東區醫院早前發生醫療事故，醫護人員去年12月為一名女病人電腦掃瞄大腸檢查，因氣體注入連接直腸導管的球囊，令球囊爆破，病人直腸穿孔。根源分析委員公布調查結果指，用作注入空氣的直腸導管有兩個接口，分別是連接導管的球囊及作注入氣體之用，由於兩個接口均為藍色，有可能令放射科醫生混淆，將空氣錯誤注入連接球囊的接口。
委員會又指，事發時電腦斷層掃描室正處理不同病房的緊急查詢，工作環境繁忙或分散了醫生的注意力，導致在錯誤的接口注入空氣。院方已向病人家屬解釋調查報告並致歉。
去年12月，病人接受電腦掃描大腸鏡檢查前，醫生將直腸導管放入病人直腸內，並以人手操作在病人的大腸內注入空氣，其間病人並無不適。隨後檢查期間，電腦掃描影像顯示病人的後腹腔及腹腔位置出現氣腹。醫院當日立即為病人進行直腸修補手術，病人其後情況穩定，同月22日康復出院。