渠道測量的目的，是在地面上沿選定中心線及其兩側測出縱、橫斷面，並繪制成圖，以便在圖上繪出設計線；然後，計算工程量，編制概算或預算，作爲方案比較或施工的依據。河道治理工程測量的基本原則是先整體、後局部、高精度控制低精度。
1、建立控制網。首先是根據設計給的坐標點和高程建立控制網，使得GPS的坐標系統與工程設計所采用的坐標系統相一致，然後用GPS測量河道的原始斷面，用測得的原始斷面圖與設計給出的現狀地貌進行比對（設計所采用的現狀地貌圖可能因爲測量時間過長與施工時不同），如果相差較大則需要適當調整設計軸線。用自己測得的原始地貌與設計線計算工程量，然後跟工程量清單進行比較，如果出入較大則需報監理進行工程量的變更。原始斷面圖也是最後結算的依據。
2、水准儀較核。由于工程量較大，采取分段施工。項目部采購了一批光學水准儀。測量主要是高程的控制，使用水准儀測量之前進行檢查和校正。首先是圓水准氣泡軸是否平行于視准軸的檢校，轉動腳螺旋使圓水准氣泡居中，然後將儀器旋轉180°，觀察此時圓水准氣泡的位置是否居中，如果此時不再居中而往某一側偏移則儀器需要校正；然後進行水准儀誤差的校正：在平坦的地面上選定相距爲80m左右的兩個點，做好記號。將水准儀置于A、B之間的中點C點，用變儀器高法或者雙面尺法，測出A、B兩點間的高差，然後將儀器搬到A（或者B）點附近，水准儀的目鏡距離臨近尺面的距離爲5cm左右，然後從物鏡裏面讀出尺面小圓圈的讀數，再次讀出A、B兩點的高差，兩次測得的高差如果大于5mm，則需要校正，校正方法參照儀器說明書。
3、布樁與施工放線。高程樁應選在通視條件良好、安全、易保護的地方，兩個高程樁應在水准儀的測量範圍內，以便校核是否發生過移動，並用紅油漆做好標記。在水准儀高程測量中把每次測量的結果做好記錄，這樣可以自己檢查出由于粗心導致的讀數錯誤。由于堤頂人爲破壞較嚴重，在古洋河的放線過程中以控制河底的寬度和順直爲主，所以在施工過程中先把河底的邊線放出，按設計高程和寬度開挖好河底後，根據設計坡比進行削坡，堤頂應達到基本順直不出現波浪彎和S彎。在河道拐彎處應用不小于15倍的河道底寬的圓弧進行放樣。
4、渠道沿線察看。測量的目的就是爲工程施工打好基礎。渠道放線測量的同時應注意觀察沿線的地形地貌、植被情況，並以樁號爲准做好記錄。新建渠道應察看是否穿越農田或林帶、居民點等；老渠道應查看已建建築物的使用狀況，並應做好記錄。特別注意查看渠道沿線是否有可供渠道施工用的道路、水源和料場。較重要的交叉建築物還要測大比例尺地形圖。
河道治理工程施工過程中，每個單元完成後，應及時通知監理進行驗收，一旦河道裏有積水，則會影響施工效果，同時也會造成驗收不便。