gbs-300a型自动杯突极板材成形试验机--北京众晟华业
如有需要可登录详查！ 设备型号与主要技术参数 1,gbs-60b型自动杯突试验机主要技术参数 序号 技术规格名称 技术规格 备注 1 标准杯突试验板材厚度 0.2-2mm 极薄板材规格0.07mm 2 非标准杯突试验板材厚度 0.2-3mm 3 板材最大宽度 100mm 4 冲头最大行程 60 mm 5 夹紧活塞行程 19-21mm 6 最大冲压负荷 60kn 7 最大夹紧载荷 25kn 8 变形测量精度 1% 9 负荷精度 ±1% 10 标准杯突冲头规格 sφ20±0.05 11 有色金属板材的冲杯试验 0.1-3mm 12 非标杯突冲头规格 sф15±0.05mm sф8±0.02mm sф3±0.02mm 2,gbs-100型自动杯突与板材成型试验机主要技术参数 序号 技术规格名称 技术规格 备注 1 标准杯突试验板材厚度 0.2-3mm 极薄板材规格0.2mm 2 非标准杯突试验板材厚度 0.2-4mm 3 板材最大宽度 100mm 4 冲头最大行程 60mm 5 夹紧活塞行程 19-21mm 6 最大冲压负荷 100kn 7 最大夹紧载荷 40kn 8 变形测量精度 1% 9 负荷精度 ±1% 10 标准杯突冲头规格 sφ20±0.05 ф27±0.05mm 11 非标杯突冲头规格 sф15±0.05mm sф8±0.02mm sф3±0.02mm 特殊订货 12 有色金属冲杯模具 板厚:0.1-3mm 特殊订货 13 凸模涨形模具 φ50mm 板厚0.91-1.3mm 板厚0.45-0.64mm 板厚0.64-0.91mm 14 拉伸试验模具 φ50mm 板厚0.91-1.3mm 板厚0.45-0.64mm 板厚0.64-0.91mm 15 扩孔试验模具 φ25-0.05 mm φ40-0.05,mm 板厚1.00-2.00mm 板厚0.20-1.00mm 16 锥杯试验模具 φ12.70,mm φ17.46,mm 板厚0.5-0.80mm 板厚0.8-1.00mm 17 凸耳试验模具 φ32-0.05mm 板厚0.1-2.00mm 3,gbs-300型自动杯突与板材成型试验机主要技术参数 序号 技术规格名称 技术规格 备注 1 标准杯突试验板材厚度 0.45-4mm 极薄板材规格0.1mm 2 非标准杯突试验板材厚度 0.45-4mm 3 板材最大宽度 180mm 4 冲头最大行程 100 mm 5 夹紧活塞行程 21-31mm 6 最大冲压负荷 300kn 7 最大夹紧载荷 100kn 8 变形测量精度 1% 9 负荷精度 ±1% 10 标准杯突冲头规格 sφ20±0.05 ф27±0.05mm 11 非标杯突冲头规格 sф15±0.05mm sф8±0.02mm sф3±0.02mm 特殊订货 12 有色金属冲杯模具 板厚:0.1-4mm 特殊订货 13 凸模涨形模具 凸模:φ50mm 凹摸内径φ51.8mm φ52.56mm φ53.64mm φ55.20mm φ57mm 板厚0.45-0.64mm 板厚0.64-0.91m 板厚0.91-1.3mm 板厚1.3-1.86mm 板厚1.86-2.50mm 14 拉伸试验模具 凸模:φ50mm 凹摸内径φ51.8mm φ52.56mm φ53.64mm φ55.20mm φ57mm 板厚0.45-0.64mm 板厚0.64-0.91mm 板厚0.91-1.3mm 板厚1.3-1.86mm 板厚1.86-2.50mm 15 扩孔试验模具 凸模:φ25mm φ40mm,φ55mm 凹摸内径:φ27 mm φ44 mm φ63 mm 板厚0.20-1.00mm 板厚1.00-2.00mm 板厚2.00-4.00mm 16 锥杯试验模具 凸模φ12.70,mm φ17.46,mm φ26.99 mm φ20.64,mm 板厚0.5-0.80mm 板厚0.8-1.00mm 板厚1.00-2.00mm 板厚2.00-4.00mm 17 凸耳试验模具 凸模φ32-0.05mm 凹摸内径: φ32.28,φ32.35,φ32.43,φ32.50,φ32.60,φ32.75,φ32.90,φ33.05,φ33.20,φ33.35,φ33.50,φ33.80,φ34.10,φ34.50,φ35.00,φ35.60,φ36.30,φ37.00,φ38.50,φ39.80。