1簡介總述英文品名：
可準確到0.01mL。
2使用方法根據所移溶液的體積和要求選擇合適規格的移液管使用，在滴定分析中準確移取溶液一般使用移液管，反應需控制試液加入量時一般使用吸量管。
先用自來水淋洗后，用鉻酸洗滌液浸泡，操作方法如下：用右手拿移液管或吸量管上端合適位置，食指靠近管上口，中指和無名指張開握住移液管外側，拇指在中指和無名指中間位置握在移液管內側，小指自然放鬆；左手拿吸耳球，持握拳式，將吸耳球握在掌中，尖口向下，握緊吸耳球，排出球內空氣，將吸耳球尖口XX或緊接在移液管（吸量管）上口，注意不能漏氣。慢慢鬆開左手手指，將洗滌液慢慢吸入管內，直至刻度線以上部分，移開吸耳球，迅速用右手食指堵住移液管（吸量管）上口，等待片刻后，將洗滌液放回原瓶。並用自來水沖洗移液管（吸量管）內、外壁至不掛水珠，再用蒸餾水洗滌3次，控干水備用。
搖勻待吸溶液，將待吸溶液倒一小部分于一洗凈並乾燥的小燒杯中，用濾紙將清洗過的移液管尖端內外的水分吸干，並XX小燒杯中吸取溶液，當吸至移液管容量的1/3時， 立即用右手食指按住管口，取出，橫持並轉動移液管，使溶液流遍全管內壁，將溶液從下端尖口處排入廢液杯內。如此操作，潤洗了3－4次后即可吸取溶液。
左手另取一乾淨小燒杯，將移液管管尖緊靠小燒杯內壁，小燒杯保持傾斜，使移液管保持垂直，刻度線和視線保持水平（左手不能接觸移液管）。稍稍鬆開食指（可微微轉動移液管或吸量管），使管內溶液慢慢從下口流出，液面將至刻度線時，按緊右手食指，停頓片刻，再按上法將溶液的彎月面底線放至與標線上緣相切為止，立即用食指壓緊管口。將尖口處緊靠燒杯內壁，向燒杯口移動少許，去掉尖口處的液滴。將移液管或吸量管小心移至承接溶液的容器中。
將移液管或吸量管直立，接受器傾斜，管下端緊靠接受器內壁，放開食指，讓溶液沿接受器內壁流下，管內溶液流完后，保持放液狀態停留15s，將移液管或吸量管尖端在接受器靠點處靠壁前後小距離滑動幾下（或將移液管尖端靠接受器內壁旋轉一周），移走移液管（殘留在管尖內壁處的少量溶液，不可用外力強使其流出，因校準移液管或吸量管時，已考慮了尖端內壁處保留溶液的體積。除在管身上標有「吹」字的，可用吸耳球吹出，不允許保留）。
6．洗凈移液管，放置在移液管架上。
3注意事項1．移液管(吸量管)不應在烘箱中烘乾。
2．移液管(吸量管)不能移取太熱或太冷的溶液。
3．同一實驗中應盡可能使用同一支移液管。
4．移液管在使用完畢后，應立即用自來水及蒸餾水沖洗乾淨，置於移液管架上。
5．移液管和容量瓶常配合使用，因此在使用前常作兩者的相對體積校準。
6．在使用吸量管時，為了減少測量誤差，每次都應從最上面刻度（0刻度）處為起始點，往下放出所需體積的溶液，而不是需要多少體積就吸取多少體積。
7．移液管有老式和新式，老式管身標有「吹」字樣，需要用洗耳球吹出管口殘餘液體。新式的沒有，千萬不要吹出管口殘餘，否則引起量取液體過多。