이 문서를 스캔하고 요약해줄래?
한편, 위 초음파 검사장비의 측정방식 중 표준방식과 에코방식은 측정원리에 기인하여 각각 측정에 일부 제한이 있는 반면, 위 초음파 검사장비에는 위 표준방식과 에코방식의 단점을 개선한 도장관통방식(THRU-COAT 방식) 기능도 있었으나, 한수원은 특별한 사유없이 2018년 2월 현재까지 CLP 두께측정에 위 도장관통방식의 적용을 검토하지 않고 있었고, 또한 한수원은 위 도장관통방식을 사용하기 위해 초음파 검사장비에 필요한 별도의 탐촉자(모델명 D7906 또는 D7908)도 보유하지 않고 있어, 이번 감사 시에는 위 도장관통방식을 통해 CLP 두께 측정의 적정성을 검토할 수 없었다.
초음파 검사장비에 표준방식과 에코방식의 측정 제한 단점을 개선한 도장관통방식이 나왔다. 그러나 한수원은 이 적용을 검토하지 않아, 이번 감사 시에 이를 사용하지 못했다.