MA24104A 直列式高功率感測器可提供頻率範圍在 600 MHz ~ 4 GHz 間的精確平均功率量測，功率水平最低可至 2 mW，最高可達 150 W。此感測器在帶有"雙路徑"架構的二極體感測器前端使用一個單向耦合器，提供（類似熱感測器）進行真有效值量測的最佳頻率和動態範圍，使用者可以進行高度精確 CW、多重載波和數位調變訊號的平均功率量測，如 GSM/EDGE、CDMA/EV-DO、WCDMA/HSDPA、WiMAX 和 TD-SCDMA。 此感測器中包含一個帶有訊號調節電路、ADC 和電源的微控制器，這些組成了一個完整的微型功率計。在運行 Microsoft Windows 的個人電腦上使用的 Anritsu 功率計應用程式可控制和操作此感測器。對於支援 USB 的產品，感測器可以透過 USB A/mini-B 電纜輕鬆連接到儀器。 受支援的 USB 設備包括 MS272xB、MT8222A、MS202xA、MS203xA 和 MS271xB 設備。相反，帶有 RS-232 串列介面的儀器在 RS-232 串列電纜之外還需要一個外接直流電源。 這些 RS-232 儀器包括 Site Master (S331D/S332D)、Spectrum Master (MS2711D) 和 Cell Master (MT8212B)。高精度功率計 （選件 19）是一個軟體選項，可以將所需儀器連接到功率感測器。