月球空間站部落閣，生活資訊收集。
熱量計（量熱儀）的原理使用方法和相關計算 熱量計（英語：calorimeter），或稱量熱計，國內稱大卡儀，是一種用於測量熱能生產和熱能消耗系統中熱流量用的儀表。 組成結構 量熱儀包含以下元件: 測量單元 充氧站 分類 一、全自動 超大大容量水箱，適合大批次連續24小時實驗 採用高階微控制器系統，操作全自動化，人工所需做的只是稱量、裝彈和充氧，儀器自動完成定量注水、自動攪拌、點火、輸出列印結果、排水等工作。 人機互動介面友好,大螢幕漢字螢幕顯示時間和試驗程序，即學即用具有實驗後換算高低位發熱量功能 二、等溫式 量熱儀產品更新換代迅速，已出現了一款自動充氧、氧彈自動升降、實驗完成後自動釋放氧彈廢氣的高自動化的量熱儀。
1.使用者操作時只需要裝好氧彈，餘下聯接電子天平讀取試樣重量、充氧氣、升降氧彈、識別氧彈、定量內筒水水量、點火、完成試驗、氧彈放氣、實驗結果統計等過程可全部實現自動化。
2.自動調節內外筒溫差，保證終點時內筒比外筒溫度高1K左右，完全符合國標第8.2.4條要求，測試結果長期穩定。
3.能連續72小時以上做實驗，解決了無冷卻裝置的量熱儀因外筒水溫升高（過沖）而需暫停實驗的技術難題。
4.採用進口機械部件，自動充氧、自動放氣、自動升降氧彈等運動。
5.採用壓縮機製冷和專用加熱裝置，實現自動控制外筒水溫，控溫精度達到國標第7.1.4要求（±0.1K）。
1.由微控制器控制，採用觸控式中文液晶顯示屏，美觀大方操作簡單。
2.自動化程度高，自動注水，自動調節外桶水溫，人工操作僅為稱樣品的重量，輸入樣品重量值，其它全由一起自動完成，並列印測試結果，方便快捷。
3.測試結果穩定可靠，可作為仲裁分析。
4..結構合理，效能可靠，故障率低，易學易用。 5.實驗資料全程曲線追蹤功能，能方便檢視曲線中任何一點的溫度和時間。
6.語言功能：該產品具有操作、故障等提示，實驗結束自動語音報結果。
3、稱好試樣並裝入坩堝，將坩堝裝入氧彈的坩鍋架上，裝好點火絲（長度為10cm），往氧彈中加入10ml蒸餾水，小心擰緊氧彈，應儘量少振動氧彈，注意避免坩堝和點火絲的位置因受振動而改變。 注：勿使點火絲接觸坩堝，以免形成短路而導致點火失敗，甚至燒燬坩堝及坩堝架。儀器可自動識別。 4、開啟氧氣瓶閥門，將減壓閥低壓表上的壓力調到2.8Mpa～3Mpa，接著將氧彈裝入氧彈掛鉤上。 5、輸入相關資料，單擊“確認”後，儀器開始自動測試。 6、試驗結束後，內桶水自動放到水箱，介面將顯示測試結果，並自動儲存。 7、取下氧彈後，開啟氧彈，仔細觀察氧彈內試樣有否濺出或有炭黑存在，如有則該次試驗作廢。 8、將氧彈各部件清洗乾淨，並擦乾，坩堝放在電爐上烤乾並冷卻後待用。 注：清洗氧彈的水要用與室溫接近的水，以免氧彈的溫度與恆溫桶內的水溫相差太大，而影響下次試驗結果。 9、測試完畢，按順序推出程式。 10、關閉主機，然後關閉顯示器、印表機和量熱儀電源，蓋好儀器蓋布，關閉氧氣瓶閥門。 注意事項 熱容量標定的有效期為3個月，但在以下情況發生時，應立即重新標定：
1、正常使用中的量熱儀經過較大幅度的搬動; 2、更換量熱儀氧彈的較大部件：如氧彈蓋、連線環等; 3、更換量熱儀溫度計; 4、測定發熱量時，內筒實際水溫與熱容量標定時的平均內筒水溫相差5℃以上; 5、量熱儀經過大修，並完全換水以後;量熱儀網建議，如果量熱儀的使用環境長時間沒有發生重大改變，每年也要根據使用地的季節變化，分為春、夏、秋、冬季，各標定一次。 相關計算 熱量 熱力學第一定律：系統在任一過程中包括能量的傳遞和轉化，其總能量的值保持不變。也即能量守恆。
Next Post 食物的重量是按生的算還是熟的算？
200ml葡萄糖含有多少熱量？