이 문장을 2~3 문장으로 요약해줘
 이때, 들뜬 원자 상태에서 방출되는 복사선을 원자선(atom line, I), 들뜬 이온 상태에서 방출되는 복사선을 이온선(ion line, II)이라한다. 이러한 방출선은 각 원소마다 고유한 특성 파장을 가지고 있어, 분광계에 의해 분리, 검출기로 그 세기를 측정하면 시료 중 원소의 존재여부 및 농도를 측정할 수 있다. 참고로, ICP에서는 원자선보다는 이온선의 세기가 훨씬 강하여 이온선을 많이 이용한다.2 유도결합플라즈마발광강도측정기  장치 구성유도결합플라즈마발광강도측정기는 시료 주입 장치, 광원, 분광기, 검출기, 증폭기 및 판독 장치등으로 구성되어 있다.3 유도결합플라즈마발광강도측정기  구성 요소별 원리 및 실제3.1. 시료 주입 장치ICP의 시료 주입 장치는 시료 용액을 에어로졸 상태로 분무시키는 분무기(nebulizer)와 안개 상자(spray chamber)로 이루어져 있다. 분무기는 시료 용액을 작은 크기의 에어로졸로 만들 수 있어야 하며, 가능한 한 많은 양의 에어로졸을 플라스마 속으로 보낼 수 있어야 한다. 일반적으로 시료290 기구 및 용기․포장 이행물질 분석법 해설서용액의 2~3%만이 플라스마 속으로 주입되고 대부분 폐기되기 때문에 시료 분석시 정밀성(재현성)에 직접 영향을 미치며 검출한계에도 영향을 준다.. ICP에서 많이 사용하고 있는 pneumatic 분무기에는 concentric 분무기, crossflow 분무기, babington 분무기 등이 있다.
이때, 들뜬 원자 상태에서 방출되는 복사선을 원자선(atom line, I), 들뜬 이온 상태에서 방출되는 복사선을 이온선(ion line, II)이라한다. 이러한 방출선은 각 원소마다 고유한 특성 파장을 가지고 있어, 분광계에 의해 분리, 검출기로 그 세기를 측정하면 시료 중 원소의 존재여부 및 농도를 측정할 수 있다.