PDS差壓變送器得到廣泛地使用，但很多客戶在使用PDS差壓變送器的過程中,由于安裝不當或操作不正確,從而出現一些問題,影響到正常的工作.為了解決這些問題,下面為大家總結一下PDS差壓變送器使用中的問題。
當計算機顯示數值不正常時，首先要打開差壓變送器的接線盒，檢查線路是否虛接、短接或者斷接，可以通過測電源、量電阻、搖絕緣等方法，進行問題的判斷和處理。
當線路問題排除時，就要看是不是采集模塊或差壓傳感器問題。使用萬用表檢查差壓變送器工作電源是否正常，同時測量差壓變送器的輸出電流值是否在4mA～20mA(如果為輸出電壓值，測量是否在0～5V)范圍內，確認輸出值是否正常。如果無輸出值，差壓變送器損壞，需要更換差壓變變送器。如果現場測量值換算與實際經驗值相符，則現場儀表和測點無問題，模塊損壞，需更換模塊。當現場測量值換算與計算機顯示值相同，說明引壓管或差壓變送器有問題。
在實際生產使用維護中，由于排放不及時或介質臟、粘或者帶顆粒、粉末等原因，時間久了，有的還會固化，引起引壓管堵塞，使測量無法正常進行。因此，為保證變送器正常運行，要定期對引壓管設法疏通。
由于差壓變送器接點、截止閥等附件比較多，導致泄漏點增多，維護工作量增大。因此，要合理做好引壓管的防腐蝕而減少引壓管出現沙眼;引壓管的接口處螺絲要上緊以防松動。
由于氣體流量取壓方式不對或引壓管安裝不符合要求，常常造成引壓管內部積存液體的現象。這種現象的出現，往往會致使測量不準，如果在變送器量程很小的情況下，甚至會造成變送器輸出的一些波動。有文獻指出引壓管的正確安裝應該是與水平不小于1：12的斜度連續下降，測量點與安裝點之間存在高度差，取壓點應與被測設備壁垂直。為了使測量更準確，可以設置若干測壓頭，所有測壓頭連接在一起成為一條均壓管，再通過引壓管引出，在均壓管的zui低處安置有放水閥。
這些使用中的問題看似簡單,卻容易忽視,因此廣大用戶在使用PDS差壓變送器時一定要注意以上問題,以免由于操作或安裝不當損壞機器,影響工作的質量。