傳統的可移動氧彈和水桶設計以及該熱量計的水防護套使用戶可以完全控制燃燒過程。 這使得6200成為進行EN ISO 1716：2010測試時所需的精確研發和質量控制工作的最終選擇。
內建高容量泵驅動的循環水系統提供出色的熱保護套，該泵在桶的的側面和底部以及蓋子上保持連續的強制流動。均由熱量計控制器操作的密封浸入式加熱器和內建式熱交換器可提供精確的防護套溫度控制。
為了加快和簡化氧彈的裝填操作，6200熱量計具有半自動系統，可為氧彈充氧。氧氣連接到熱量計中安裝的微處理器控制的螺線管。要填充氧彈，操作員只需將填充軟管連接器滑到氧彈入口閥上，然後按觸摸螢幕即可開始填充程序。
熱量儀需要使用99.5％的氧氣和去離子水進行操作。如果選擇了循環系統，則水處理系統必須安裝在量熱儀的左側。
6220擴充系統包括以下組件：
氧彈型號選項：1108，合金20、1108CL，合金G30、1108P，合金20，半永久線，1108PCL，合金G30，半永久線1109A，22mL半微型氧彈，1104（B），高強度氧彈。