渦輪流量計在流量測量領域有著非常廣泛的應用, 可以用于工業油品測量, 民用自來水測量以及科學計量[1]。渦輪流量傳感器屬于速度式流量計, 它的工作原理是利用流體流動時產生的推力使渦輪流量計渦輪葉片轉動, 渦輪穩定轉速后, 流體流過的體積流量和渦輪的轉速成正比, 以此來計算被測流體的體積流量[2]。一般的, 我們把渦輪流量計單位時間內輸出的脈沖個數與實際流過流量的比值稱為渦輪流量計的儀表系數。渦輪流量傳感器需要在投入使用前, 在標準計量裝置上進行標定, 即通過實驗計算出該渦輪流量傳感器的儀表系數。由此可見, 渦輪流量傳感器的儀表系數精確度直接影響著最終流量數據測算的精確度。
該裝置的測量原理是靜態稱重法, 即在固定的時間內, 使用電腦采集渦輪流量計輸出脈沖個數, 同時將流過的流體全部引入到標準秤中稱重, 除以對應密度來計算流過的真實體積流量, 最終再用累積體積流量除以總脈沖個數計算出渦輪流量計的儀表系數。
實驗中每個流量點均進行3次測量, (j=1, 2, 3) , 3次測量的平均儀表系數作為此流量點的儀表系數Ki (i=1, 2, 3, 4, 5) , 各流量點儀表系數最小值與最大值的平均值, 作為傳感器的儀表系數。
使用函數擬合軟件Originpro 2017對所得數據進行擬合, Origin為OriginLab公司出品的較流行的專業函數繪圖軟件, 是公認的簡單易學、操作靈活、功能強大的軟件, 既可以滿足一般用戶的制圖需要, 也可以滿足高級用戶數據分析、函數擬合的需要。
實驗結果表明, 經過這種高粘度變流速自適應算法修正后, 儀表系數精度提高到0.83%。如果只是簡單將儀表系數取平均, 最大誤差將達到4.4%。而且從修正后儀表系數誤差值與未經過修正儀表系數誤差值相比, 基本各個流量點精度都有較大的提升。