注意： 它是重要的是要注意由於校準數的變化測量中誤差將直接百分比比例到理想 （正確） 校準數目為轉子的任何程式集和指示器顯示的數目之間的差異。
示例： 如果理想數目是為特定轉子裝配 186 和指示器顯示數量是 184 然後校準錯誤速度誤差將約 1%。
確定通過該課程產生脈衝的平均次數。如果您的課程長度不到 10 英尺，感應器將生成如果課程是確切地 10 英尺的脈衝數計算。
下一步，旋轉選擇器切換到校準位置。放在腳位和指標 (在電池倉） 切換的英尺米將顯示它目前舉行的第二腳每次測量的校準數位。
一個良好的電池與它應該是 180-186 [2 英寸 (50 毫米) 道具只]。如果您派生的校準號碼不同，顯示的號碼您必須更改校準數通過指示器的底部結束時使用 CAL 調整螺釘。
要訪問 CAL 調整螺釘先刪除覆蓋螺絲 （黑色塑膠頭螺釘螺絲）。