이 문서를 요약해서 말해줄래?
 그러므로 이 장치를 polychromator ICP 또는 multichannel ICP(다중채널 또는 simultaneous ICP)라고 부른다. 다색화 장치는 단색화 장치에 비해 신속한 분석을 할 수 있고, 소량의 시료로도 많은원소를 분석할 수 있는 장점이 있으나, 모든 원소들의 이상적인 분석 조건이 모두 같지 않으므로 단색화 장치에 의한 분석 결과 보다 정확도와 검출 한계가 좋지 않다. 그러므로 시료에 따라주의하면서 다색화 장치를 활용해야 하고, routine분석을 하는 경우는 단색화 장치로 미리 점검한 후 다색화 장치를 활용하는 것이 좋다. 3) Echelle 분광기Echelle 분광기는 원래 단색화 장치의 일종이지만 낮은 groove의 Echelle 회절발과 프리즘을 사용하여 분광시킨다. Echelle 분광기는 높은 분해능과 분산능을 주기때문에 ICP의 최대 단점인 분광학적인 방해를 줄이는 데 가장 효과적이다. 그러므로 최근에 생산되는 대부분의 ICP는 Echelle분광 방식을 사용하여 제작하고 있으며, PMT의 성능과 맞먹는 정도의 특성을 갖는 전하이동 검출기(charge transfer detector, CTD)로 신호를 검출하고 있다.3.4. 검출기 및 판독장치ICP에 사용하고 있는 검출기에는 PMT와 photodiode array 또는 CTD가 주로 사용된다. 검출기들 중 photodiode array는 PMT의 성능에 비해 감도나 S/N ratio 등이 떨어지지만 다중 채널 ICP에서 유용하게 쓰이고 있다.
Echelle 분광기는 ICP의 최대 단점인 분광학적인 방해를 줄이는 데 가장 효과적이기 때문에 대부분의 ICP는 Echelle 분광 방식을 사용하여 제작하고 있다.