紅外熱像儀能穿透衣物透視隱私嗎？
一般安規要求絕緣電阻的測試為型式測試 (Type Test)，其在測試上為施加約500V直流電壓1min後進行絕緣電阻值量測；例如：資訊類產品 (IEC 60950-1)、影音和類似用途電器 (IEC 60065)、燈具照明 (IEC 60598-1)…等安規標準規範。一般要求絕緣電阻在基本絕緣 (Basic) 或附加絕緣(Supplementary) 至少要 2MΩ以上；雙重絕緣 (Double) 或加強絕緣 (Reinforced) 至少要求到 4MΩ以上。
絕緣阻抗測試儀是用來測量絕緣電阻大小的儀器， 基本上絕緣電阻測試功能必須提供一個500V到1000V 的直流 (DC) 電壓，同時電阻的量測範圍也必須可以由幾百 MΩ 量測到幾千 MΩ ，例如HIOKI的IR4056，可以輸出50V DC~1000V DC，最高可以測到4000MΩ。搭配絕緣電阻下限的設定不僅可以確保產品符合安規要求，也可以從產品的平均量測範圍由一個限值的設定，對所生產研發設計出的產品作出更加嚴格的把關。