80℃ 聚氯丁橡胶 1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。 80℃ 120℃ (需特殊订货) 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 聚氨酯橡胶 1、耐磨性能极强。 2、耐腐蚀性能较差。 80℃ 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 进口保护法兰和接地法兰(或接地环)的选择 兰种类 适 用 范 围 接地法兰(或接地环) 适用于非导体管道,如塑料管道,但有接地电极的传感器不需要。 进口保护法兰 当介质有强磨损性时选用。 电极的选择 电极材料 耐蚀及耐磨性能 不锈钢0crl8nil2m02ti 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 哈氏合金b 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 哈氏合金c 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:fe,"、、c "下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 钛 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、fc、c )时,则腐蚀大为降低。 钽 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐-切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁；耐蚀。 铂钛合金 几乎能耐-切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 不锈钢涂覆碳化钨 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 gd ld系列电磁流量计仪表选型: 产品量程范围确认 --一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4ms为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2ms,最高应不大于8ms。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3ms,防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体,流速可选择大于2ms,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。 --在量程q已确定的条件下,即可根据上述流速v的范围决定流量计口径d的大小,其值由下式计算: q=πd2v4 --q:流量(㎡h) d:管道内径 v:流速(mh) --电磁流量计的量程q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。