涡轮流量计使用msp430单片机的探讨二十三
涡轮流量计使用msp430单片机的探讨二十三 (2)对湿气体进行补偿: 湿气体与干气体的不同点是,其密度除了与温度、压力有关外,还与湿度有关,虽然湿度对测量的影响与温压比较相对较小、但与仪表的精度比,即不可忽略。 a)在低压范围内,可以利用理想气体方程进行温度、压力补偿。 b)在非理想气体时,湿气体的体积可用下式表示 以上两式中:0.804 为一个标准大气压下,温度为0℃时水蒸汽的密度,kgm3； f 为气体的绝对湿度； ⒉ 自动查表补偿法 标准瞬时体积流量是通过温压补偿之后得到的。虽然补偿是在线实时的,但是单片机的运算速度、计算能力却是有限的；考虑到实时性,补偿运算不能太复杂,时间不能太长。这样,标准体积流量采取上面的通用公式会有很大的滞后性,最好采用查表补偿法。