이 문서를 한눈에 볼 수 있게 요약해 주세요.
 이때, 들뜬 원자 상태에서 방출되는 복사선을 원자선(atom line, I), 들뜬 이온 상태에서 방출되는 복사선을 이온선(ion line, II)이라한다. 이러한 방출선은 각 원소마다 고유한 특성 파장을 가지고 있어, 분광계에 의해 분리, 검출기로 그 세기를 측정하면 시료 중 원소의 존재여부 및 농도를 측정할 수 있다. 참고로, ICP에서는 원자선보다는 이온선의 세기가 훨씬 강하여 이온선을 많이 이용한다.2 유도결합플라즈마발광강도측정기  장치 구성유도결합플라즈마발광강도측정기는 시료 주입 장치, 광원, 분광기, 검출기, 증폭기 및 판독 장치등으로 구성되어 있다.3 유도결합플라즈마발광강도측정기  구성 요소별 원리 및 실제3.1. 시료 주입 장치ICP의 시료 주입 장치는 시료 용액을 에어로졸 상태로 분무시키는 분무기(nebulizer)와 안개 상자(spray chamber)로 이루어져 있다. 분무기는 시료 용액을 작은 크기의 에어로졸로 만들 수 있어야 하며, 가능한 한 많은 양의 에어로졸을 플라스마 속으로 보낼 수 있어야 한다. 일반적으로 시료290 기구 및 용기․포장 이행물질 분석법 해설서용액의 2~3%만이 플라스마 속으로 주입되고 대부분 폐기되기 때문에 시료 분석시 정밀성(재현성)에 직접 영향을 미치며 검출한계에도 영향을 준다.. ICP에서 많이 사용하고 있는 pneumatic 분무기에는 concentric 분무기, crossflow 분무기, babington 분무기 등이 있다.
방출선은 각 원소마다 고유함을 가지고 있으며 들뜬 원자 상태에서 방출되는 복사선을 원자선, 이온 상태에서 방출되는 복사선을 이온선이라고 한다.