但如果你需要量測出產品的實際尺寸時，那「GNG Gage」就不適用了，因為「GNG Gage」只能依照事先製作好的尺寸來篩選出產品，而無法告訴你實際尺寸的大小。
比如說農民想要精選柳丁的大小在30mm+/-5mm內，以方便裝箱包裝外銷，這時候我們其實不需要把每顆柳丁都拿起來量測其直徑大小，而只需要設計兩個「GNG Gage」就可以了，一個GNG量具為25mm圓孔的板子及另一個則有35mm圓孔的板子，篩選時只要將柳丁往兩個GNG量具上一丟，可以通過35mm圓孔，但是通不過25mm圓孔的柳丁就是我們要的了，這樣不但可以確保所有的篩選出來柳丁都符合30mm+/-5mm大小，而且還可以達到快速篩選柳丁的目的，也免去量測每顆柳丁大小的麻煩，如果有需要將柳丁做其他大小分級時，只要設計不同大小圓孔的板子就可以完成了。
工業生產上也經常使用GNG量具，比如說我們定義了上下兩個機殼組裝後的間隙包含修飾線不可以大於0.5mm，我們就可以拿一根0.5mm的塞規(pin gage)或是厚薄規(feeler gage, thickness gauge)來檢查，只要塞規可以放得進其間隙就判定為不良品，否則就是良品。某個產品有高度限制，也可以用上下限高度規來做GNG量具。
而螺母的螺旋是否符合規格也可以使用GNG量具，總之只要是有尺寸大小的，都可以透過GNG治具來做篩選，怕的是定出來的公差或精度太小，工具機做不到需求的精度GNG治具而已。
電子產品的電測也有人將其看作是GNG治具的延伸，比如說一顆IC的線路是否暢通，通常是檢測歪棒(wire-bond)有無沒有斷線，一般只會使用簡單的治具來檢測線路通與不通，這類測試治具也會有人將其稱之為GNG測試。
[143,027] 電路板中何謂硬金、軟金、電鍍金、化金、閃金？