﻿ Lavello aspirante a filtrazione molecolare "Black Away"Aquaria Srl | Aquaria Srl
Lavello aspirante a filtrazione molecolare “Black Away”
By admin 13 gennaio 2016 Lavello aspirante
Lavandino&filtro
Filtro laterale
Il Black Away è un lavello autoportante dotato lateralmente di filtri a carboni attivi, specificatamente progettato per l’eliminazione in sicurezza di liquidi organici maleodoranti e/o di liquidi contenenti frazioni di solventi, reattivi, etc (in questo secondo caso il collegamento va effettuato con la linea “scarichi controllati”).
Il lavello viene fornito di serie con filtri a carbone C100, specifici per solventi. Il filtro C100 può comunque, per esigenze diverse, sostituito con filtri diversi opzionali.
Principio di funzionamento: l’aria ambiente, aspirata dal motoventilatore, entra orizzontalmente nella zona di lavoro del lavello, nello spazio tra il piano ed lo sportello apribile superiore. Viene quindi ripresa direttamente e depolverizzata dai prefiltri ad alta efficienza. Successivamente l’aria passa attraverso il gruppo filtrante composto da filtri a carbone attivo per solventi, con spessore 40 mm, posti sui due lati del lavandino. L’aria filtrata viene quindi espulsa dal motoventilatore fuori dalla macchina e rimessa in ambiente o canalizzata all’esterno tramite un apposito condotto d’espulsione di diametro minimo 100mm
reparti di anatomia ed istologia patologica, endoscopia
laboratori di controllo qualità di industrie alimentari
laboratori di analisi chimico-cliniche, agroalimentari ed idrobiologiche
laboratori di scuole, università e musei
struttura autoportante su gambe totalmente in acciaio inox AISI 304 finemente satinato scotch-brite, costituita dai seguenti componenti specifici:
• corpo apparecchio (dimensioni esterne: 820 x 800 x 1470 mm) (L x P x H)
• zona vasca (dimensioni esterne: 500 x 480 mm) (L x P)
• dimensioni utili vasca 400 x 340 x 180 mm) (L x P x H)
• griglia ribaltabile per supporto recipienti in fase di scarico per gocciolamento
• alzata posteriore con rubinetto valvolato per acqua fredda a funzionamento automatico
• comandato da sensore I.R. di presenza “recipiente in fase di scarico”; regolazione micrometrica della portata acqua fredda di diluizione effettuabile con la valvola manuale
• plenum di aspirazione destro/posteriore/sinistro di forma avvolgente alla forma della vasca. Il plenum contiene nel suo interno:
– n° 2 prefiltri con efficienza 65% ASHRAE per l’intercettazione dei solidi sospesi in aria (misura 300 x 300 x 48 mm) estraibili dal fronte macchina apribile per pulizia o sostituzione
– n° 2 filtri a carbone attivo per l’intercettazione degli odori (misura 300 x 300 x 40 mm) estraibili dal lato DX e SX apribile per sostituzione
– n° 2 griglie di protezione (destra e sinistra)
– n° 1 ventilatore centrifugo a semplice aspirazione con motore elettrico coassiale silenziato, portata 250 m3/h con prevalenza 28 mm ca, attivato automaticamente dal sensore “presenza recipiente in fase di scarico” e temporizzabile fra 20” e 60” con comando manuale in funzione della durata prevedibile della operazione di scarico
– n° 1 quadretto elettrico contenente le componenti elettriche ed elettroniche che comandano e regolano il funzionamento del sistema
– n° 1 sensore IR di “presenza personale in fase di lavoro” che attiva automaticamente sia il ventilatore espulsore sia l’erogazione di acqua fredda di diluizione a portata pre-impostata dall’operatore. Possibilità di esclusione del funzionamento automatico con passaggio a funzionamento manuale per la sola erogazione di acqua fredda o sola ventilazione, tramite pulsantiera di comando
– n° 1 sportello superiore ribaltabile in policarbonato, color grigio fumo, per la regolazione del volume di aspirazione in funzione dell’ingombro in altezza del recipiente in fase di scarico. Se necessario, tale sportello è asportabile.
rumorosità: < 60 dB(A)
potenza installata: 260 W
dimensioni esterne: 820 x 800 x 1480 mm (l x p x h)
dimensioni utili lavabo: 500 x 480 mm (l x p)
portata acqua fredda: da 0 a 5 l/min
pressione massima consentita: 3 Bar
Il Black Away può essere richiesto in acciaio AISI 304 scotch-brite oppure in acciaio AISI 316L
kit 4 ruote per supporto (2 frananti e girevoli)
raccordo per scarico all’esterno diametro 100 mm
prefiltri pieghettati di ricambio da 300 x 300 x 48 mm (confezione da 2 pezzi)
carbofiltro C100 per solventi
carbofiltro CI400 per acidi inorganici
carbofiltro per acido cianidrico
carbofiltro CI300 per ammoniaca e ammine
carbofiltro CI200 per formaldeide
carbofiltro CI410 per H2S, mercaptani e gas acidi
carbofiltro CMS multistrato