第一次使用孔板流量計的正確方法？
第一次使用孔板流量計的正確方法？西安華恒儀表制造有限公司為您講解：孔板流量計一般管道式充滿液體的，液體經過節流裝置時，流束將在節流裝置會局部收縮，增加流速，壓力低，所以節流件前后會減低壓力，就是壓差，介質流動的流量越大，壓差就越大，一般氣體孔板流量計通過測量差壓計算出流體的速度。
安裝前節流件用的直管最好是光滑的，如果不光滑，流量系數就要用到粗糙度修正系數來計算。
節流裝置設計計算時，孔板外徑與環室配合處的間隙留得足夠大是假定孔板和環室溫度相同，但實際上不可能相同，孔板被環室包圍著，而且有高溫流體為其提供熱量，所以溫度高，得到充分膨脹。
而環室內圓與流體接觸，但外圓與大氣接觸，加上外部環境溫度等因素，使其溫度下降得很低，從而導致預留的間隙不夠用，引起孔板變形。