电阻温度计的工作原理、种类、优缺点
电阻温度计（Resistance Temperature Detector，RTD）利用电阻温度系数的特性来测量温度。它使用一种电阻材料（通常是铂）作为敏感元件，随着温度的变化，电阻值相应地发生变化。其电阻值随温度的变化呈现线性关系。根据电阻与温度之间的关系，可以确定与温度相关的值。
种类：
电阻温度计的常见类型是铂电阻温度计，其中最常用的是PT100和PT1000。PT100表示电阻在0°C时为100欧姆，而PT1000表示电阻在0°C时为1000欧姆。此外，还有其他材料的电阻温度计，如铜、镍等。常用型号PT100-3850、PT100-3911、PT100-PTC、PT1000-3851、PT1000-3850等。
测量范围：
电阻温度计的测量范围取决于具体的型号和设计。一般而言，铂电阻温度计的测量范围通常在-200°C至+850°C之间。
测量精度：
电阻温度计的测量精度取决于多个因素，包括材料的质量、线路设计、接线电阻和环境条件等。一般而言，铂电阻温度计的测量精度可以达到几个小数点的摄氏度。
优点：
高精度和稳定性：铂电阻温度计具有较高的测量精度和稳定性。
宽测量范围：能够覆盖广泛的温度范围，适用于不同的应用需求。
较小的尺寸和简单的结构，易于集成和安装。
缺点：
相对较高的成本：与其他温度传感器相比，铂电阻温度计的成本较高。
较慢的响应时间：由于电阻的热容性，铂电阻温度计响应时间较长，不能实时测量快速变化的温度。
对线性化和补偿电路的要求：需要使用专门的线性化和补偿电路来提高测量精度和抵消线路误差。