全自動應力儀PTC-9是全自動檢測具有應力與雙折射的透明物體內部的光程差和慢軸方向的2次元定量測量裝置。
目前，應力和雙折射的定量測量主要以肉眼觀測的塞納蒙法儀器為主。最近，本公司研發的，只要手動旋轉檢偏鏡的半自動塞納蒙法普及。
塞納蒙法是通過檢測者旋轉檢偏鏡，測量部位由最亮變成最暗的狀態，定量檢測光程差的檢測方式。但是，一直是肉眼觀測型，根據測量環境和測量者的不同，明亮度的判別會有偏差。另外，半自動測量的精度與肉眼觀測相比有所改善，但是測量部位限于圖像中特定的一部分。塞納蒙法沒法檢測慢軸方向，只能參考感光色法推斷。另外觀測二次元分布的時候，長時間多次測量的結果有必要繪制圖像。
本裝置是在直線偏光板和1/4波長板組成的圓偏光板上放置樣品的，可以直接開始測量。因此熟練者和初學者沒區別，都可以簡單進行光程差和慢軸方向的定量測量。另外，不僅可以測特定部位，使用內置CCD相機，每個像素單位都可以測量。因此光程差和慢軸方向可以在顯示器上顯示2次元圖像，分布狀態也可以一目了然。
因為連接電腦容易記錄測量數據與觀測圖像。
光源采用高亮度的LED燈，壽命長又省電，所以削減更換光源的時間和運行成本。
測量原理：測量方法采用固定圓偏光板，旋轉檢偏鏡的方法。
光線經過直線偏光+1/4波長板變成圓偏振光，放置有應力的樣品，雙折射的慢軸快軸間產生光程差，變成橢圓偏振光。然后旋轉檢偏鏡，橢圓偏振光內，偏振光透射軸和平行光以直線偏振光方式通過。此時可以看到通過檢偏鏡的光強度依據光程差和慢軸方向隨著檢偏鏡角度變化有所變化。全自動應力儀測量一次預定的四個角度有相機拍照，從各個角度的光強度得出偏振光狀態（楕圓率和橢圓斜度）。然后，檢測是否放置樣品，從各個偏光狀態的不同，算出光程差的大小和慢軸方向。