标题:希森美康设备问题 ..... - 一问一答。病例信息:{'疾病描述：': '周教授您好，是这样我之前用希森美康发光法检测结果四项都是0.00，后来怀疑被人恶意针扎一个月后另一家医院又通过hiv四代抗原抗体希森美康检测结果是0.02，从来没见过希森美康出现过0.02的情况，这种有数值会不会是已经感染有抗原抗体出现但量不够？', '疾病：': '希森美康设备问题', '希望得到的帮助：': '.....', '患病时长：': '一周内'}。问诊建议:{}。交流-1:{'0-周建伟 副主任技师-2020.02.04': '看正常参考范围，这几乎是标本检测的正常浮动，同一个标本连续检测都可能出现这种变化。', '1-患者-2020.02.04': '1您用过希森美康设备吧？希森美康设备阴性不都是0.00吗？(因为很早之前用希森美康做传染四项两次都是0.00，看到别人用这个设备也都是0.00)\n                  2存在不存在四代四周只产生少量抗体抗原然后有反应但没达到数值过1的量只产生了0.02的反应\n                  3希森美康这个设备会不会有问题就会有数值产生即便不大于1，没问题就是0.00', '2-周建伟 副主任技师-2020.02.05': '请查查什么是正常参考范围，是范围。不是具体数值。你说的只产生0.02的情况没观察过。', '3-周建伟 副主任技师-2020.02.05': '哪个设备也不会出现你说的第三种情况', '4-患者-2020.02.05': '我看贵院用的就是希森美康的设备，您那边是0.00多还是0.01 2 3这种带数值的多呢', '5-周建伟 副主任技师-2020.02.05': '没具体统计过，但无论零点零零几，医务人员都不会认为异常。您纠结于此，可能心理总是有点紧张、不放心，建议咨询一下心理医生。', '6-患者-2020.02.05': '也就是说，希森美康艾滋检测带数值与不带数值您都见过并不是很特殊是吗，可能是因为之前一直0.00见到的别人也都是0.00觉得0.02不太对', '7-周建伟 副主任技师-2020.02.05': '是的，所有正常人检测都不一定就是0.00'}。医生信息:{'name': '周建伟', 'grade': '副主任技师', 'hospital': '济宁医学院附属医院', 'faculty': '检验科', 'speciality': '擅长：临床检验项目的检测和结果分析，包括抽血及其他标本采集前的准备，检验检测时的注意事项，以及自身免疫病、肿瘤、感染性疾病（乙肝、丙肝、梅毒、肺炎、过敏，等等）等的检验指导和结果分析。', 'home_page': 'https://www.haodf.com/doctor/4475296850.html'}。患者信息:{'patient': 'h*** 男 24岁'}