你知道热敏电阻温度传感器的工作原理吗？
热敏电阻温度传感器利用材料的电阻随温度变化的特性来测量温度。它使用热敏电阻材料作为敏感元件，该材料的电阻值会随着温度的变化而变化。通过测量热敏电阻的电阻值变化，可以确定与温度相关的值。热敏电阻的电阻值随温度的升高或降低而呈非线性变化。热敏电阻温度传感器的输出是模拟信号，通常需要通过模数转换器（ADC）将其转换为数字形式以进行进一步的处理和读取。
种类：
热敏电阻温度传感器根据材料类型和电阻温度特性的不同，可以分为两种常见类型：负温度系数（NTC）热敏电阻和正温度系数（PTC）热敏电阻。
NTC热敏电阻：NTC热敏电阻的电阻值随温度升高而下降。常用材料包括氧化锌、硅酮、镍锌等。常用型号如：NTC103、NTC10D-9、NTC10K、NTC3950、NTC10D-11、NTC10D-20、NTC20D-9、NTC20D-11等。
PTC热敏电阻：PTC热敏电阻的电阻值随温度升高而上升。常用材料包括钴酸锂、硼硅酸锌等。常用型号如：PTC180、PTC1000、PTC1200、PTC1500等。
测量范围：
热敏电阻温度传感器的测量范围取决于具体的材料和设计。一般来说，测量范围可以从低温度（例如-50°C）到中等温度（例如+150°C）。
测量精度：
热敏电阻温度传感器的测量精度受到多个因素的影响，包括材料特性、电路设计和环境条件等。一般而言，测量精度可以达到几个小数点的摄氏度或华氏度。
优点：
相对较小的尺寸和简单的结构，便于集成和安装。
价格相对较低，成本效益较高。
快速响应时间和良好的稳定性。
缺点：
精度相对较低，受到环境和电路影响较大。
受到温度漂移和时效效应的影响，需要定期校准和补偿，可将电阻放入0°冰水进行校准。
测量范围较窄，不能适用于极高温度和极低温度的测量。